D:UPL-Helpfile: deutsch
:all
%%
.!       23.09.96 kw: for 3.02
.!       Note: coherence for UPL: alle Zeilen mit .!CC einkommentieren
.!|--------------------- lineal ---------------------------|
3,001:098
3,002:099
3,011:255
3,012:258
3,014:259
3,016:264
3,018:266
3,020:267
3,022:268
3,024:270
3,026:272
3,028:274
3,029:281
3,031:282
3,033:293
3,035:300
3,037:301
3,039:308
3,040:309
3,043:310
3,044:311
3,046:315
3,048:316
3,051:317
3,054:318
3,055:345
3,057:347
3,059:350
3,060:351
3,062:354
3,064:356
3,066:357
3,068:359
3,069:360
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
.!ddd:ddd
%%
.!---------------------------------------------------------
.! Dummy-Entries für Querverweise:
.! Order:
.!
.!   01-09: about UPD/UPL
.!   10-19: about Keys
.!   20-32: about Analyzer-Functions
.!   40-52: about Generator-Waveforms
.!   53-60: about Generator-Ports
.!   61-69: about Analysator-Ports
.!   70-79: about Help, Commandline
.!   80-89: about Units
.!   90-99: about Panels
.!
.1
TITEL: über UPL
                         U P L
       Universeller Audio Analysator und Generator

Hilfe über:  - @70[das Hilfesystem]
             - @565[Meßgrenzen des UPL]
             - @564[Lautsprecher] @15[abschalten]
             - @2[alle Panels]
             - @528[ANALYZER Funktionen]
             - @262[GENERATOR Kurvenformen]
             - @88[benutzte Eingänge & Parameter]
             - @89[benutzte Ausgänge & Parameter]
             - @3[Bildschirmeinteilung]
             - @4[interne und externe Tastatur]
             - @71[Softkeys]
             - @5[Fehlermeldungen]
             - @36[Applikationen]
             - @1199[Selbststeuerung (UPL-B10)]

.2
TITEL: Über Panels

Alle Einstellung des @1[UPL] werden mit "Panels" verwaltet.

Panel können durch Drücken der entsprechenden @4[Taste] direkt
erreicht werden. Zwischen auf dem Schirm sichtbaren Panels
kann mit der "->|" und "|<-" Taste gewechselt werden.

Innerhalb des Panels kann mit den Cursor- und Tabulator-
tasten die jeweilige Einstellung angefahren werden. Bei
angeschlossener und installierter @6[Maus] können Einstel-
lungen auch mit der Maus angefahren werden.

Innerhalb eines Auswahlfensters kann die entsprechende Ein-
stellung auch mit dem erstem Buchstaben des Menüpunktes
eingestellt werden.

Panel:         enthält:

 - @90 [GRAPH]:     Fenster für die Anzeige von Graphiken
               (Größe: zwei Panels oder ganzer Schirm)
 - @91 [DISPLAY]:   Einstellungen für GRAPH
 - @92 [GENERATOR]: Generatoreinstellungen
 - @93 [ANALYZER]:  Analysatoreinstellungen
 - @94 [FILTER]:    Filtervorgaben
 - @95 [FILE]:      Speichern und Laden von Einstellungen ...
 - @96 [OPTIONS]:   Einstellung IEC-Adresse, Druckerausgang, 
              @1095[Meßstellumschalter], usw.

 - @97 [STATUS]:    Benutzer definiertes Panel (durch @98 [√])

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @3[Bildschirmeinteilung]   @4[Tasten]   @8[DOS]   @71[Softkeys]

.3
TITEL: über die Bildschirmeinteilung

Der Bildschirm des @1[UPL] ist in 3 Bereiche unterteilt:

OBEN - der Ergebnisbereich:
      6 @1056[Meßanzeigen] sind in der Mitte sichtbar. Rechts sind
      die Anzeigen des @7[Gerätezustandes].
MITTE - der Eingabebereich (Panels):
      Normalerweise sind 3 Panels dargestellt, die Zugriff
      auf die Einstellungen des UPLs erlauben. Wenn das
      @90 [GRAPH-Panel] eingeschaltet ist, dann ist nur
      ein Einstell-Panel auf dem Schirm.
UNTEN - der Hilfe- und Softkeybereich:
      Über den 8 vom jeweiligen Kontext abhängigen @71[Softkeys]
      erscheint eine Zeile mit aktueller Hilfeinformation
      zur momentanen Eingabe, wie z.B. erlaubte Werte-
      bereiche und mögliche Tastendrücke.

Der Bildschirm kann auf Vollgraphik (bei 3 Panel-Darstell.
mit Taste @90[GRAPH], bei Mischdarstellung mit den Tasten
@90[GRAPH] und @11[o <--> O]) oder auf eine Anzeige der
aktuellen Ein- und Ausgänge (mit Taste @10[SHOW I/O])
umgeschaltet werden.

Gleichzeitiger Betrieb von internem und externem Bildschirm
(sowohl in Schwarz/Weiß als auch in Farbe) kann mit
@1053[Extrn Disp] (@96[Optionspanel]) eingestellt werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @2[Panels]   @4[Tasten]   @71[Softkeys]  @1053[Farbe]   @1056[Stellenzahl]

.4
TITEL: über Tasten

Der @1[UPL] kann sowohl mit der internen als auch mit einer
externen AT-kompatiblen Tastatur bedient werden. Die Tasten
der Frontplatte werden dabei durch Steuerungssequenzen bzw.
Funktionstasten der externen Tastatur emuliert.

Parameter eines Auswahlfensters können auch mit dem
Anfangsbuchstaben angesprungen werden.

 Taste der   Tastenkombinat.    Taste der   Tastenkombinat.
Frontplatte   ext. Tastatur    Frontplatte   ext. Tastatur

@92[GEN]         = Alt G            @16[START]       = Strg F5
@93[ANLR]        = Alt A            @18[SINGLE]      = Strg F6
@94[FILTER]      = Alt T            @17[STOP/CONT]   = Strg F7
@97[STATUS]      = Alt S            @14[H COPY]      = Strg F8
@95[FILE]        = Alt F            @19[SYSTEM]      = Strg F9
@91[DISPLAY]     = Alt D            @12[CONTRAST]    = Strg F10
@90[GRAPH]       = Alt R            @13[OUTPUT]      = Strg F11
@11[o <--> O]    = Alt Z            @15[LOCAL]       = Strg F12
@96[OPTIONS]     = Alt O
@10[SHOW I/O]    = Alt I

@70[HELP]        = F1               SELECT      = Leertaste
-->|        = -->|             BACKSP      = <--
|<--        = |<--             CANCEL      = Esc
@73[PAGE up/down]= Bildtasten       ENTER       = Enter
@74[CURSOR]      = Pfeiltasten      DREHRAD     = Strg -> and
                                             Strg <-
Softkeys entsprechen F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 and F12.

F2:     schaltet das @1200["logging"] für @1199[BASIC] ein und aus.
F3:     schaltet zwischen UPL und @1199[BASIC] um.
Strg D: schaltet die @1054[Meßanzeige] um. (@1[UPL] wird schneller)

Der Tastaturtreiber kann mit dem Batch BOOTSET eingestellt
werden. 

Wenn eine andere Tastaturemulation gewünscht ist, dann
muß hierzu eine Stapeldatei C:\UPL\USERKEYB.BAT erzeugt
werden. Wenn diese Datei existiert, so wird sie automatisch
vor dem Start des UPL-Programmes aufgerufen. In dieser
Datei muß die gewünschte Tastaturemulation stehen.

    Beispiel für C:\UPL\USERKEYB.BAT:
    
        keyb fr       ; <-- französische Einstellung

Siehe hierzu auch c:\UPL\read.me.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @6[Maus]   @71[Softkeys]   @8[DOS]   @1081[Language]
@1055[Read. Rate]

.5
TITEL: Fehlermeldungen

Im UPL werden Fehlerzustände (z.B. defekte Hardware,
Programmfehler, falsche Einstellungen) mit Fehlermeldungen
angezeigt. Dabei wird je nach Art des Fehlers nach der
Quittierung durch den Bediener im Programablauf fortge-
fahren oder das UPL-Programm abgebrochen.

Wichtig: Nach einem Programmabbruch bitten wir, das
    verwendete Setup (Datei: c:\UPL\setup\UPL.set) zusammen
    mit einer genauen Beschreibung des aufgetretenen
    Fehlers, der angelegten Signale, der Bedienvorgänge und
    der Softwareversion an R&S zu senden. Dies ermöglicht
    eine rasche Fehlerbeseitigung.

Hinweis: Fehlermeldungen, die nur quittiert werden müssen,
    können durch Start mit 'UPL -r' unterdrückt werden.
    Diese Einstellung wird für Fernsteuerbetrieb empfohlen.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @8[DOS]    @7[Statusmeldungen]

.6
TITEL: Bedienung mit Maus

Der @1[UPL] kann zusätzlich, auch ohne externe Tastatur, mit
Hilfe einer Maus bedient werden.

Dabei wird einfach auf den einzustellenden Parameter ge-
zeigt und eine beliebige Maustaste betätigt; die Ein-
stellungsauswahl wird geöffnet. Durch Zeigen auf einen der
Parameter und Betätigen einer Maustaste wird die Einstellung
vorgenommen.

Jede zu "Microsoft Mouse" kompatible Maus ist anschließbar.

Installation: In der Datei C:\AUTOEXEC.BAT ist der Aufruf
    für die Maus bereits vorgesehen. Die Maus soll nach
    C:\MOUSE installiert werden und MOUSE aufgerufen
    werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @4[Tasten]   @8[DOS]

.7
TITEL: über Gerätestatus

Rechts neben den Meßwertanzeigen wird der Zustand des
Analysators und des Generators im @1[UPL] angezeigt:

@93[ANL 1 und 2]:
  OFF:     Der jeweilige Analysatorkanal ist abgeschaltet.
  CONT:    Der jeweilige Analysatorkanal arbeitet normal.
  SNGL:    Eine Einzelmessung wird durchgeführt.
  TERM:    Eine Einzelmessung ist beendet.
  STOP:    Messung angehalten.
  RANG:    Der momentane @437[Meßbereich] wird gerade gewechselt.
  OVER:    Der jeweilige Analysatorkanal ist übersteuert.
  UNDR:    Der jeweilige Analysatorkanal ist untersteuert.
           (Es gibt einen besseren Meßbereich)
  CALI:    Der Analysator führt einen @1105[internen Abgleich]
           durch.
  ORUN:    Bei eingestellter externer Taktrate ist die
           angelegte Taktrate zu hoch. Der Analysator
           "kommt nicht mehr mit" und bleibt stehen.
       --> Bei stehender Messung wird durch nochmalige Wahl
           des Analysators oder Drücken der @16[Starttaste] ein
           neuer Start erreicht.

@92[GEN]:

 RUNNING: normale Ausgabe BUSY: Der Generator berechnet
          eine komplexe Kurvenform (dauert bis zu 1 min).
          (siehe auch @48[RANDOM]).
 HALTED:  Während der Berechnung einer Kurvenform wurde der
          Generator abgebrochen (z.B. durch eine Eingabe).
      --> Durch nochmalige Wahl eines beliebigen Parameters
          wird die Berechnung bzw. der Generator neu
          gestartet.
 OVERRUN: Bei eingestellter externer @112[Taktrate] ist die
          die angelegte Taktrate zu hoch. Der Generator
          "kommt nicht mehr mit".
      --> Bei stehendem Generator wird durch nochmalige
          Wahl des Generators ein neuer Start erreicht.

Die Meldung CALIBRATION REQUIRED zeigt an, daß eine interne
@1105[Kalibrierung] erforderlich ist. Diese wird automatisch
nach der jetzigen Messung oder nach dem STOP des SWEEPs
durchgeführt.

Zusätzlich wird noch die eingebaute Echtzeituhr und das
Datum angezeigt. Zeit und Datum können auf der @8[DOS]-Ebene
verstellt werden.

Die Aktualisierung der Statusanzeige kann mit @1054[Meas Disp]
bzw. Strg D unterdrückt werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @5[Fehlermeldungen]   @92[GEN]   @93[ANLR]

.8
TITEL: über DOS

Der @1[UPL] basiert auf einem AT-kompatiblen PC. Damit kann
nach Verlassen (mit der Taste @19[SYSTEM] oder Strg F9) der
UPL-Software jede DOS-Applikation gestartet werden.

Da jedoch die UPL-Software den maximal verfügbaren Speicher
verwendet, dürfen keine zusätzlichen Treiber und residenten
Programme geladen werden, wenn anschließend wieder die
UPL-Software laufen soll.

Datum und Uhrzeit können mit den DOS-Befehlen "time" und
"date" verändert werden. Das Attribut kann mit dem Befehl
"attrib" verändert werden.

Verschiedene autoexec.bat Dateien werden benutzt, um
jeweilige @4[externe Tastaturen] zu unterstützen; diese
werden mit dem Batch BOOTSET umgeschaltet. Mit BOOTSET
kann auch die Benützung der DOSSHELL aktiviert werden.
(Hinweis: DOSSHELL schaltet die interne Tastatur ab.)

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @5[Fehlermeldungen]   @9[Dateinamen]   @1081[Language]
@1204[Speicherbenutzung]

.9
TITEL: über Dateinamen

Der @1[UPL] basiert auf einem AT-kompatiblen PC mit dem
Betriebssystem @8[MS-DOS]. Innerhalb dieses Betriebssystems
werden Datei mit bis zu 8 Buchstaben, gefolgt von einem
"." und einer Erweiterung mit bis zu 3 Buchstaben ge-
kennzeichnet.

Innerhalb der UPL-Software sind folgende Erweiterungen
vordefiniert:

@1[UPL]:    .OUT:   DSP-Code          .PDT:   Druckertreiber
        .HLP:   Hilfedatei        .BPZ:   Filterbasis
        .RLP:   @32[Filterreferenz]    .CAL:   Kalibrierdaten

        .SET:   Gerätezustand     .SAC:   aktuelles Setup
        .SAL:   aktuelles Setup, Kurven

@881[LIMIT]:  .LUP:   Limit upper       .LLW:   Limit lower
        .LIM:   Liste der Limitüberschreitung

SWEEP:  .DWL:   @303[SWEEP-Liste DWELL] .SPV:   @382[SWEEP-Liste VOLT]
        .SPF:   @313[SWEEP-Liste FREQ]  .SPO:   @401[SWEEP-Liste Burst]
        .SPI:   @413[SWEEP-Liste Inter.]

USER:   .ARB:   Arbitrary         .TTF:   Zeittabelle
        .COE:   Filterkoeffizient..ZPZ:   Pole-Zero in
                                          Z-Domain
        .PGC:   @87[Protokoll GEN]     .PPC:   @166[Protokoll Panel]
        .PAC:   @800[Protokoll ANA]
        .PGU:   @160[Userdaten GEN]     .PAU:   @794[Userdaten ANA]
@1017[PRINT]:  .GL:    HPGL-Datei        .PCX:   Bildschirmkopie
        .CTX:   @962[Druckkommentar]

Das zu benutzende Verzeichnis ist mit @974[Work Dir] einstellbar.

Näheres zur Organisation der Dateien und Verzeichnisse
ist in der Datei read.me im Verzeichnis C:\UPL nachzulesen.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @5[Fehlermeldungen]   @8[DOS]

.10
TITEL: über Taste: SHOW IO

Drücken dieser Taste oder Alt I auf der externen Tastatur
zeigt ein Übersichtsbild des UPL.

Die jeweils gewählten @88 [Eingänge] und @89 [Ausgänge]
werden durch einen Pfeil gekennzeichnet.

Wenn eine Messung nicht durchgeführt werden kann (oder
konnte), wird der Grund dafür im Übersichtbild innerhalb
des Bildschirmes eingeblendet. Sollten mehrere Fehler-
ursachen gleichzeitig vorliegen, dann können diese mit
folgenden SHOW IO-Tastendrücken abgerufen werden.

Nochmaliges Drücken oder Taste CANCEL bzw. ESC bewirkt
die Wiederherstellung des vorherigen Schirms.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @4[Tasten]    @71[Softkeys]

.11
TITEL: über Taste: o <--> O

Wenn sich der aktive Cursor des @1[UPL] im @90[GRAPH-Panel]
befindet, bewirkt das Drücken dieser Taste (oder Alt Z)
den Wechsel zwischen normaler und vergrößerter Graphik-
darstellung.

Wenn sich der aktive Cursor (bei kleinem GRAPH-Panel)
in einem Menü-Panel befindet, bewirkt das Drücken
dieser Taste die Anzeige von 3 Menü-Panels. (= "großes"
Menü).




weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @4[Tasten]

.12
TITEL: über Taste: CONTRAST

Drücken dieser Taste (oder Strg-F10) bewirkt das Erscheinen
eines Menues zur Einstellung des Kontrastes der LCD.
Der eingestellte Wert wird automatisch temperatur-
kompensiert und in einem internen EEPROM hinterlegt.


Hinweis: Ein externer Monitor wird davon nicht beeinflußt.






weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @4[Tasten]

.13
TITEL: über Taste: OUTPUT

Durch Drücken dieser Taste (oder Strg-F11 auf der externen
Tastatur) werden alle Ausgänge des UPL abgeschaltet.

Der AUS-Zustand wird mit einer LED gekennzeichnet.









weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @4 [Tasten]

.14
TITEL: über Taste: H COPY

Drücken dieser Taste (oder Taste Ctrl + F8 auf der externen
Tastatur) öffnet ein Dialogfeld, in dem gewählt werden kann
ob das Drucken mit oder ohne zusätzlichen @962[Druckkommentar]
erfolgt.

Durch Wahl von "Edit Comment" kann der Kommentar erstellt
werden; nach Abschluß der Eingabe (mit CTRL+ENTER oder ESC)
erscheint wieder o.g. Dialogfeld, mit dem der Druck ge-
startet werden kann.

Der Drucker wird mit der Einstellung @1017[Destin] und @1020[Printname]
im @96[OPTIONS-Panel] ausgewählt.

Der linke Rand kann mit der Einstellung @1023[Left Marg]
eingestellt werden.

Der Druck erfolgt im Hintergrund;
Es geht schneller, wenn mit der @17[STOP-Taste] die Messung
angehalten wird.

Drucker (Printer) werden über die parallele Schnittstelle
(LPT1:) angesprochen.

Nochmaliges Drücken von H COPY während des Druckens bricht
den Druckvorgang ab.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @4[TASTEN]

.15
TITEL: über Taste: LOCAL

Drücken dieser Taste (oder Taste Strg F12 auf der
externen Tastatur) bewirkt die Umschaltung von
Fernsteuerbetrieb (via IEC-Bus) auf manuelle Bedienung.

Der Fernsteuerbetrieb wird durch eine LED angezeigt.

Bei installierter UPL-B5 (Mithörausgang) wird der Laut-
sprecher durch Druck auf LOCAL abgeschaltet.

Hinweis: Wenn bei Fernsteuerbetrieb LOCAL LOCKOUT einge-
         stellt ist, dann hat diese Taste keine Wirkung.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @4[TASTEN]   @564[Mithörausgang]

.16
TITEL: über Taste: START

Drücken dieser Taste (oder Strg F5 auf der externen
Tastatur) startet einen Sweep oder eine Einzelmessung.

Die Schleppzeiger in der "BARGRAPH"-Anzeige werden
dabei zurückgesetzt.








weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @4 [Tasten]

.17
TITEL: über Taste: STOP/CONT

Drücken dieser Taste (oder Taste Strg F7 auf der
externen Tastatur) hält einen Sweep an, bzw. setzt
ihn fort.










weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @4[Tasten]

.18
TITEL: über Taste: SINGLE

Durch Drücken dieser Taste (oder Strg F6 auf der
externen Tastatur) wird eine einzelne Messung gestartet.

Mit den @74[Cursortasten] oder Drehrad wird ein
@301[SWEEP] in der Betriebsart MANU um eine Position
weitergeschaltet.







weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @4[Tasten]

.19
TITEL: über Taste: SYSTEM

SYSTEM oder Strg F9 ruft ein Auswahlfenster auf, mit
dem das UPL-Programm beendet werden kann.

Auswahl:
YES: (Drücken von Enter) Die Kontrolle wird
     an das Betriebssystem @8[DOS] zurückgegeben.
NO:  (oder Cancel bzw. Esc) Das UPL-Programm bleibt
     weiter aktiv.
YES - and create dumpfloppy ....:  Die Kontrolle wird
     an das Betriebssystem @8[DOS] zurückgegeben und
     es wird eine Floppy mit den für eine Diagnose nötigen
     Werten erzeugt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @4[Tasten]

.20
TITEL: Funktion: RMS & S/N

Analyzer arbeitet als Effektivwertmesser.

zugehörige Einstellungen:
 -@530[S/N Seq]:    Signal/Noise Messung
 -@539[Meas Time]:  Integrationszeit
 -@543[Unit Ch1]:   Anzeigeeinheit
 -@546[Reference]:  Anzeigenbezugswert
 -@573[Filter]:     Band- und Bewertungsfilter
 -@584[Post FFT]:   @30[FFT] nach der RMS-Messung

Hinweise:
  - bei Analoganalysator wird ein ev. interner DC-Offset
    mitgemessen. Dieser kann mit der Funktion @1105[CALIBRATE]
    in @96[OPTIONS-Panel] minimiert werden.
  - @429[Min Freq] hat Einfluß auf die Meßgeschwindigkeit
    im Fall "AUTO".
  - Mit @69[zusätzlicher Einschwingzeit] können die Filter
    besser einschwingen.
  - Falls UPL-B5 installiert ist, kann der Filterausgang
    mit einem @564[Lautsprecher] abgehört werden.
  - Bei Rausch- oder Mischsignalen kann der AUTO-Modus ver-
    sagen. In solchen Fällen ist es besser, RMS mit Hilfe
    der @30[FFT] zu messen. Gleiches gilt für stark
    verzerrte Signale.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @2[alle Panel]   @528[andere Funktionen]

.21
TITEL: Meßfunktion: RMS SELECT

Der @93[Analysator] arbeitet als selektiver Effektivwertmesser.
(bzw. unterdrückt einen Bandbereich)

zugehörige Einstellungen:
 -@539[Meas Time]:   Integrationszeit
 -@543[Unit Ch1]:    Anzeigeeinheit
 -@546[Reference]:   Anzeigenbezugswert
 -@550[Bandwidth]:   Durchlaßbandbreite bzw. Filtertyp
 -@552[SWEEP CTRL]:  Sweep des Meßbandpasses
 -@553[FREQ MODE]:   Mittenfrequenz

Hinweise zur Messung:
    Das Bandfilter ist ein IIR-Filter mit 8 Polen, es
    wird wie bei @20[RMS] entworfen. Es gelten daher
    auch alle beim @32[Filterentwurf] zu beachtenden
    Einschränkungen hinsichtlich Bandbreite und Rauschen
    bzw. Stabilität. Hier kann es bei tiefen Frequenzen
    und/oder enger Durchlaßbreite zu Problemen kommen.

    Die Bandbreite des Filter wird daher auf
    @441[Abtastrate]/4800 minimal beschränkt, wobei die
    Meßgenauigkeit an der unteren Bandgrenze abnimmt.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @2[alle Panels]  @20[RMS S/N]    @528[andere Funktionen]

.22
TITEL: Function: PEAK & S/N

Der @93[Analysator] arbeitet als Spitzenwertmesser

zugehörige Einstellungen:
 -@530[S/N Seq]:    Signal/Noise Messung
 -@531[Meas Mode]:  Betriebsart
 -@541[Intv Time]:  Ausleseintervall
 -@543[Unit Ch1]:   Anzeigeeinheit
 -@546[Reference]:  Anzeigenbezugswert
 -@573[Filter]:     Band- und Bewertungsfilter

Hinweise zur Messung:
  - Bei Analoganalysator wird ein ev. interner DC-Offset
    mitgemessen. Dieser kann mit der Funktion @1105[CALIBRATE]
    in @96[OPTIONS-Panel] minimiert werden.

  - Bei Anlegen eines Rechteck wird dieses bandbegrenzt,
    wobei es zu Überschwingern bei den Flanken kommt.
    (Gibb'sches Phänomen). Diese werden bei der Spitzen-
    bewertung mitgemessen, so daß sich ev. ein höherer
    Meßwert als der @34[Input-Peak] ergeben kann.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @2[alle Panel]   @528[andere Funktionen]

.23
TITEL: Function: Q-PK & S/N

Der @93[Analysator] arbeitet als Quasi-Spitzenwertmesser

zugehörige Einstellungen:
 -@530[S/N Seq]:    Signal/Noise Messung
 -@541[Intv Time]:  Ausleseintervall
 -@543[Unit Ch1]:   Anzeigeeinheit
 -@546[Reference]:  Anzeigenbezugswert
 -@573[Filter]:     Band- und Bewertungsfilter

Hinweise zur Messung:
  - Die Messung beinhaltet relativ langsame Integratoren
    (nach Norm) die bei kurzer @541[Intv Time] entsprechend
    oft ausgelesen werden. Ist diese interval time deutlich
    kürzer als 3s, dann sind die Meßwerte noch nicht
    vollständig eingeschwungen. Dies ist besonders bei
    getriggerten Einzelmessungen (mit den Optionen UPL-B4
    oder UPL-B10) zu beachten.
    Bei SWEEP wird beim Weiterschalten entgegen allen
    anderen Messungen die Messung NICHT neu gestartet, d.h.
    die Inhalte der Integratoren bleiben erhalten;
    damit beeinflussen ev. alte Messungen die aktuelle.
    Auch hier sollte die @541[Intv Time] hinreichend groß
    gewählt werden (z.B. FIX 3 SEC), um eingeschwungene
    Meßwerte zu erhalten.

  - Beim Analoganalysator wird ein ev. interner DC-Offset
    mitgemessen. Dieser kann mit der Funktion @1105[CALIBRATE]
    in @96[OPTIONS-Panel] minimiert werden.

  - Bei Anlegen eines Rechtecks wird dieses bandbegrenzt,
    wobei es zu Überschwingern bei den Flanken kommt.
    (Gibb'sches Phänomen). Diese werden bei der Spitzen-
    bewertung mitgemessen, so daß sich ev. ein höherer
    Meßwert als der Input-Peak ergeben kann.

  - Um Einschwingvorgänge beobachten zu können, bietet sich
    die @478[START COND] TIME CHART an. Damit können unab-
    hängig von der gewählten @541[Intv Time] alle gemesse-
    nen Zwischenergebnisse angezeigt werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL] @2[alle Panel] @528[andere Funktionen] @161[Quantisierungsrauschmess.]

.24
TITEL: Meßfunktion: THD

Der Analysator arbeitet als selektiver Klirrfaktormesser
(nur harmonische Verzerrungen, "Total Harmonic Distortion")

zugehörige Einstellungen:
 - @548[Fundamentl]:     Angabe der Grundfrequenz
 - @531[Meas Mode]:      Auswahl der Harmonischen
 - @534[SELECT di]:      Einzelanwahl der Harmonischen
 - @535[Dyn mode]:       Wahl der Messungsoptimierung

Hinweise:
  - Durch Wahl von SPECTRUM im @91[DISPLAY-Panel] bei der Ein-
    stellung von @791[OPERATION] wird eine Graphik angezeigt,
    in der die einzelnen Linien durch Säulen gekennzeichnet
    sind. Dort ist sowohl der Pegel als auch die Frequenz
    jeder einzelnen Linie ablesbar.
  - Untere Grenzfrequenz ist @441[Abtastrate] / 8100;
        Bei ANLG 22kHz:  etwa   6 Hz
        Bei ANLG 100kHz: etwa  38 Hz
  - Die Meßzeit liegt bei etwa 350 ms.
  - Diese Messung erfaßt nur die harmonischen Verzerrungen,
    nicht harmonische Verzerrungen können mit @25[THD+N]
    gemessen werden.
  - Das Eingangssignal muß ein THD+N besser als -20dB haben
  - Bei der Wahl von VALUE und Eingangsfrequenz < 40 Hz
    muß VALUE genauer als 100 ppm eingegeben werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @2 [alle Panels]   @528[weitere Funktionen]

.25
TITEL: Meßfunktion: THD+N/SINAD

Der Analysator mißt breitbandig die Gesamtverzerrung.
(=Total Harmonic Distortion plus Noise)

Meßverfahren: Über das Eingangssignal wird eine @30[FFT]
    berechnet; @586[Window]: RIFE-VINC 2 (analog) or 3
    (digital), @585[Size]: 8192 Punkte, ZOOM 2:1.
    In dieser FFT werden die Bereiche von der unteren
    eingestellten Meßfrequenz bis zum Eingangssignal sowie
    vom Eingangssignal bis zur oberen eingestellten Meß-
    frequenz integriert und gewichtet und dann in Relation
    zum Gesamtsignal dargestellt.

    Der nicht gemessene Bereich um das Eingangssignal ist
    ±12 * @596[Auflösung der FFT] (=35Hz) oder die Grundwelle,
    was immer kleiner ist, breit.

    Bei Analogmessung wird zur Steigerung der Meßgenau-
    igkeit ein Vorfilter vor dem A/D Wandler eingeschaltet.
    Die Post-FFT stellt dann die Grundwelle um 30dB zu klein
    dar, da sie ja durch das Vorfilter gedämpft ist.

    Untere Messgrenze: 
      ANLG 22kHz:  10Hz
      ANLG 110kHz: 20Hz
      DIGITAL:     10Hz bei 48kHz @112[Sample Frequenz],
                        abhängig von der Sample Frequenz

    Hinweis zur NOISE-Messung:
       Diese Messung ist ähnlich zur THD+N-Messung, jedoch
       werden Harmonische und ein Bereich von
       ±12 * @596[Auflösung der FFT] nicht mit einbezogen.
       Diese Messung hat eine untere Grenzfrequenz von
       36*@596[Auflösung der FFT] (ANLG 22kHz --> 106 Hz).

    Hinweis zum verwendeten FFT-Fenster:
       Für Spezialanwendungen kann mit dem Aufrufparameter
       "-tthdn" das FFT-Fenster bei der THD+N-Messung frei
       gewählt werden.

zugehörige Einstellungen:
 -@531[Meas Mode]:   THD+N, NOISE oder SINAD
 -@535[Dyn mode]:    Wahl der Messungsoptimierung
 -@536[Rejection]:   Wahl des benutzten Notchfilters
 -@543[Unit Ch1]:    Anzeigeeinheit
 -@548[Fundamentl]:  Angabe der Grundfrequenz
 -@573[Filter]:      Bewertungsfilter
 -@577[FrqLim low]:  untere Frequenzgrenze
 -@578[FrqLim upp]:  obere Frequenzgrenze
 -@584[Post FFT]:    FFT nach der TDN/N-Messung

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @2[alle Panel]   @528[andere Funktionen]

.26
TITEL: Meßfunktion: MOD DIST

Ein großes Signal bei tiefen Frequenzen (70-500 Hz) erzeugt
Nebenlinien um ein etwas kleineres Nutzsignal bei etwa
5 - 8kHz (SMPTE). Diese werden addiert und auf das
Nutzsignal bezogen.

zugehörige Einstellung:
 -@535[Dyn mode]:   Wahl der Messungsoptimierung
 -@543[Unit]:       Anzeigeeinheit (dB oder %%)

Hinweis: Durch Wahl von SPECTRUM im @91[DISPLAY-Panel]
    bei der Einstellung von @791[OPERATION] wird eine
    Graphik angezeigt, in der die einzelnen Linien durch
    Säulen gekennzeichnet sind. Dort ist sowohl der Pegel
    als auch die Frequenz jeder einzelnen Linie ablesbar.
    Norm: DIN IEC 268, 2. und 3. Ordnung

Eigenstöranzeige: digital: < -120 dB
                  analog:  < -100 dB

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @2[alle Panel]   @528[andere Funktionen]

.27
TITEL: Meßfunktion: DIM

nicht verfügbar












weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @2[alle Panel]   @528[andere Funktionen]

.28
TITEL: Funktion: DFD

Analyzer des @1[UPL] führt eine Differenzton-Messung durch.
Dabei werden 2 gleich hohe, nahe beieinander liegende
Sinusschwingungen (z.B. 10 und 11kHz) auf das Meßobjekt
gegeben.

zugehörige Einstellungen:
 -@531[Meas Mode]:  zu messende Linie (d2 oder d3)
 -@535[Dyn mode]:   Wahl der Messungsoptimierung
 -@543[Unit Ch1]:   Anzeigeeinheit

Hinweis: Durch Wahl von SPECTRUM im @91[DISPLAY-Panel]
    bei der Einstellung von @791[OPERATION] wird eine
    Graphik angezeigt, in der die einzelnen Linien durch
    Säulen gekennzeichnet sind. Dort ist sowohl der Pegel
    als auch die Frequenz jeder einzelnen Linie ablesbar.

Meßgrenzen:  Differenzfrequenz: 70 .. 1100 Hz
             Mittenfrequenz:    1100 .. Bereichsende

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @2[alle Panel]   @528[andere Funktionen]

.29
TITEL: Meßfunktion: WOW & FL

Der @93[Analysator] mißt Wow und Flutter, die statistische
Frequenzabweichung eines Aufzeichnungsgerätes.
Dabei wird Sinuston fester Frequenz (üblich 3,15kHz
oder 3,00kHz) von einem Referenztonträger abgespielt,
wobei es wegen Rundlauffehler zu Frequenzfehlern
in der Wiedergabe kommt. Frequenzabweichungen werden
in Prozent von der Trägerfrequenz angegeben.

zugehörige Einstellungen:
 -@537[Standard]:   Meßnorm
 -@538[Weight]:     Bewertungsfilter
 -@543[Unit Ch1]:   Anzeigeeinheit
 -@584[Post FFT]:   FFT nach der Wow_Flutter-Messung

Meßverfahren:   Das Eingangssignal wird mit einem Bandpaß
  (Durchlassbreite 1000Hz, Dämpfung 80dB, Char. Bessel)
  symmetrisch zur Testfrequenz begrenzt, anschließend
  FM-demoduliert. Der Demodulatorausgang wird mit 1/16
  der ursprünglichen @441[Abtastrate] abgetastet und für eine
  Post-FFT gespeichert.

Wichtig: Bei zwiekanaligem Betrieb werden die beiden Kanäle
  abwechselnd auf einem DSP gemessen. Aufgrund der langen
  Zeitkonstanten bei W+F gibts dann aber Einschwingprobleme.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @2[alle Panel]   @528[andere Funktionen]

.30
TITEL: Funktion: FFT

Der Analysator berechnet das Spektrum des Eingangssignals.
Das Spektrum wird im @90[GRAPH-Panel] angezeigt, falls
das @91[DISPLAY-Panel] entsprechend eingestellt ist.

zugehörige Befehle:
 -@585[FFT Size]   Anzahl der Rechenpunkte
 -@590[Zooming]    OFF oder ON
 -@588[Avg Mode]   Glättung der FFT
 -@586[WINDOW]     Fensterfunktion

wenn @590[Zooming] eingeschaltet ist (ON), werden folgende
Einstellungen hinzugefügt:
 -@591[Center]     Mitte des Vergrößerungsbereiches
 -@592[Span]       Breite des Vergrößerungsbereiches

Zusätzliche Information über die FFT werden in folgenden
Feldern angezeigt:
 -@593[Zoom Fact]  Zahl der Unterabtaststufen
 -@594[Start]      Beginn des berechneten Spektrums
 -@595[Stop]       Ende des berechneten Spektrums (erste
                Linie außerhalb des Spektrums)
 -@596[Resolution] Frequenzauflösung
 -@597[Meas Time]  Signalaufnahmezeit (nicht Bildwieder-
                holrate).

Hinweis zur Messung von Frequenzen und Amplituden mit der
FFT:
Bei der Wahl von "@72[CURSOR:SET TO]:I MAX" (@72[Softkey] im
Graph-Panel) wird unter der Annahme einzelner Sinuslinien
in der FFT interpoliert. Dabei lassen (bei entsprechenden
Window, z.B. RIFE VINC 1-3) genaue Pegel- und Frequenz-
ergebnisse erreichen.

Das (sweepbare) Funktionsergebnis der FFT ist der Effektiv-
wert des Signals, der sich aus der Integration aller Linien
im Frequenzbereich ergibt. Das ist normalerweise eine sehr
stabile und ruhige Messung (je nach @586[Window]).
Bei Display @807[Mode] MAX HOLD wird kein RMS Ergebnis
berechnet.

Diese Funktion führt eine Frequenz- und Phasenmessung durch;
das ist jedoch nur bei bestimmten Fenstern möglich.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @2[alle Panel]   @528[andere Funktionen]   Display @807[Mode]

.31
TITEL: über Filtersimulation

Mit dieser Funktion wird nicht gemessen, sondern
der @93[Analysator] simuliert die in der Funktion angegebenen
@94[Filter]. Dabei werden die Filter im Frequenzbereich
simuliert. Das Ergebnis kann im @90[GRAPH-Panel]
dargestellt werden.

Die Frequenzauflösung ergibt sich zu @441[Abtastrate] / 8192,
es werden 4096 Punkte erzeugt.

zugehörige Einstellungen:
 - @573[Filter(1-4)] Wahl der zu simulierenden Filter mit
                     einem @635[Kurznamen].

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @2[alle Panels]  @32[Filterentwurf]  @528[andere Funktionen]

.32
TITEL: über den Filterentwurf im UPL

Im @93[ANALYZER-Panel] können bei den Funktionen @20[RMS],
@21[RMS SELECT], @23[Quasi-PEAK] und @22[PEAK] Bandfilter
eingestellt werden.

Diese Filter werden im @94[FILTER Panel] definiert, wobei
der Durchlaßbereich und die gewünschte Dämpfung angegeben
wird.

Beim EINSTELLEN der Analysatorfunktion wird dann versucht,
mit der jeweiligen @441[Abtastrate] das Filter zu realisieren.
Jedes Filter hat immer 8 Pole und Nullstellen. Dabei wird
die Filterdefinition mit der Bilineartransformation aus
dem abgetasteten (Z) in den kontinuierlichen (P) Bereich
übertragen und normiert.

Bandfilter (siehe @617[Filter Type]) werden auf 4-polige,
Hoch- und Tiefpaß auf 8-polige "Norm"filter vom Typ
'elliptic-C' (nach: Saal, Handbuch des Filterentwurfs) ab-
gebildet.

Mit dieser normierten Darstellung erfolgt eine Suche nach
einem passenden Referenztiefpaß, der die angegebene
@627[Attenuation = Dämpfung] mindestens erfüllt.

Dieser Referenztiefpaß bestimmt damit auch die Welligkeit
im Durchlaßbereich, die Flankensteilheit und die Charak-
teristik. Die in der Datei "\UPL\ref\ref_lp.rlp" aufge-
führten (Referenz-) Filter haben eine Welligkeit von 0.1dB
im Durchlaßbereich.

Mit Hilfe der ANALYZER-Funktion @31[Filtersimulation] können
die entworfenen und berechneten Filter sowohl im Frequenz-
bereich simuliert werden.

zusätzlicher Hinweis:
Bandfilter mit sehr kleinen Werten für den Durchlaßbereich
(z.B. Hochpaß mit 50Hz) können zwar entworfen werden,
neigen jedoch wegen sich ergebenden extremen Pollagen zu
Eigenschwingungen und Rauschen. Solche Filter sollten
daher unbedingt getestet werden: Geeignet dafür:
- GENERATOR:  DIG48, Output: Ch1, @60[INTERN],
              @40[Sinus] (ohne dither)
- ANALYSATOR: DIG48, Input:  Ch1, @68[INTERN],
              @20[RMS] mit @584[POST-FFT]


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @528[ANALYZER-Funktionen]   @69[Verbesserung des Einschwingens]

.33
TITEL: Funktion: POLARITY

Der @93[Analysator] prüft die Polarität des Eingangssignals,
dabei wird ein asymmetrisches Eingangssignal vorausge-
setzt.

Anzeige: + 1 POL bei positiven Pulsen
         Kurvenform:    +-+       +-+       +-+
                    ----+ +-------+ +-------+ +---

         - 1 POL bei negativen Pulsen
         Kurvenform:----+ +-------+ +-------+ +---
                        +-+       +-+       +-+


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @2[alle Panel]   @528[andere Funktionen]

.34
TITEL: über: INPUT PEAK

Der @93[Analysator] stellt im mittleren der 3 Meßfenster
den direkt nach dem Wandler gemessenen Spitzenwert an
(Falls @494[Input] auf PEAK eingestellt ist).

Hinweise:
  - Diesem Wert ist eventuell ein interner DC-Anteil
    überlagert, der mit angezeigt wird. Dieser Gleichanteil
    kann mit der Funktion @1105[CALIBRATE] im @96[Options-Panel]
    minimiert werden.
  - Bei subharmonischen Frequenzen (d.h. zur
    @441[Abtastrate] im ganzzahligen Teilverhältnis stehenden
    Signalfrequenzen) kann der Input-Peak kleiner als
    der tatsächliche Signalspitzenwert sein.
  - dieser Wert wird für die Aussteuerungsanzeige im
    @7[Gerätestatus] und für die @34[automatische Bereichswahl]
    bei @437[IP-Range] in Einstellung "AUTO" verwendet.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @2[alle Panel]   @528[andere Funktionen]   @495[Bitanzeige]

.35
TITEL: über: automatische Bereichswahl (AUTORANGE)

Der @93[Analysator] versucht, bei Einstellung von
@437[IP-Range] auf "AUTO" den jeweils richtigen Meßbereich
selbst zu finden. Dabei können folgende Probleme auftreten:

 - Im Eingangssignal ist ein Signalanteil enthalten, der
   nicht im (Frequenz-)Meßbereich liegt. Dadurch kann nicht
   der zum (Nutz-)Signal gehörende Meßbereich verwendet
   werden, sondern der UPL muß zur Vermeidung von Über-
   steuerung in den Eingangsstufen einen höheren Meßbereich
   wählen. --> ev. schlechteres S/N.

 - Dem Eingangssignal (BAL) ist ein hoher Gleichtaktanteil
   überlagert. Auch hier muß aus den gleichen Gründen ein
   höherer Meßbereich gewählt werden.

Die Bereichswahl erfolgt bei solchen Signalen nur noch
von Meßbereich zu Meßbereich, nicht mehr über mehrere
Bereiche hinweg.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[Analysator]    @438[Manuelle Bereichswahl]

.36
TITEL: Applikationen, Überblick

Nützliche Hinweise und Einstellungen für den @1[UPL]:

@37[Laufzeitmessung]
@38[Schnelle Frequenzgangmessung mit FFT-Rauschen]
@69[Verbesserung des Filtereinschwingens]
@161[Quantisierungsrauschmessung]
@281[Linearitätsmessung]
@154[Reclocking eines digitalen Audiosignals]

Hinweis: @1054[Abschalten] der @7[Anzeige] während der Messung führt
    zu einer höheren Meßrate (z.B. bei SWEEP).

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @4[Tasten]   @8[DOS]

.37
TITEL: Applikation: Laufzeitmessung

Mit Hilfe der @614[Waveform]-Funktion kann mit dem @1[UPL]
die Laufzeit eines Testobjektes gemessen werden.
Hierzu sind folgende Einstellungen nötig:

Generator:
    Function    SINE BURST

Analysator:
    Instrument   ANLG 22kHz or DIGITAL
    @528[Function]    @614[WAVEFORM]
    @609[Trig Src]    GEN BURST
    @606[Trig Slope]  RISING

Die Waveform-Darstellung wird dann intern mit dem Ein-
Ausschaltsignal des Bursts getriggert; damit ist die Zeit
zwischen 0 und dem Beginn des Burstes in der Darstellung
die Laufzeit des Meßobjektes.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @36[Applikationen]

.38
TITEL: Applikation: FFT-Rauschen

Um den Frequenzgang eines Testobjektes schnell zu messen,
kann mit der @262[Generatorkurvenform] @48[RANDOM] ein rausch-
ähnliches Signal erzeugt werden. Dieses Signal kann dann
mit der @30[FFT] und @586[Rechteckfenster] optimal analysiert
werden. Ohne Meßobjekt ergibt sich eine gerade Linie im
der Spektrumanzeige.

Einstellungen:
@92[Generator]:
    -@273[Spacing]:    ANLR TRACK
    -@275[Equalizatn]: WHITE oder @279[Datei]
    -@276[Lower Freq] und @277[Upper Freq]: je nach Meßobjekt,
          weniger Linien werden von Generator schneller
          berechnet.

@93[Analysator]:
    -@585[FFT-Size]:    je nach Meßobjekt, möglichst klein.
    -@586[Window]:      RECTANGULAR

Hinweis: die Frequenzabweichungen der Quarze des
    Analysators und des Generators können bei langer FFT
    und hohen Frequenzen zu Rauschüberlagerungen führen.
    Hier ist dann eine @588[Mittelung] sinnvoll.
    Wenn kein weißes Spektrum gewünscht wird, kann mit
    Hilfe einer @279[Datei] eine beliebige spektrale
    Verteilung erreicht werden (Auch einzelne Linien).

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @36[Applikationen]

.39
TITEL: Applikation:





frei





weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @36[Applikationen]

.40
TITEL: Kurvenform SINUS

Der Generator des @1[UPL] erzeugt einen einzelnen Sinus.
Dieser wird online mit einer Frequenzgenauigkeit besser
als 1mHz errechnet. Die tatsächliche Ausgabefrequenz ist
damit bei den digitalen Generatoren genauer als 0.00001%% .
Bei den analogen Generatoren ist die Genauigkeiten der
Quarze, welche die Abtastrate erzeugen, mit 50ppm zu be-
rücksichtigen.

zugehörige Einstellungen:
 -@263[Frq Offset]:     Frequenzverschiebung
 -@268[DC Offset]:      Pegelverschiebung
 -@264[Low Dist]:       falls die Option UPL-B1 (Low Distortion)
                  vorhanden: Quelle des gen. Sinus
 -@270[Dither]:         überlagertes Rauschen
 -@301[SWEEP CTRL]:     Betriebsart SWEEP
 -@319[Frequenz]:       Signalfrequenz
 -@286[Equalizer]:      frequenzabhängige Pegelanpassung
 -@329[VOLTAGE]:        Ausgangspegel

Hinweis: Der Low Distortion Generator (Option) ermöglicht 
   ein besonders klirrarmes Ausgangssignal.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @262[andere Kurvenformen]

.41
TITEL: Kurvenform MULTISINE

der @1[UPL] erzeugt bis zu 17 vorgebbare Sinuslinien.
Die Sinuslinien werden in der Phase zueinander so ju-
stiert, daß sich ein minimales Verhältnis von Spitzen-
zu Effektivwert ergibt.

zugehörige Einstellungen:
 -@273[Spacing]:     Frequenzraster
 -@285[Mode]:        Betriebsart
 -@286[Equalizer]:   frequenzabhängige Pegelanpassung
 -@293[Crest Fact]:  Optimierungsverfahren
 -@295[No of sin]:   Anzahl der Linien
 -@319[Frequenz]:    Signalfrequenz
 -@329[VOLTAGE]:     Ausgangspegel
 -@378[TOTAL GAIN]:  Gesamtverstärkung
 -@393[Ampl Var]:    sinusförmige oder geburstete AM

nach dem Erzeugen des MULTISINE steht zusätzliche Infor-
mation zur Verfügung:
 - TOTAL PEAK:  Anzeige Ausgangsspitzenwert
 - TOTAL RMS:   Anzeige Ausgangseffektivwert

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @262[andere Kurvenformen]  @38[FFT-Rauschen]

.42
TITEL: Kurvenform SINE BURST

Der Generator erzeugt zwei zeitlich aufeinanderfolgende
Sinussignale, wobei der Sinus immer beim Beginn des
"High-Level" mit einem Nulldurchgang beginnt.

zugehörige Einstellungen:
  -@286[Equalizer]:      Frequenzabhängige Entzerrung
  -@301[SWEEP CTRL]:     Betriebsart SWEEP
  -@319[Frequenz]:       Signalfrequenz
  -@329[VOLTAGE]:        High-Pegel während des Bursts
  -@396[Low-Level]:      "Pausen"-Pegel
  -@400[On Time]:        Einschaltdauer
  -@412[Interval]:       Periodendauer
  -@424[BurstOnDel]:     Startverzögerung

Sweepbar bei dieser Kurvenform ist die Einschaltdauer
und die Periodendauer.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @262[andere Kurvenformen]

.43
TITEL: Kurvenform SINE² BURST

Der Generator erzeugt einen Sinus-Burst, wobei
der Sinus jeweils mit der Phase -90° beginnt.
Dadurch hat das Ausgangssignal keinen Knick.

zugehörige Einstellungen:
  -@301[SWEEP CTRL]:     Betriebsart SWEEP
  -@319[Frequenz]:       Signalfrequenz
  -@329[VOLTAGE]:        High-Pegel während des Bursts
  -@400[On Time]:        Einschaltdauer
  -@412[Interval]:       Periodendauer



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @262[andere Kurvenformen]

.44
TITEL: Kurvenform SQUARE

Der @1[UPL] erzeugt einen Rechteckausgang.

zugehörige Einstellungen:
 -@301[SWEEP CTRL]:     Betriebsart SWEEP
 -@319[FREQUENCY]:      Frequenz der Grundwelle
 -@329[VOLTAGE]:        Ausgangsspannung

Hinweis: an digitalen Schnittstellen wird das Rechteck
    idealisiert (d.h. ohne Berücksichtigung einer Band-
    begrenzung) ausgegeben. Aus diesem Grund sind nur
    diskrete Frequenzen (die sich durch eine ganzzahlige
    Anzahl von Samples darstellen lassen) einstellbar.
    @268[DC offset] ist für diese Kurvenform nicht ein-
    stellbar (bei analogem Generator).

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @262[andere Kurvenformen]

.45
TITEL: Kurvenform MOD DIST

Der @1[UPL] erzeugt eine Kurvenform zur Messung der
der Modulationsverzerrungen (nach SMPTE) bestehend aus
einem Ton bei niedriger Frequenz und hoher Amplitude
(=Störer) und eine Ton bei mittleren Frequenzen (=Nutzer).

zugehörige Einstellungen:
 -@263[Frq Offset]:  Frequenzverschiebung
 -@264[Low Dist]:    Quelle des Nutzsignals
 -@270[Dither]:      überlagertes Rauschen
 -@301[SWEEP CTRL]:  Einstellung SWEEP
 -@301[UPPER FREQ]:  Frequenz Nutzsignal
 -@301[LOWER FREQ]:  Frequenz Störsignal

 -@380[TOTAL VOLT]:  (Spitzen-)Ausgangspegel
 -@379[Volt LF:UF]:  Pegelverhältnis


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @262[andere Kurvenformen]

.46
TITEL: Kurvenform DFD

Der Generator des @1[UPL] erzeugt ein Differenzton-Signal,
d.h. zwei beieinanderliegende Sinuslinien gleicher Ampli-
tude.

zugehörige Einstellungen:
 -@286[Equalizer]:   Frequenzabhängige Entzerrung
 -@312[MEAN FREQ]:   Mittenfrequenz
 -@326[DIFF FREQ]:   Differenzfrequenz
 -@380[TOTAL VOLT]:  (Spitzen-)Ausgangspegel

Hinweis:
  Das analoge DFD-Signal hat bei eingeschaltetem
  @268[DC-Offset] einen 30 dB schlechteren Störabstand.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @262[andere Kurvenformen]

.47
TITEL: Kurvenform DIM

Der Generator des @1[UPL] erzeugt ein Ausgangssignal zur
"dynamic intermodulation distortion" (=DIM) Messung
bestehend aus einem Rechteck bei etwa 3kHz und einem
Sinuston bei etwa 15kHz.

zugehörige Einstellungen:

-@297[Square/Sin]:  Angabe der verwendeten Frequenzen
-@298[Bandwidth]:   Bandbreite Rechteck
-@327[Setting]:     Einschwinggenauigkeit des Low Dist Gen.


Hinweise:
  - bei analogen Generatoren ist diese Funktion nur mit
    der Option UPL-B1 (Low Distortion) verfügbar.
  - bei digitalen Generatoren ist das Rechteck (abhängig
    von der @112[Abtastrate]) nicht frequenzgenau einstellbar.
  - @268[DC offset] ist für diese Kurvenform nicht ein-
    stellbar (bei analogem Generator).

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]  @262[andere Kurvenformen]  @89[Ausgänge]

.48
TITEL: Waveform RANDOM

Der @1[UPL] erzeugt Rauschen (sowohl im Zeit- als
auch im Frequenzbereich).

zugehörige Einstellungen:
 -@272[Domain]:   Wahl des Bereiches

im Zeitbereich notwendige Einstellungen:
 -@278[PDF]:        Amplitudenverteilfunktion

im Frequenzbereich notwendige Einstellungen:
 -@273[Spacing]:     Frequenzraster
 -@275[Shape]:       Frequenzgang
 -@276[Lower Freq]:  untere Frequenzgrenze
 -@277[Upper Freq]:  obere Frequenzgrenze
 -@286[Equalizer]:   frequenzabhängige Pegelanpassung
 -@293[Crest Fact]:  Optimierungsverfahren
 -@393[Ampl Var]:    sinusförmige oder geburstete AM

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]  @262[andere Kurvenformen]  @7[Statusmeldung]
@38[FFT-Rauschen]

.49
TITEL: Lautsprechermessung RUB&BUZZ

Installation der Option UPL-B6 erforderlich.
Die Rub & Buzz-Messung dient dazu, Fertigungsfehler an
Lautsprechern ausfindig zu machen, die sich als
nichtharmonische Störgeräusche oder hohe Oberwellen
bemerkbar machen. Da auch ein fehlerfreier Lautsprecher
Oberwellen k2 und k3 produziert, ist die @25[THD+N]-Messung
hier ungeeignet. Stattdessen benötigt man eine
Meßfunktion, die nicht nur die Grundwelle, sondern
auch die ersten Oberwellen unterdrückt und das 
Restsignal überprüft.

Bei der RUB&BUZ-Messung handelt es sich nicht um eine
einzelne Meßfunktion, sondern um eine ganze Sammlung
von Messungen, die speziell für Lautsprecher benötigt 
werden und teilweise parallel durchgeführt werden 
können. Dazu gehören:
- RUB & BUZZ-Messung mit festem oder mitlaufendem 
  Hochpaß@94[filter] oder einer Kombination aus beidem,
- gleichzeitig Frequenzgangmessung (Frequency Response) 
- am Ende eines Sweeps oder einer Einzelmessung: 
  Messung der Polarität des Lautsprechers.

Die RUB&BUZ-Messung kann in den beiden Analog-
@93[Analysator]en gewählt werden, jedoch nicht
im @1014[high rate mode] der Option UPL-B29.

Über das Meßverfahren, den Anschluß des Meßequipement
und die Optimierung der Meßgeschwindigkeit gibt das
Bedienhandbuch Aufschluß.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @93[ANALYZER Panel]  @528[ANALYZER Meßfunktionen]

.50
TITEL: Kurvenform ARBITRARY

Der Generator des @1[UPL] erzeugt eine Kurvenform, die
durch eine @279[Datei] vorgegeben wird.
In dieser Datei kann eine beliebige Kurvenform abgespei-
chert sein, wobei folgendes zu beachten ist:

- Die Amplitude wird auf 1.0 bezogen, d.h. ein Sample in
  der Datei der Größe 1.0 wird mit "Full Scale" ausgegeben.
- Die Ausgabegeschwindigkeit hängt von der @112[Abtastrate] des
  gewählten @102[GENERATORS] ab; diese ist daher bei der
  Erstellung der Kurvenform zu berücksichtigen!
- Bei analoger Ausgabe liegt im Signalpfad das Anti-
  Aliasing-Filter, das wegen seiner hohen Sperrunter-
  drückung deutliche Zeiten zum Einschwingen benötigt.
  Es wird daher empfohlen, die jeweils schnellste Ausgabe-
  einstellung zu wählen.
- Die @380[Einstellung des Ausgangspegels] erfolgt bezogen
  auf den Spitzenwert.
- Akzeptiert werden folgende Dateiformate:
  TTF: ASCII-Datei mit maximal 16384 Samples
  AWD: Ausgabedatei des R&S-Arbitrary Waveform Designers
  WAV: 8- oder 16bit WAV-Files
  CPR: komprimierte Dateiformat mit weiniger als 16 bit
  ACC: speziell komprimierte WAV-Dateien, die nach 
       IEC 61937 kodierte AC-3- oder MPEG-Daten enthalten;
       können nur digital (als AUDIO DATA) abgespielt
       werden.

Hinweise:
- Die Formate ACC, WAV und CPR erlauben keine @393[Ampl Var]
- Beim Format ACC kann kein @380[Pegel] angegeben werden, weil
  das digital kodierte Signal unverändert ausgegeben
  werden muss.

weitere Einstellungen:
 -@275[Shape]:       Waveform-Datei
 -@393[Ampl Var]:    sinusförmige oder geburstete AM

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @92[Generator-Panel]  @262[andere Kurvenformen]  @89[Ausgänge]

.51
TITEL: Kurvenform POLARITY

Der Generator des @1[UPL] erzeugt eine Kurvenform, die
zur Prüfung der Polarität geeignet ist. Es handelt sich
dabei um einen asymmetrischen SIN²-Puls.

erzeugte Kurvenform:    +-+     +-+     +-+     +-+
                    ----+ +-----+ +-----+ +-----+ +---


zugehörige Einstellung:
 -@329[VOLTAGE]:    Ausgangspegel



weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @92[Generator-Panel]  @262[andere Kurvenformen]  @89[Ausgänge]

.52
TITEL: Kurvenform MODULATION 

Der Generator des @1[UPL] erzeugt einen frequenz- oder
amplitudenmodulierten Sinus.


zugehörige Einstellungen:
 -@319[Mod Freq]:       Frequenz der Modulation
 -@330[Carr Freq]:      Trägerfrequenz
 -@329[Mod Depth]:      Modulationstiefe in %% (AM)
 -@329[Deviation]:      Modulationshub in %% (FM)
 -@332[Carr Volt]:      Trägerspannung




weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @92[Generator-Panel]  @262[andere Kurvenformen]  @89[Ausgänge]  @285[Mode]

.53
TITEL: Ausgabe auf: SERIAL

nur UPD.











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @89[Ausgänge]

.54
TITEL: Ausgabe auf: SERIAL MUX

nur UPD.












weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @89[Ausgänge]

.55
TITEL: Ausgabe auf: PARALLEL

nur UPD.












weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @89[Ausgänge]

.56
TITEL: Ausgabe auf: PARAL MUX

nur UPD.












weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @89[Ausgänge]

.57
TITEL: Ausgabe auf: BAL (XLR)

Ausgabe erfolgt auf XLR-Buchse an der Frontplatte,
beschriftet mit "DIGITAL AUDIO OUTPUT".

Nur möglich wenn:
   - der @102[Generator] auf DIGITAL eingestellt ist!
   - die Option UPL-B2 (Digital Audio I/O) oder
     UPL-B29 (Digital Audio I/O 96 kHz) installiert ist!

zugehörige Einstellungen:
  @112[Sample Frq]:  Abtastrate
  @121[Audio Bits]:  Anzahl der benutzten Audiobits
  @130[Level (Vpp)]: Ausgangsspannung (digital)
  @133[Max Volt]:    maximal einstellbare Audiospannung
  @134[Ref Freq]:    Bezugsfrequenz.
  @87[Protokoll Übersicht]

Hinweis: Auf der Rückseite befindet sich eine BNC-Buchse
    "Wordclock OUT", an der die Abtastrate anliegt. Je-
    weils der rechte Kanal (1) wird mit Low, der linke
    Kanal (2) mit High gekennzeichnet.

Externe Synchronisation:          @112[Sample Frq]:
 - Sync auf Word clock Input:     EXTERN
 - Sync auf digital Eingangssig.: SYNCHRON

Wenn der @93[Analysator] nicht auf einem digitalen @88[Eingang]
gestellt ist, wird der jeweils letzte Digitaleingang zur
Synchronisierung verwendet. Nach dem Einschalten ist die
Voreinstellung @65[BAL (XLR)-Eingang].

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @89[Ausgänge]   @87[Protokoll Übersicht]   @801[Protokollauswertung]

.58
TITEL: Ausgabe auf: UNBAL (BNC)

Ausgabe erfolgt auf BNC-Buchse an der Frontplatte,
beschriftet mit "DIGITAL AUDIO OUTPUT".

Nur möglich wenn:
   - der @102[Generator] auf DIGITAL eingestellt  und
   - die Option UPL-B2 (Digital Audio I/O) oder
     UPL-B29 (Digital Audio I/O 96 kHz) installiert ist!

zugehörige Einstellungen:
  @112[Sample Frq]:  Abtastrate
  @121[Audio Bits]:  Anzahl der benutzten Audiobits
  @130[Level (Vpp)]: Ausgangsspannung (digital)
  @133[Max Volt]:    maximal einstellbare Audiospannung
  @134[Ref Freq]:    Bezugsfrequenz.

Externe Synchronisation:          @112[Sample Frq]:
 - Sync auf Word clock Input:     EXTERN
 - Sync auf digital Eingangssig.: SYNCHRON

siehe auch Hinweise zu @57[BAL (XLR)].

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @89[Ausgänge]   @87[Protokoll Übersicht]   @801[Protokollauswertung]

.59
TITEL: Ausgabe auf: OPTICAL

Ausgabe erfolgt auf optischer Schnittstelle an der
Frontplatte, beschriftet mit "DIGITAL AUDIO OUTPUT".

Nur möglich wenn:
   - der @102[Generator] auf DIGITAL eingestellt  und
   - die Option UPL-B2 (Digital Audio I/O) oder
     UPL-B29 (Digital Audio I/O 96 kHz) installiert ist!

zugehörige Einstellungen:
  @112[Sample Frq]:  Abtastrate
  @121[Audio Bits]:  Anzahl der benutzten Audiobits
  @133[Max Volt]:    maximal einstellbare Audiospannung
  @134[Ref Freq]:    Bezugsfrequenz.

Externe Synchronisation:          @112[Sample Frq]:
 - Sync auf Word clock Input:     EXTERN
 - Sync auf digital Eingangssig.: SYNCHRON

siehe auch Hinweise zu @57[BAL (XLR)].

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @89[Ausgänge]   @87[Protokoll Übersicht]   @801[Protokollauswertung]

.60
TITEL: Ausgabe auf: INTERN

nur UPD

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @89[Ausgänge]

.61
TITEL: Eingabe von: SERIAL MUX

nur UPD


.62
TITEL: Eingabe von: SERIAL

nur UPD


.63
TITEL: Eingabe von: PARAL MUX

nur UPD


.64
TITEL: Eingabe von: PARALLEL

nur UPD.












weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @88[Eingänge]

.65
TITEL: Eingabe von: BAL (XLR)

Einlesen von Audiodaten im AES/EBU Format über die digitale
Schnittstelle an der Frontplatte (XLR); nur mit Option
UPL-B2 (Digital Audio I/O) oder UPL-B29 (Digital Audio
I/O 96 kHz).

zugehörige Einstellungen:
- @435[Impedance]   Abschlußwiderstand
- @446[Audio Bits]  Anzahl der Bits für Signal

Der Eingangsdatenstrom wird in der Option UPL-B2 bzw.
UPL-B29 in Audio-daten und Zusatzdaten zerlegt. Die
Audiodaten werden dann vom Analysator gemessen
(unabhängig von den Zusatzbits und ev. Parity oder
CRC-Fehlern)

Mit der Wahl von PROTOCOL beim Befehl @791[OPERATION] im
DISPLAY-Panel kann eine @801[Analyse] der Channel Status und der
User Bits parallel zur Messung durchgeführt werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @88[Eingänge]   @801[Protokoll Analyse]   @800[Protokoll Definition]
@804[Taktratenmessung]

.66
TITEL: Eingabe von: UNBAL (BNC)

Einlesen von Audiodaten im AES/EBU Format über die
digitale Schnittstelle an der Frontplatte (BNC),
abgeschlossen mit 75Ω.

zugehörige Einstellungen:
- @446[Audiobits]   Anzahl der Bits für Signal

siehe auch @65[BAL (XLR)].


nur mit Option UPL-B2 (Digital Audio I/O) oder
UPL-B29 (Digital Audio I/O 96 kHz)

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @88[Eingänge]   @801[Protocol-Analyse]
@804[Taktratenmessung]

.67
TITEL: Eingabe von: OPTICAL

Einlesen von Audiodaten im AES/EBU Format über die
digitale Schnittstelle an der Frontplatte (optisch,
System TOSLINK).

zugehörige Einstellungen:
- @446[Audiobits]   Anzahl der Bits für Signal


siehe auch @65[BAL (XLR)].

nur mit Option UPL-B2 (Digital Audio I/O) oder
UPL-B29 (Digital Audio I/O 96 kHz)

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @88[Eingänge]   @801[Protocol-Analyse]
@804[Taktratenmessung]

.68
TITEL: Eingabe von: INTERN

Eingabe erfolgt von der internen digitalen Verbindung.
Nur mit der Option UPL-B2 (Digital Audio I/O) bzw.
UPL-B29 (Digital Audio I/O 96 kHz);
dieser Eingang dient nur zu Demo- und Testzwecken.

Nur möglich wenn:
   - der Analysator auf DIGITAL eingestellt ist!
   - der @102[Generator] auf DIGITAL eingestellt ist!

zugehörige Einstellungen:
- @439[Sync To]     Synchronisationsquelle.
- @446[Audio Bits]  Anzahl der Bits für Signal

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @88[Eingänge]

.69
TITEL: Verbesserung des Filtereinschwingens

Bei einer @20[RMS]-Messung können @94[Filter] gewählt werden.
Die Einschwingzeit dieser Filter wird vom UPL je nach der
gewünschten Dämpfung errechnet und jeweils bei einem
Neustart (nach Einstellung, bei SINGLE und bei SWEEP)
abgewartet, bis die RMS-Integration beginnt. Wenn ein
Filter noch nicht vollständig eingeschwungen ist, dann
kommt es zu hohen Meßergebnissen.

Mit der Wahl des FILE_DEF-Filters "DELAY.COE" im Filter-
panel und Auswahl dieses Filters bei RMS kann eine zusätz-
liche @634[Einschwingzeit] eingestellt werden. Das Filter
DELAY.COE hat sonst keine Funktion.

Wenn ein Filter schneller einschwingen soll, dann kann
der Ersatz eines Hoch- oder Tiefpasses durch ein passendes
Bandpass- (oder Bandsperren-) Filter sinnvoll sein.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @36[Applikationen]

.70
TITEL: über das Hilfesystem

Die Hilfeinformationen des @1[UPL] werden von der Festplatte
eingelesen, während dieser Zeit erscheint die Meldung
"Just a moment, please".

Hilfe kann zu jedem Menüpunkt (Zeile) eines Panels durch
Drücken der Taste HELP bzw. F1 der externen Tastatur
angefordert werden.

Längere Texte lassen sich mit "Page up" bzw. "Page down"
scrollen.

Grau bzw. grün dargestellte Begriffe sind Querverweise.
Sie können mit den Cursortasten oder ihren Anfangsbuch-
staben angesprungen werden. Durch Drücken von "SELECT",
"ENTER" oder der Leertaste der externen Tastatur wird
Hilfe zu diesem Begriff angefordert.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @4[Tasten]  @1081[Help, verwendete Sprache]

.71
TITEL: über die Softkey-Bedienung

Im @90[Graph-Panel] erfolgt die Bedienung nicht mit Menüs,
sondern mit Softkeys. Diese sind in Ebenen organisiert;
Durch Betätigen des Softkeys wird die nächste Ebene aktiv,
diese kann jeweils mit BACK (oder F5) wieder verlassen wer-
den.

oberste Ebene:
CURVE:      Anwahl der Kurve A oder B
AUTOSCAL:   Automatische Skalierung von ALL, A, B oder X
o í *óú:    Wahl des aktiven Cursors: o oder *
o CURSOR:   Cursorbeeinflussung: A, B | A-B | @72[SET TO] | ON
ZOOM:       Bildausschnitt bestimmen
MARKER:     Markermenü (Harmonics, ..)
KEEP:       Kurven festhalten
SETREF:     Bezugspunkt für relative @99[Einheiten]

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @4[Tasten]

.72
TITEL: über die Softkey-Bedienung, Unterpunkt SET TO

CURSOR / SET TO stellt den Cursor auf eine bestimmte
Position:

I MAX A:    Interpoliertes Maximum in der @30[FFT]
            Bei Betätigen dieses Softkeys wird in der An-
            zeige der Cursorwerte kurzfristig ein interpo-
            lierter Wert angezeigt (sowohl Frequenz als
            auch Amplitude)
MAX A:      Positionierung auf das Maximum
I MAX B:    wie I MAX A, jedoch Kurve B
MAX B:      -"-
MARKER:     Pos. auf die X-Markerposition (nur bei @30[FFT])
NEXT MKR:   Pos. auf den nächsten harmonischen Marker

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @4[Tasten]   @71[Softkeys]

.73
TITEL: über Tasten: Bild hoch/tief

Diese Tasten ermöglicht das Seitenblättern in den Panels.

Ist das @90[Graph]-Fenster aktiviert, wird mit diesen
Tasten der Scan-Index erhöht oder erniedrigt. Dafür
muß @808[Scan Count] >= 2 eingestellt sein.








weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @4[TASTEN]

.74
TITEL: über Tasten: Cursor (Pfeiltasten)

Diese Tasten bewegen den Cursor.

Ist das @90[Graph]-Fenster aktiviert, wird mit diesen
Tasten der graphische Cursor verändert.

Bei gewähltem und gestarteten @301[MANU SWEEP] werden
die Sweep-Schritte weitergeschaltet. Das Drehrad hat
in diesem Fall die gleiche Funktion.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @4[TASTEN]

.75
TITEL: Hinweise zur COHERENCE

Die Meßfunktion @77[Kohärenz] arbeitet mit Testsignalen,
die das gesamte Audiospektrum abdecken; Es ist daher
sinnvoll, den Generator auf Rauschen (sowohl zeit-
als auch frequenzdefiniert) einzustellen.

Im Gegensatz zu sonstigen Messungen wird hier kein
Meßergebnis berechnet, sondern es entstehen zwei
Kurven:
  Trace A bzw. "FUNC CH1":  Übertragungsfunktion CH2/CH1
  Trace B bzw. "FUNC CH2":  Kohärenzergebnis τ²

Diese Kurve sind fest zugeordnet. Ein einzelnes
Meßergebnis entsteht nicht; stattdessen wird im
Meßwertfenster die Zahl der bereits durchgeführten
Mittelungen angezeigt;

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @77[COHERENCE]   @76[Einschränkungen]

.76
TITEL: Einschränkungen bei COHERENCE

Die Meßfunktion Kohärenz benötigt viele Komponenten des
@1[UPL]. Daraus ergeben sich einige Einschränkungen:

- COHERENCE ist nur für das Instrument ANLG 22kHz und
  DIGITAL implementiert.
- Da die Kohärenzmessung eine Vergleichsmessung zwischen
  Kanal 1 und 2 ist, müssen beide Kanäle aktiviert sein.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @77[COHERENCE]   @75[Hinweise]

.77
TITEL: Funktion: COHERENCE

Der Analysator berechnet die Kohärenzfunktion (Trace B)
und die Übertragungsfunktion (Trace A). Diese Funktion
erfordert die Installation von UPL-B6.

zugehörige Befehle:
 -@585[FFT Size]   Anzahl der Rechenpunkte
 -@589[Avg Count]  Zahl der Mittelungen
 -@586[WINDOW]     Fensterfunktion; sinnvoll ist das HANN-
                   Fenster.

Zusätzliche Information über die Messung werden in folgenden
Feldern angezeigt:
 -@594[Start]      Beginn des berechneten Spektrums
 -@595[Stop]       Ende des berechneten Spektrums (erste
                Linie außerhalb des Spektrums)
 -@596[Resolution] Frequenzauflösung

Messverfahren:
Es wird jeweils die komplexe FFT über jedem Kanal be-
rechnet, wobei beide Kanäle genau zur gleichen Zeit
aufgenommen werden. Die Kreuzkorrelation zwischen
diesen beiden FFTs wird gebildet und gemittelt. 
Das Quadrat dieser Kreuzkorrelation wird durch die
gemittelten Beträge der einzelnen FFTs geteilt.

                ▌ Mittelung( Kreuzkorr. A/B) ▌²
    τ²(f) = ----------------------------------------
             Mittelung(FFT(A))  ∙  Mittelung(FFT(B)) 

Wobei gilt:

    0 3/4 τ²(f) 3/4  1;

Ein τ² = 1 bedeutet, daß bei dieser Frequenz der Kanal
2 linear vom Kanal 1 abhängt. Das Messergebnis wird mit
zunehmender Mittelungstiefe genauer;

zugehörige Norm: ANSI S3.42-1992

weitere Hilfe über:
@1128[Software freischalten]   @75[Hinweise]
@1[UPL]   @2[alle Panel]   @528[andere Funktionen]   Display @807[Mode]

.78
TITEL: Kurvenform FSK

Im Digitalgenerator des @162[UPL16] ist dieses Signal 
nicht verfügbar.
Der Generator des @1[UPL] erzeugt einen frequenzkodierten
Sinus. Dabei wird ein binäres Eingangssignal mit den
beiden Frequenzen 1650Hz (=1) und 1850Hz (=0) mit 110
Baud ausgegeben. Die Kodierung erfolgt RS232 ähnlich
mit 7 Bit, LSB first, Parity even und 2 Stopbit.

Der Start einer Ausgabe erfolgt per IEC oder
@1198[BASIC]-Kommando:
      UPLout "SOUR: O33 'hello'"

zugehörige Einstellungen:
 -@268[DC offset]:      Gleichspannungsoffset
 -@329[VOLTAGE]:        Ausgangsspannung

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @92[Generator-Panel]  @262[andere Kurvenformen]  @89[Ausgänge]

.79
TITEL: über Settling allgemein

Der vom @1[UPL] zuletzt aufgenommene Meßwert wird laufend
mit bis zu 5 vorhergehenden Meßwerten verglichen.
Der Meßwert wird nur dann als gültig anerkannt und ange-
zeigt, wenn er bezüglich der vorangegangenen Meßwerte
innerhalb der vom Anwender eingegebenen Toleranzbedingungen
liegt. Andernfalls wird er in die Reihe der Vergleichswerte
für den nächsten Meßwert aufgenommen.

Das Settlingverfahren für den externen Sweep und das
Settlingverfahren für die Frequenz-, Phasen- oder
Funktionsmessung können kombiniert werden.

Nähere Hinweise zu:
  -@490[Settling bei Triggerbedingung, START COND]
  -@514[Settling bei Frequenzmessung]
  -@519[Settling bei Phasenmessung]
  -@579[Settling bei der jeweiligen Funktionsmessung]

Weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[Analysator]

.80
TITEL: über Einheiten (Frequenz)

Einheiten für die Frequenzmeßergebnisse:
----------------------------------------
Grundeinheit: Hz (F[Hz])

Wert in  ▌   Umrechnungsformel
---------+----------------------------------
    Hz   = F[Hz]
    δHz  = F[Hz]-FREF
    δ%%Hz = 100.0 * (F[Hz] - FREF) / FREF
    Toct = log10(F[Hz] / FREF) * 9.96578
           (Toct = Third Octave = Terz)
    Oct  = log10(F[Hz] / FREF) / 0.30103
    Dec  = log10(F[Hz] / FREF)
    f/fr = F[Hz] / FREF

mit:

FREF = @509[Reference]-Einstellung aus dem @93[ANALYZER-Panel].


weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @99[Einheiten]  @804[Taktratenmessung bei AES/EBU]  @1056[Stellenzahl]

.81
TITEL: über Einheiten (Pegel, analog)

Einheiten für analoge Pegelmeßergebnisse und
Generatorausgangspegel:
---------------------------------------------------
Funktionen:  @20[RMS], @21[RMS-Select], @22[PEAK], @23[QPEAK],
             DC, @34[Input Peak], Generator

Grundeinheit: Volt ( V )

         ▌
Wert in  ▌   Umrechnungsformel
---------+-----------------------------------------
    V    = U[V]
    dBu  = 20.0 * log10(U[V]/0.7745967)
    dBm  = 10.0 * log10(U[V]²*1000/RREF)
    W    = U[V]² / RREF
    δ%%V  = (U[V]/UREF-1)*100
    δV   = U[V] - UREF
    V/Vr = U[V] / UREF
    %%V/Vr= 100.0 * U[V] / UREF
    δ%%W  = (((U[V]² / RREF) - PREF) * 100.0) / PREF
    δW   = (U[V]² / RREF) - PREF
    P/Pr = (U[V]² / RREF) / PREF
    %%P/Pr= U[V]² / RREF / PREF * 100.0
    dBr  = 20.0 * log10(U[V]/UREF)

mit:
    RREF = Wert des Referenzwiderstandes
         = @430[Ref Imped] für Analysator
         = 600Ω für Generator
    UREF = Referenzwert:  @546[Reference Meßfunktion]
                          @499[Reference Input Peak]
    PREF = UREF²/RREF

weitere Hilfe über:
.!@1[UPL]   @99[Einheiten]   @1005[Conv Fact]    @1056[Stellenzahl]
@1[UPL]   @99[Einheiten]   @1056[Stellenzahl]

.82
TITEL: über Einheiten (Pegel, digital)

Einheiten für digitale Pegelmeßergebnisse und
Generatorausgangspegel:
----------------------------------------------
Funktionen:  @20[RMS], @21[RMS-Select], @22[PEAK], @23[QPEAK],
             DC, @34[Input Peak], Generatoreinstellung

Grundeinheit: Verhältnis U[FS] 0 ... 1

         ▌
Wert in  ▌   Umrechnungsformel
---------+----------------------------
    FS   = U[FS]
    %%FS  = U[FS] * 100.0
    dBFS = 20.0 * log10(U[FS])
.!    BtFS = -3.321928 * log10(U[FS]) (siehe Hinweis)
    Hex  = U[FS] * 16777216.0       (siehe Hinweis)
    δ%%   = (U[FS] / UREF - 1) * 100.0
    dBr  = 20.0 * log10(U[FS] / UREF)
    LSBs = 2 ^ (-audiobits) * U[FS]
    bits = log2(U[FS]) + audiobits

U[FS]= Wert in der Grundeinheit Verhältnis 0...1

mit:
    UREF = Referenzwert:  @546[Reference Meßfunktion]
                          @499[Reference Input Peak]

Hinweis: Hex:  Anzeige als 6-stellige Hexadezimalzahl,
               z.B. "45434F  Hex"
.!         BtFS: Die Amplitude in Bit-Full-Scale angegeben
.!               entspricht den durch diese Aussteuerung
.!               nicht mehr veränderten Bits.
.!               Beispiel: 3 BtFS = 0.125 FS
         LSBs: Diese Einheit hängt von @121[Audiobits] ab.
         Bits: So viele Bits (beginnend vom LSB aus) werden
               benutzt.

weitere Hilfe über:
.! @1[UPL]   @99[Einheiten]   @1005[Conv Fact]    @1056[Stellenzahl]
@1[UPL]   @99[Einheiten]    @1056[Stellenzahl]

.83
TITEL: über Einheiten (Verhältnis)

Einheiten für die Verhältnismeßergebnisse:
------------------------------------------
Meßfunktionen: @24[THD], @25[THD+N/SINAD], @26[MOD DIST], @27[DIM], @28[DFD]

Grundeinheit: Verhältnis in %% (rel[%%])

Wert in  ▌   Umrechnungsformel
---------+------------------------------
    %%    = rel[%%]
    dB   = 20.0 * log10(rel[%%] / 100.0)



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @99[Einheiten]    @1056[Stellenzahl]

.84
TITEL: über Einheiten (Phase)

Einheiten für die analoge Phasenmeßergebnisse:
---------------------------------------------
Grundeinheit: Grad (P[°])

Wert in  ▌   Umrechnungsformel
---------+-------------------------
    °    = P[°]
    RAD  = P[°] * (PI / 180)
    δ°   = DREF - P[°]
    δRAD = (P[°] - DREF) * (PI / 180);
 POL(+/-)= ---

DREF = @513[Reference]-Parameter aus dem ANALYZER-Panel,
       Phasenmessung

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @99[Einheiten]    @1056[Stellenzahl]

.85
TITEL: über Einheiten (Digitalschnittstelle)

Einheiten für die Digitalschnittstelle / Jittermessung
------------------------------------------------------
Grundeinheit: Unit Interval (UI)

Wert in  ▌   Umrechnungsformel
---------+-------------------------
    %%UI  =    [UI]∙100
    ppm  =    [UI]∙1000000
    ns   =    [UI] ∙ 10e+9 / 128 / @112[Abtastrate]
    UIr  =    [UI]/UI_ref
    dBr  =    20 ∙ log10 ([UI]/UI_ref)
    dBUI =    20 ∙ log10 ([UI])
    %%FRM =   [UI]/128 ∙ 100
    °FRM =    [UI]/128 ∙ 360

Hinweis:
    128 UI = 64 Bits   (32 Bits je Audiosample)
           = 2 Samples (links und rechts)
           = 1 FRM (Frame)
           = 1/@112[Abtastrate]

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @99[Einheiten]    @1056[Stellenzahl]

.86
TITEL: PostScript-Konfigurationsdatei

Die PostScript-Konfigurationsdatei C:\UPL\REF\PS.CFG ist 
ein Klartext-File, das sämtliche Informationen bezüglich
Farbe, Grauwert, Linienstärke und Linienmuster für die 
PostScript-Ausgabe enthält.

Das File muß aus dem DOS-Betriebssystem heraus mit einem
ASCII-Editor editiert werden!

Im Kopf des Files PS.CFG erläutert ein Kommentar, welche
Linienmuster, Farben, Graustufen und Linienstärken 
verwendet werden dürfen. 

Beispiel einer PostScript-Konfigurationsdatei PS.CFG:
  +-----------------------------------------------+
  ▌# The following linestyles are available:      ▌
  ▌#   ------ or ______, ------,  ......,  .-.-.- ▌
  ▌# The following color strings are available:   ▌
  ▌#   red, green, blue, yellow, magenta, cyan,   ▌
  ▌#   black, gray9, gray8, gray7, gray6,         ▌
  ▌#   gray5, gray4, gray3, gray2, gray1, white   ▌
  ▌# The following gray levels are available:     ▌
  ▌#   0.0 (black) ... 1.0 (white)                ▌
  ▌# The following width values are available:    ▌
  ▌#   Values > 0.0                               ▌
  ▌#         ----------- Line ---------           ▌
  ▌#         Style   Color   Gray Width           ▌
  ▌TRAC A                                         ▌
  ▌Scan1:    ______  blue    0.1  1.0             ▌
  ▌Scan2:    ______  blue    0.2  1.0             ▌
  ▌   :                                           ▌
  ▌Scan17:   ______  blue    0.3  1.0             ▌
  ▌                                               ▌
  ▌TRAC B                                         ▌
  ▌Scan1:    ------  magenta 0.1  1.0             ▌
  ▌Scan2:    ______  magenta 0.2  1.0             ▌
  ▌   :                                           ▌
  ▌Scan17:   ______  magenta 0.3  1.0             ▌
  ▌                                               ▌
  ▌LIMIT LINE                                     ▌
  ▌Upper:    ......  red     0.4  1.0             ▌
  ▌Lower:    ......  red     0.4  1.0             ▌
  ▌                                               ▌
  ▌GRID Y                                         ▌
  ▌Priority low:    ______  gray5   0.4  0.3      ▌
  ▌Priority medium: ______  gray6   0.4  0.3      ▌
  ▌Priority high:   ______  gray7   0.4  0.3      ▌
  ▌                                               ▌
  ▌GRID X                                         ▌
  ▌Priority low:    ______  gray2   0.4  0.3      ▌
  ▌Priority medium: ______  gray3   0.4  0.3      ▌
  ▌Priority high:   ______  gray4   0.4  0.3      ▌
  +-----------------------------------------------+

Am Zeilenanfang stehen Schlüsselworte, die das
Programm für die Suche nach den Parametern Style, Color,
Gray und Width benötigt. Die Parameter müssen in der Zeile
des Schlüsselwortes stehen und durch mindestens ein Blank
voneinander getrennt sein. 
Es müssen nur die Zeilen vorhanden sein, die auch tat-
sächlich bei Erstellung des PostScript-Formates benötigt
werden. Fehlerhafte oder fehlende Einträge werden während 
des Zugriffes auf dieses File erkannt und am UPL-Bildschirm 
als Fehlermeldung angezeigt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.87
TITEL: Übersicht Protokoll Einstellung

Der erzeugte Datenstrom auf digitalen Ausgängen kann
mit den folgenden Einstellungen verändert werden:

  @137[Validity]:    Einstellung Validity-Bit
  @144[Ch Stat. L]:  Mode der Channelstatusdaten links
  @145[Filename]:    Datei mit Channelstatusdaten für links
  @151[Ch Stat. R]:  Mode der Channelstatusdaten rechts
  @152[Filename]:    Datei mit Channelstatusdaten für rechts
  @159[User Mode]:   Mode der Userdaten
  @160[Filename]:    Datei, die die User-Daten definiert
  @166[Panelname]:   Datei, die das Protokoll-Panel definiert

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @57[BAL (XLR)]   @58[UNBAL (BNC)]   @59[OPTICAL]
@801[Protokollauswertung]

.88
TITEL: über die Eingangsauswahl

Drücken von @10[SHOW-IO] oder "Alt I" zeigt eine Ansicht des
UPL mit den jeweils gewählten Eingängen (und Ausgängen).

Der UPL kann sowohl als analoger als auch als digitaler
Analysator arbeiten.

- ANALOG:           Einstellung:
  @425[Analysator]  ANLG 22kHz, ANLG 110kHz
  @433[Ch1 Input]   benutzter Anschluß
  @473[Ch2 Input]   benutzter Anschluß

- DIGITAL:
  @425[Analysator]  DIGITAL
  @433[Input]       benutzter Eingang


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @89[Ausgänge]   @93[ANALYZER-Panel]   @801[Protokoll Analyse]

.89
TITEL: über die Ausgangsauswahl

Drücken von @10 [SHOW-IO] oder "Alt I" zeigt eine Ansicht des
UPL mit den jeweils gewählten Ausgängen (und Eingängen).

Der @1[UPL] kann sowohl als analoger als auch als digitaler
Generator arbeiten.

- Um einen Analogausgang zu benutzen, muß der @102[GENERATOR]
  auf ANALOG eingestellt sein.
  Weitere Einstellungen:
  - @106[Channel(s)]: gewählter Ausgangskanal
  - @107[Output]:     gewählte Ausgangsbuchse
  - @128[Impedance]:  Ausgangswiderstand
  - @133[Max Volt]:   Maximale Ausgangsspannung
  - @134[Ref Freq]:   Referenzfrequenz für Generator
  - @135[Ref Volt]:   Referenzpegel für Generator

- Um einem Digitalausgang zu benutzen, muß der @102[GENERATOR]
  auf DIGITAL eingestellt sein. Der Generator kann sowohl
  als "normaler" Audio Generator als auch als Testgenerator
  für Jitter-, Phasen- oder Commonmode-Messungen verwendet
  werden. Dies wird mit der Einstellung von @103[Src Mode]
  gewählt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @88[Eingänge]  @92[GENERATOR-Panel]  @87[Protokoll Definition]
@564[Mithörausgang]

.90
TITEL: über das GRAPH-Panel

Das GRAPH-Panel ist ein Fenster, in dem Meßergebnisse
graphisch (oder @801[Protokollinformation] bei AES/EBU) darge-
stellt werden. Es gibt mehrere Darstellungsformen,
die mit dem Befehl @791[OPERATION] im @91[DISPLAY-Panel]
ausgewählt werden.

Durch Drücken von GRAPH oder "Alt R" kommt man ins Panel.

Wenn sich der UPL im GRAPH-Panel befindet, kann durch
Betätigen der o.g. Tasten die normale 3-Panel-Darstellung
wieder aufgerufen werden.

Die Festlegung, WAS dargestellt wird, und welche Einheiten
verwendet werden, wird im @91[DISPLAY-Panel] gemacht.

Die Größe des GRAPH-Panel ist durch Drücken von @11[o <--> O]
wählbar:
  normal:     so groß wie 2 normale Panels; die Anzeige
              erfolgt gleichzeitig mit dem normalen Ergeb-
              nisfenster und einem frei wählbarem weiteren
              Panel oder dem @97[Statuspanel].
  expandiert: ganzer Schirm, es ist kein weiteres Panel
              dargestellt.

Innerhalb des Graph-Panel erfolgt die Bedienung mit
@71[Softkeys] bzw. den zugeordneten Funktionstasten.
Cursortasten dienen nicht zur Anwahl von Befehlen, sondern
zum Bewegen der Cursor.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @2[alle Panels]    @91[DISPLAY-Panel]   @71[Softkey-Bedienung]

.91
TITEL: Über das DISPLAY-Panel

In diesem Panel werden alle Parameter für die graphische
Darstellung eingestellt, d.h. es wird festgelegt WAS und
WIE es dargestellt wird.

Durch Drücken von DISPLAY oder "Alt D" kommt man ins Panel.

zugehörige Einstellungen:
 - @791[OPERATION]:     Darstellart (SPECTRUM, @801[PROTOCOL], ..)
 - @807[Mode]:          Betriebsart
 - @809[User Label]:    Einstellung 'freier' Beschriftung
 - @810[TRACE A]:       Inhalt der Kurve A
 - @838[TRACE B]:       Inhalt der Kurve B
 - @876[X-Scale]:       Definition der X-Achse
 - @881[LIMIT]:         Grenzwertkurven
 - @899[Comment]:       Kommentartext

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @2[alle Panel]

.92
TITEL: über das GENERATOR-Panel

In diesem Panel wird der @89[benutzte Ausgang] und die
@262[erzeugte Kurvenform] eingestellt.

Durch Drücken von GEN oder von "Alt G" kommt man ins Panel.

zugehörige Einstellungen:
 - @102[GENERATOR]:  Typ des Generators
 - @106[Channel]:    benutzter Kanal (1,2)
 - @107[Output]:     benutzter Ausgang
 - @87[PROTOCOL]:   Zusatzdaten bei @57[BAL (XLR)]
 - @262[FUNCTION]:   Signal
 - @301[SWEEP CTRL]: Betriebsart SWEEP

Der Zustand des Generators wird im @7[Gerätestatus] in der
rechten oberen Bildschirmecke angezeigt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @2[alle Panel]  @89[Ausgänge]  @98[√]  @99[Einheiten]

.93
TITEL: über das ANALYZER-Panel

In diesem Panel wird der benutzte @88[Eingang] und die
auszuführende @528[Meßfunktion] eingestellt.

Durch Drücken von ANLR oder "Alt A" kommt man ins Panel.

zugehörige Einstellungen:
 -@425[ANALYZER]:     Wahl des Analysatortyps
 -@478[START COND]:   Wahl der Betriebsart des Analysators
 -@503[FREQ/PHAS]:    Wahl der Frequenz- oder Phasenmessung
 -@494[INPUT]:        Kontrollanzeige der Wandleraussteuerung
 -@526[MONITOR]:      Zuschalten des Mithörausganges (nur analog)
 -@528[FUNCTION]:     Wahl der Meßfunktion
 -@79[Settling]:     Filter für Triggerung und Messung
 -@564[Speaker]:      Mithörausgang

Hinweise:
 -@35[Auto Range]:   Automatische Bereichswahl
 -@34[Input Peak]:   Meßverfahren, Anzeige

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @2[alle Panel]  @98[√]  @88[Eingänge]  @99[Einheiten]

.94
TITEL: über das FILTER-Panel

FILTER ist ein Panel, um Filter zu definieren, die dann
im @93[ANALYZER] verwendet werden.

Durch Drücken von FILTER oder "Alt T" kommt man in das
FILTER-Panel.

enthaltene Einstellungen:
 - @617[Filter Type]  wählt die Art des Filters
 - @619[Passband]     stellt die Durchlaßeckfrequenz
               bei Hoch- und Tiefpaß ein.
 - @620[Passbd upp] und @621[Passbd low] stellen die
               Durchlaßeckfrequenzen bei Bandfiltern ein.
 - @622[Center]       stellt die Mittenfrequenz bei
               Oktav, Terz und Notch ein.

zusätzliche Information über entworfene Filter steht in:
 - @626[stopbd upp]  oberer Sperrbereich
 - @635[shortname]   Kurzname, der im Analysator-Panel
               erscheint.

Sollte ein vorgegebener Filtertyp nicht passen, kann mit
der Wahl von FILE-DEF ein beliebiges Filter angegeben
werden.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @2[alle Panels]  @93[ANALYZER-Panel]  @32[Filterentwurf]

.95
TITEL: über das FILE-Panel

Das File Panel kann mit der Taste FILE oder Alt+F aktiviert
werden.

Das File Panel bietet folgende Dienste an:
    @932[Setup laden]
    @941[Setup speichern]
    @956[Trace speichern]
    @968[Dateien löschen]
    @974[Arbeitsverzeichnis festlegen]
    @980[Dateien kopieren]



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @2 [alle Panel]   @8[DOS]   @9[Dateinamen]

.96
TITEL: über das OPTIONS-Panel

Im OPTIONS-Panel werden zusätzliche Einstellungen vorge-
nommen, die nicht zum direkten Meßablauf oder zum Generator
gehören.

Durch Drücken von OPTION oder "Alt-O" kommt man ins Panel.

enthaltene Einstellungen:
- @996[IEC-Bus Adresse]
- @997[Exec Macro]        startet Makro (B10-BASIC-Programm)
                    (nur bei installierter Option UPL-B10)
- @157[Digital audio interface]
                    (nur im @162[UPL16])
- @1017[Drucker und Plotter]
    @1019[Copy]            WAS wird gedruckt (bei Plotter)
    @1031[Plot on]         benutzte Schnittstelle (bei Plotter)
- @1053[Extrn Disp]        Bildschirmeinstellungen, Farbe
- @1056[Read. Prec]        Stellenzahl
- @1081[Language]          Sprache der Hilfe
- @1095[Switcher]          Ansteuerung ext. Meßstellenumschalter
- @1105[CALIBRATE]         Kalibrierung des Analoganalysators
- @1111[Service-Passwort]  Zugriff auf interne Einstellungen

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @2[alle Panel]   @8[DOS]

.97
TITEL: über das STATUS-Panel

Im diesem Panel befinden alle durch das Zeichen "√"
angewählten Einstellungen der anderen Panels.

Durch Drücken der STATUS-Taste oder von "Alt S" kommt
man in das STATUS-Panel.

Das STATUS-Panel ist nur zusammen mit dem kleinen
@90[GRAPH-Panel] anwählbar. Nur die durch @98 [√] angewählten
Einstellungen der anderen Panels (@92 [GENERATOR],
@93 [ANALYZER], @94 [FILTER], @91 [DISPLAY], @95 [FILE],
@96 [OPTIONS]) erscheinen im Panel.

Durch das STATUS-Panel besteht die Möglichkeit, gleich-
zeitig Einstellungen vorzunehmen und die Meßergebnisse
graphisch anzeigen zu lassen.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @2 [alle Panels]

.98
TITEL: über das √

Einstellungen, die mit √ gekennzeichnet sind, erscheinen
im @97[STATUS-Panel].

Kennzeichnen: Den Cursor oder die Maus auf dem freien Platz
           vor der entsprechenden Einstellung positionieren
           (mit den Tasten "->|" = TAB oder "|<-" = Shift
           TAB) und dann SELECT oder die Leertaste auf der
           externen Tastatur drücken.

Entfernen: Den Cursor auf √ vor der entsprechenden Ein-
           stellung positionieren und dann SELECT oder
           die Leertaste auf der externen Tastatur drük-
           ken.


weiter Hilfe über:
@1[UPL]   @2 [alle Panel]

.99
TITEL: über Einheiten

Im UPL können Meßergebnisse und Einstellungen in verschie-
densten Einheiten dargestellt werden, die automatisch
ineinander umgerechnet werden:

 - @80 [Frequenzeinheiten]
 - @84 [Einheiten (Phase)]
 - @81 [analoge Einheiten (Pegel)]
 - @82 [digitale Einheiten (Pegel)]
 - @83 [Einheiten (Verhältnis, dB, %%)]
 - @85 [Interface Einheiten (UI, ...)]
 - @809 [User Label]   ('freie' Beschriftung in der Graphik)



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @2 [alle Panels]   @4[TASTEN]    @1056[Stellenzahl]

.!---------------------------------------------------------
.! Ab hier beginnen die panelbezogenen Eintragungen.
.! Die Numerierung der Informationsblöcke hat einen Offset
.! von 100.
.! @100-@101: reserviert.
.102
TITEL: GENERATOR-Befehl: GN_IN_SL

GENERATOR wählt die Art des zu benutzenden Generators aus.

Auswahl aus: ANALOG,  DIGITAL

Beschreibung:
    ANALOG:      Ausgabe auf den analogen XLR Anschluß
                 (XLR, für BNC ist ein Adapter zu benutzen),
                 Abtastrate ist 48 kHz,
                 alle @262[Kurvenformen] sind möglich.
    DIGITAL:     Ausgabe auf den digitalen Anschlüssen
                 - UPL mit Option UPL-B2 oder UPL-B29:
                   @57[BAL (XLR)], @58[UNBAL (BNC)], @59[OPTICAL]
                   or @60[INTERN]) auf Frontpanel;
                   @112[Abtastrate] und @121[Audiobits]
                   wählbar,
                 - @162[UPL16]: @157[DAI interface] auf Rückseite,
                   8 kHz @112[Abtastrate] und 13 @121[Audiobits];
                 alle @262[Kurvenformen] sind möglich.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @89[Ausgänge]   @262[Kurvenformen]

.103
TITEL: Generator Befehl SR_DI_FD

Src Mode stellt ein, wozu die erzeugten Generatordaten
verwendet werden.

Auswahl aus: AUDIO DATA, JITTER, PHASE, COMMON MODE

Beschreibung:
    AUDIO DATA:   Der Generator steuert den Audio-Inhalt
                  des Ausgangs.
    JITTER:       Der Generator steuert den Jittermodu-
                  lator auf der digitalen Schnittstelle
                  an.
    PHASE:        Die Phase zwischen Ausgang und Referenz
                  ist einstellbar. Dabei wird die @153[PLL]
                  verwendet und ist nicht mehr für den
                  Analysator verfügbar.
    COMMON MODE:  Der Generator steuert die Gleichtakt-
                  spannung des digitalen Ausgangs an.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]   @154[Reclocking]

.104
TITEL: Generator Befehl SR_CO_SM

Nur @162[UPL16]; Ein-/Ausschalten einer Codierungssimulation
für dem Generatorausgang.

Auswahl aus: PCM LINEAR, A-LAW SIMUL

Beschreibung:
  PCM LINEAR:  Keine Codierungssimulation;
               Signal wird mit 13 Bit PCM linear kodiert.
  A-LAW SIMUL: Das Generatorsignal wird durch eine A-law-
               Coder-/Dekoderstrecke geführt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]   @427[Coding Analysator]   @157[DAI]

.105
TITEL: Generator Befehl SR_DI_SD

PhaseToRef ermöglicht bei gewählter @111[externer Synchronisation]
die Einstellung eines Phasenoffsets.

Auswahl aus:  Wertangabe in UI (=Unit Interval)

Beschreibung:
    Einstellbereich:
    ±64 UI = ±180° Phase des Wordclocks

Hinweis:
    128 UI = 64 Bits   (32 Bits je Audiosample)
           = 2 Samples (rinks und rechts)
           = 1 Frame
           = 1/@112[Abtastrate]

weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.106
TITEL: Generator Befehl OP_STAT

Channel(s): stellt den momentanen Ausgangskanal ein.

Auswahl aus:  je nach gewählten @107[Ausgang] aus
              OFF, 1, 2, 2≡1, 2≡-1

Beschreibung:
    OFF:    keine Ausgabe
    1:      Ausgabe auf Kanal 1 (=links, X,Z bei AES/EBU)
    2:      Ausgabe auf Kanal 2 (=rechts, Y bei AES/EBU)
    2 ≡ 1:  Ausgabe auf beiden Kanälen
    2 ≡ -1: Kanal 2 ist negativ zu Kanal 1
            (digital, nicht erlaubt mit STEREO SINE)


weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.107
TITEL: GENERATOR-Befehl: OP_CONNC

Output stellt den verwendeten Ausgang ein.

Auswahl aus:   analog           digital
               UNBAL            @57[BAL], @58[UNBAL]
               BAL              @59[OPTICAL], @60[INTERN]

Beschreibung:
  analog:
    BAL:     XLR Stecker an der Frontplatte des @1[UPL],
             Das Signal ist symmetrisch zwischen Pin 2
             und 3.
    UNBAL:   XLR Stecker an der Frontplatte, der aktive
             Anschluß ist Pin 2, Pin 3 ist der Bezugspunkt
             (ohne Massebezug). Zusammen mit dem BNC-
             Adapter UPL-Z1 ergibt sich ein BNC-Ausgang.

             +-------+
             ▌       ▌
             1 °   ° 2     (von vorn gesehen)
             ▌   °   ▌
             +---3---+

  digital:
    BAL:        XLR Stecker an der Frontplatte des UPL
    UNBAL:      BNC Buchse an der Frontplatte des UPL
    OPTICAL:    TOSLINK Stecker

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.108
TITEL: Generator Befehl OU_DI_UF

Unbal Out legt fest, welches Signal auf der BNC-Buchse
an der Frontplatte ausgegeben wird.

Auswahl aus: AUDIO OUT, AUDIO IN

Beschreibung:
  AUDIO OUT: An der BNC-Buchse liegt das gleiche Signal
            wie an der XLR-Ausgangsbuchse an.
  AUDIO IN:  Das Eingangssignal wird intern durchge-
            schleift und an der BNC-Buchse wieder ausge-
            geben.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]   @154[Reclocking]

.109
TITEL: Generator Befehl OU_DI_CS

Cable Sim kann eine Leitungsnachbildung in den
Generatorausgang einschleifen.

Auswahl aus: OFF, LONG CABLE

Beschreibung:
 LONG CABLE:
    Die Leitungsnachbildung entspricht einem 100 m
    langem Kabel mit 110 Ohm Nennimpedanz und hat
    Tiefpaßverhalten. Der Pegel auf der Leitung und
    die Ausgangsimpedanz des digitalen Ausgangs bleiben
    unverändert.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.110
TITEL: Generator Befehl SR_DI_SS

Gen Sync wählt die Taktquelle des Generators.

Auswahl aus: GEN CLK, AUDIO IN, SYNC IN, REF IN

Beschreibung:
  GEN CLK:   Der Takt wird vom @1[UPL] selbst erzeugt.
             Wählbar sind hierbei: 32, 44.1 oder 48kHz
             sowie variabel von 27kHz bis 55kHz (UPL-B2)
             bzw. 35kHz bis 106kHz (UPL-B29).
  AUDIO IN:  Der Generatortakt wird vom Analysator-
             eingang übernommen.
  SYNC IN:   Der Generatortakt von der BNC-Buchse an der
             Geräterückwand gesteuert. Das Taktverhältnis
             ist mit dem Befehl @111[Sync Mode] gesteuert.
  REF IN:    Der Generatortakt wird vom Referenzeingang
             an der Geräterückwand übernommen.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.111
TITEL: Generator Befehl SR_DI_SM

Sync To stellt die Art der Taktquelle bei Wahl @110[Gen Sync]
von auf SYNC IN ein.

Auswahl aus: VIDEO 50, VIDEO 60, WORD CLK, WRD CLK INV,
             1024kHz

Beschreibung:
  VIDEO 50:    Die Generatorabtastraten 32kHz, 44.1kHz und
               48kHz werden auf die Videowiederholrate von
               50Hz synchronisiert.
  VIDEO 60:    dito, jedoch für 60Hz (NTSC).
  WORD CLK:    Der Generator wird direkt auf den anliegenden
               Wordclock synchronisiert. @153[PLL].
  WRD CLK INV: dito, jedoch wird der invertierte Eingang zur
               Synchronisation verwendet.
  1024kHz:     Synchronisation auf einen "Haustakt", z.B. bei
               DAB

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @153[PLL]

.112
TITEL: Generator-Befehl: OP_SM_FR

Sample Frq bestimmt die Abtastrate des Generators.

Auswahl aus:
  UPL:     44.1 kHz, 48 kHz, VALUE;
  UPL-B2 : zusätzlich 32 kHz;
  UPL-B29: zusätzlich 88.2kHz and 96 kHz;
  @162[UPL16]:   8 kHz

Beschreibung:
  8 kHz:
     @162[UPL16] (nur Anzeige): Das GSM-DAI arbeitet
     mit einer festen Abtastrate von 8 kHz.
  32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2kHz, 96 kHz:
     fest eingestellte interne Abtastrate,
     Genauigkeit < 50 ppm.
  VALUE:
     Frei einstellbare Taktrate mit Hilfe eines
     einstellbarem Oszillators.

Beim analogen Generatoren ist die Abtastrate 48kHz.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.113
TITEL: Generator-Befehl: OP_SMFVL

Value erlaubt die Eingabe eines Wertes für die @112[Abtastrate].

Auswahl aus:  Frequenzangabe in Hz

Beschreibung: Bei Einstellung der Abtastrate auf EXTERN
    oder SYNCHRON muß hier die angelegte Abtastrate genau
    eingegeben werden, da die angegebene Frequenz als
    Bezugswert zur Berechnung der auszugebenden Fre-
    quenzen verwendet wird.

    Diese darf die maximal zulässige Abtastrate des ver-
    wendeten Generators um nicht mehr als 5%% über-
    schreiten, da sonst die Signalberechnungsroutine
    nicht mehr "mitkommen". @7[Statusmeldung]: OVERRUN!


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @89[Ausgänge]   @804[AES/EBU Taktratenmessung]

.114
TITEL: Generator Befehl: OP_OV_SM

nur UPD



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @89[Ausgänge]

.115
TITEL: Generator Befehl OU_DI_SF

Sync Out legt das Signal fest, das auf der BNC-Buchse
an der Rückwand zu Synchronisationszwecken ausgegeben
wird.

Auswahl aus:  AUDIO IN, REF IN, SYNC PLL, GEN CLK

Beschreibung:
  AUDIO IN:  Der Audioeingang wird wieder ausgegeben,
             ohne Taktaufbereitung
  REF IN:    dito, jedoch Referenzeingang
  SYNC PLL:  Der Audioeingang wird wieder ausgegeben,
             der Takt ist mit der internen @153[PLL]
             aufbereitet.
  GEN CLK:   Der interne Generatortakt wird ausgegeben.

Mit der Einstellung @116[Type] wird festgelegt, ob
Wordclock oder Bitclock ausgegeben wird.
  
weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @154[Reclocking]

.116
TITEL: Generator Befehl OU_DI_ST

Type legt die Signalart am @115[Sync Output] fest.

Auswahl aus:  WORD CLK, BIPHASE CLK

Beschreibung:
  WORD CLK:     Sync hat die @112[Abtastfrequenz].
  BIPHASE CLK:  Sync hat die 128-fache Frequenz der
                Abtastfrequenz.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.117
TITEL: Generator Befehl OU_DI_RF

Ref Out legt das Signal fest, das auf der Ref-Out Buchse
ausgegeben wird.

Auswahl aus: AUDIO IN, AUDIO OUT, AUD IN RCLK, REF GEN

Beschreibung:
  AUDIO IN:    Der Eingang wird durchgeschleift.
  AUDIO OUT:   Es wird das gleiche Signal wie an der Front-
               platte ausgegeben.
  AUD IN RCLK: Das Eingangsignal wird wieder ausgegeben,
               der Takt wird jedoch mit dem eingebauten
               Taktfilter (@153[PLL]) aufbereitet. ("entjittert");
  REF GEN:     Ausgang des Referenzgenerator
               (Damit wird bei Ausgabe mit Phase der Bezug
               definiert).

weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.118
TITEL: Generator Befehl SR_DI_RD

Data legt den (Audio-)Inhalt des @117[Referenzausgangs] fest. 

Auswahl aus: ALL ZERO, ALL ONE

Beschreibung:
  ALL ZERO:  Alle Datenbits und die Zusatzbits (C,U,V)
             sind 0;
  ALL ONE:   Alle Datenbits und die Zusatzbits (C,U,V)
             sind 1;




weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.119
TITEL: Generator-Befehl: OP_WR_LN

Wordlength stellt die Anzahl der Datenbits je Sample ein.

Auswahl aus:  8, 16, 24, 32

Beschreibung:
    Hier werden die gesamten Bits je Sample eingestellt,
    mit der Einstellung @121[Audiobits] werden die jeweils
    gültig gerundeten Bits eingestellt.
    Die Wertigkeit der Bits wird durch die Angabe von
    @120[Wordoffset] bestimmt.
    Aus der @112[Abtastrate], der Angabe, ob zweikanalig gemulti-
    plext übertragen wird, und aus der Wordlength errechnet
    sich die Bitrate (wird angezeigt).

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @89[Ausgänge]   @53[SERIAL]

.120
TITEL: Generator-Befehl: OP_WR_OF

Wordoffset: UPD only












weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @89[Ausgänge]   @53[SERIAL]

.121
TITEL: Generator-Befehl: OP_AD_BT

Audio Bits gibt die Anzahl der benutzten Bits bei allen
digitalen Schnittstellen an.

Auswahl aus: 8 ... 24
             @162[UPL16]: feste Wortbreite des GSM-DAI von 13 Bit.

Beschreibung:
    Es werden die angegebene Anzahl Audiobits in den Daten-
    strom eingesetzt, wobei der jeweilige Audiosample auf
    die angegebene Bitzahl gerundet und dann mit 0 aufge-
    füllt wird.



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @89[Ausgänge]   @82[Einheiten]

.122
TITEL: Generator-Befehl: OP_WR_SL

Wordsel Ch1 legt fest, durch welchen Pegel auf der
LRSELECT-Leitung der Kanal 1 gekennzeichnet ist.

Auswahl aus:  HIGH oder LOW

Beschreibung:
    Diese Auswahl ist nur bei @54[SERIAL-MUX] und @56[PARALLEL-MUX]
    möglich.

    HIGH:   Kanal 1 wird bei High-Pegel ausgegeben.
    LOW:    Kanal 1 wird bei Low-Pegel ausgegeben.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @89[Ausgänge]

.123
TITEL: Generator-Befehl: OP_WR_CL

Word Clock stellt die Flanke ein, mit der die Ausgangsdaten
ausgegeben werden. Der Bezug vom Wordclock zum Bitclock ist
identisch wie der derjenige der Daten.

Auswahl aus:  RISING oder FALLING

Beschreibung: RISING:  Daten werden mit steigender Flanke
                       ausgegeben.
              FALLING: Daten werden mit fallender Flanke
                       ausgegeben.

Hinweis: - Bei Problemen in der Übertragung kann ein
           Wechsel der Flanke Abhilfe bringen.
         - Die Daten müssen unbedingt MSB-justiert ange-
           schlossen werden!

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @89[Ausgänge]   @53[SERIAL]

.124
TITEL: Generator-Befehl: OP_BT_CL

Bitclock stellt die Polarität ein, mit der Ausgangsdaten
von @92[Generator] ausgegeben werden.

Auswahl aus:  RISING, FALLING

Beschreibung: RISING:  Daten werden mit steigender Flanke
                       ausgegeben.
              FALLING: Daten werden mit fallender Flanke
                       ausgegeben.

    Daten:        +-----+           +-----------+     +-
              ----+     +-----------+           +-----+
    Clock:        +--+  +--+  +--+  +--+  +--+  +--+  +-
        RISING:  -+  +--+  +--+  +--+  +--+  +--+  +--+
                 -+  +--+  +--+  +--+  +--+  +--+  +--+
        FALLING:  +--+  +--+  +--+  +--+  +--+  +--+  +-

Hinweis: - Bei Problemen in der Übertragung kann ein
           Wechsel der Flanke Abhilfe bringen.
         - Mit der Einstellung der @112[Abtastrate] auf
           EXTERN kann der UPL synchron zu externen
           Bitclock betrieben werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @89[Ausgänge]   @53[SERIAL]

.125
TITEL: Generator-Befehl: OP_BT_FR

Freq Bitclk zeigt den Bittakt an der Schnittstelle an.

Auswahl aus:  nur Anzeige

Beschreibung: Die sich ergebende Bitrate bei
    @53[SERIAL] und @54[SERIAL MUX].







weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @89[Ausgänge]   @53[SERIAL]

.126
TITEL: Generator-Befehl: OP_DT_FT

Data Format ...

Auswahl aus:

Beschreibung:
    nicht freigegeben!







weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @89[Ausgänge]

.127
TITEL: Generator-Befehl: OP_BIT

Bit Order gibt die zeitliche Reihenfolge der Datenbits an.

Auswahl aus:  MSB FIRST, LSB FIRST

Beschreibung:
    MSB FIRST:  Bei einer Datenübertragung kommt das
                höherwertige Bit zeitlich vor dem
                niederwertigen.
    LSB FIRST:  Bei einer Datenübertragung kommt das
                höherwertige Bit zeitlich nach dem
                niederwertigen.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @89[Ausgänge]   @53[SERIAL]

.128
TITEL: Generator-Befehl: OP_IMPED

Impedance stellt den Innenwiderstand des @92[Generators] ein.

Auswahl aus:  bei UNBAL:  5Ω
              bei BAL:   10Ω, 200Ω, 600Ω

Beschreibung:
    Der hier angegebene Wert ist der Innenwiderstand.

Hinweis:
    Der Referenzwiderstand bei dBm ist 600Ω.
    (0dBm = 1mW bei 600Ω, der Generatorinnenwiderstand
    wird berücksichtigt; d.h. die Leerlaufspannung wird
    so eingestellt, daß sich der gewünschte Pegel bei
    der mit 600Ω angenommenen Last ergibt.)

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.129
TITEL: GENERATOR-Befehl: OP_LOW

Common:   Erdung des Generators

Auswahl aus:  GROUND, FLOAT

Beschreibung:
    GROUND:  Der Generator ist intern mit Schutzerde ver-
             bunden.
    FLOAT:   Der Generator hat intern keine Verbindung
             zur Schutzerde.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.130
TITEL: Generator-Befehl: OP_LEVEL

Unbal Vpp stellt den Ausgangspegel des @58[UNBAL (BNC)]-
Ausgangs ein.

Auswahl aus:  Pegelangabe in Volt

Beschreibung:
    Der Pegel wird als Spitze-Spitzewert angegeben. Die
    Ausgangsimpedanz beträgt 75Ω. Der angegebene Pegel 
    gilt bei Abschluß mit der Nennimpedanz; 
    bei Leerlauf ist die Spannung doppelt so hoch.

Hinweis: 
    Die Spannung am @57[BAL (XLR)]-Ausgang ist um den
    Faktor 4 höher als der hier eingestellte Wert.
    
weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @57[BAL (XLR)]   @58[UNBAL (BNC)]

.131
TITEL: Generator Befehl OP_SL_UB

Bal Vpp stellt den Ausgangspegel des @57[BAL (XLR)]-
Ausgangs ein.

Auswahl aus:  Pegelangabe in Volt

Beschreibung:
    Der Pegel wird als Spitze-Spitzewert angegeben. Die
    Ausgangsimpedanz beträgt 110Ω. Der angegebene Pegel 
    gilt bei Abschluß mit der Nennimpedanz; 
    bei Leerlauf ist die Spannung doppelt so hoch.

Hinweis: 
    Die Spannung am @58[UNBAL (BNC)]-Ausgang ist um den
    Faktor 4 niedriger als der hier eingestellte Wert.
    
weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @57[BAL (XLR)]   @58[UNBAL (BNC)]

.132
TITEL: Generator-Befehl: SR_VLRNG

Volt Rang legt fest, wie der Ausgangsverstärker
des @92[Generators] eingestellt werden.

Auswahl aus:  AUTO oder FIX:

Beschreibung:
    AUTO:   Die internen Signalwege sind voll ausgesteuert,
        die Ausgangsspannung wird mit Hilfe des Ausgangs-
        verstärkers eingestellt. Dadurch ergeben sich beste
        Rausch- und THD-Werte.
    FIX:    Der Ausgangsverstärker wird auf die angegebene
        @133[Maximalspannung] eingestellt. Die tatsächliche
        Ausgangsspannung wird durch kleinere Digitalwerte
        auf dem D/A-Wandler erreicht. Damit sind schnelle
        Pegeländerungen möglich.

Hinweis: Diese Einstellung wird bei Benutzung der Option
    Low Distortion Generator ignoriert.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]   @99[Einheiten]

.133
TITEL: Generator-Befehl: SR_VL_MX

Max Volt:   Maximale Ausgangsspannung des Generators

Auswahl aus:  Pegelangabe in V oder FS.

Beschreibung:
    Bei den @262[GENERATOR Kurvenformen] sind keine größeren
    Pegel als der hier eingestellte Pegel möglich.

    Damit kann verhindert werden, daß unabsichtlich ein
    zu großer Pegel eingestellt wird.



weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]   @99[Einheiten]

.134
TITEL: GENERATOR-Befehl: OP_RF_FR

Ref Freq: Einstellung der Referenzfrequenz des Generators

Auswahl aus:  beliebige Zahl als Frequenzeingabe

Beschreibung:
    Die bei Ref Freq angegebene Frequenz wird als Bezugs-
    wert für relative Frequenzeingaben (z.B. in 1/3 Oktaven
    (=Terzen) oder in Oktaven) verwendet. Dieser Wert wird
    automatisch als Referenzwert für die X-Achse der
    grafischen Darstellung übernommen, sofern ein Generator-
    Sweep aktiv ist, für die X-Achse eine referenzbezogene
    Einheit eingestellt ist und die Skalierung der X-Achse
    im DISPLAY-Panel auf AUTO steht.


    Beispiel: Referenzfrequenz:               1000 Hz
              Frequenzangabe bei Sinus:       1 Octave
              sich ergebende Ausgabefrequenz: 2000 Hz

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]    @80[Frequenzeinheiten]

.135
TITEL: Generator-Befehl: OP_RF_VL

Ref Volt:   Referenzpegel für Generator

Auswahl aus:  Pegelangabe

Beschreibung:
    relative Pegeleinstellungen werden bezogen auf den hier
    eingestellten Wert vorgenommen.






weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]   @99[Einheiten]

.!--- AES Generatorbefehle
.! 
.136
TITEL: Generator Protokoll: PR_PR_TI

Der Protocol-Abschnitt definiert die zusätzlichen
Bits, die dem Audio-Datenstrom hinzugefügt werden.

Auswahl aus:   ENHANCED, STATIC oder OFF

Beschreibung:
    ENHANCED:  Die Zusatzbits werden mit den
          @87[folgenden Einstellungen] festgelegt. Damit
          jedoch die (CRC- und/oder Timecode-) Bits
          dynamisch verändert werden können, ist es
          erforderlich, daß der Analysator die Meßfunktion
          PROTOCOL ausführt. Nur dann können unterschied-
          liche Daten für linke und rechte Seite und Local
          Time Code erzeugt werden. Der Local Time Code
          wird ab Generatorstart automatisch hochgezählt.

    STATIC:  Die Zusatzbits werden mit den
          @87[folgenden Einstellungen] festgelegt. Es sind
          jedoch nur statische Einstellungen zulässig;
          Beide Seiten erhalten die gleichen Daten.
          (Nur noch Einstellungen ZERO, FILE und BINARY sind
          erlaubt; PANEL nur dann, wenn die Option 'Digital
          Audio Protocol' installiert ist).

    OFF:  Die Einstellungen bleiben wirksam, werden
          jedoch nicht mehr dargestellt. Dadurch wird das
          Generator Panel kürzer.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @57[BAL (XLR)]   @58[UNBAL (BNC)]   @59[OPTICAL]
@801[Protokollauswertung]

.137
TITEL: GENERATOR-Befehl: OP_VALID

Validity stellt die Gültigkeitskennung innerhalb des
AES/EBU Datenstromes ein (bei allen digital Signalen).

Auswahl aus:  NONE, 1 & 2

Beschreibung:
    NONE:  Validity-Bit nie gesetzt
    1 & 2: Validity-Bit in beiden Kanälen gesetzt

Hinweis:
  - Validity true bedeutet eine 0 auf der jeweiligen Bit-
    position.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @87[Protokoll Übersicht]

.138
TITEL: Generator-Befehl: PR_PARIT

Parity legt fest, ob Parityfehler bei digitalen Signalen
erzeugt werden.

Auswahl aus:  TRUE, WITH ERR

Beschreibung:
    TRUE:       Alle Samples mit korrekter Parity
    WITH ERR:   Das Paritybit wird nicht eingestellt.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @87[Protokoll Übersicht]

.139
TITEL: Generator-Befehl: PR_PARTR

nur UPD.












weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @87[Protokoll Übersicht]   @138[Parity]

.140
TITEL: Generator-Befehl: PR_PARFA

nur UPD.












weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @87[Protokoll Übersicht]   @138[Parity]

.141
TITEL: Generator-Befehl: PR_PAROF

nur UPD.












weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @87[Protokoll Übersicht]   @138[Parity]

.142
TITEL: Generator-Befehl: PR_BBERR

nur UPD.












weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @87[Protokoll Übersicht]

.143
TITEL: Generator-Befehl: PR_SQERR

nur UPD.












weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @87[Protokoll Übersicht]

.144
TITEL: Generator-Befehl: PR_CHS_L

Ch Stat. L legt die Art der Erzeugung von Channel Status-
daten LINKS bei @57[BAL (XLR)], @58[UNBAL (BNC)], @59[OPTICAL] fest.

Auswahl aus:    ZERO,
                FILE+AES3,     PANEL+AES3,
                FILE+CRC,      PANEL+CRC,
                FILE,          PANEL,
                BINARY...

Beschreibung:
    ZERO:       Alle Channel Status Datenbits sind 0.
                Der verwendete Mode (z.B. AES,CRC,RAW)
                wird durch @151[Ch Stat. R]) bestimmt.
                Wenn CRC oder local timecode erzeugt wird,
                sind die entsprechenden Datenbits nicht 0.
    FILE+AES3:  UPL erzeugt selbst local timecode und CRC,
                restliche Channel Daten werden aus @145[Datei]
                genommen.
    PANEL+AES3: UPL erzeugt selbst local timecode und CRC,
                restliche Channel Daten werden mit durch
                @166[Datei] definiertem Panel eingestellt.
    FILE+CRC,
    PANEL+CRC:  wie AES3-..., jedoch local timecode wird
                nicht vom UPL erzeugt, sondern als fester
                Wert eingestellt.
    FILE,
    PANEL:      wie AES3-..., jedoch weder local timecode
                noch CRC werden vom UPL erzeugt.
    BINARY...:  Ein Menue erscheint, in dem alle 192
                Statusbits einzeln eingegeben werden können.
                Die Taste SELECT oder die Leertaste schaltet
                zwischen 0 und 1 um.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @87[Protokoll Übersicht]

.145
TITEL: Generator-Befehl: PR_FL_FL

Angabe einer Datei, die Channel Status Daten für LINKS
enthält.

Auswahl aus:   @9[Dateinamen], voreingestellter Dateityp: *.pgc

Beschreibung:
  - Durch das Schlüsselwort AES_CHAN_STAT oder
    AES_CHAN_STAT_BOTH wird der Beginn von Daten für beide
    Seiten angezeigt. Entsprechend zeigen
    AES_CHAN_STAT_RIGHT und AES_CHAN_STAT_LEFT den Beginn
    der Daten für eine Seite an.

    Hier werden nur die LINKEN Daten gelesen, die für
    rechts werden ignoriert!

    @146[Hinweise zum Dateiformat]

    Beispieldatei: R&S_AES3.PGC

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @87[Protokoll Übersicht]   @144[Ch Stat L]

.146
TITEL: Daten format für CHAN STAT file

In der Datei werden Werte mit folgender Zeile eingegeben:

  - Schlüsselwort BIT, gefolgt von einem Zielbereich und
    dem jeweiligen Wert.
    Beispiel:    BIT:12-15,   1
  - Falls die Generatorstatusdaten aus dem Analysator ge-
    nommen werden sollen, kann dies mit dem Schlüsselwort
    "TRACK" statt eines Wertes angegeben werden.
    Beispiel:    BIT:12-15,   TRACK
  - Die Uhrzeit des UPL kann mit dem Schlüsselwort "TIME"
    statt eines Wertes angegeben werden.
    Dabei wird die Uhrzeit mit der momentan gewählten
    @112[Abtastrate] multipliziert.
    Beispiel:    BIT:112-143, TIME

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @92[Generator-Panel]  @87[Protokoll Übersicht]  @145[Chan Stat File]

.147
TITEL: Arithm. Mittelwertbildung für Meßergebnisse

Bei den Settling-Einstellungen
@579[Fnct Settl], @514[Freq Settl] oder @519[Phas Settl] = AVERAGE
wird nach einem Neustart der Messung der erste Mittelwert
erst dann ausgegeben, wenn die durch "Samples" eingestelle
Anzahl von Meßwerten im Speicher vorliegen.
Danach wird mit jedem neuen Meßergebnis das jeweils älteste
Meßergebnis verdrängt, der Mittelwert berechnet und
ausgegeben.
In dieser Phase bewirkt eine sprunghafte Signaländerung
eine schleichende Änderung des Mittelwertes (Tiefpaßver-
halten), so daß nach einer Meßwertänderung die Auswirkung
auf die Mittelwertbildung beobachtet werden kann. Bleibt
dann der Meßwert stabil, dann ist nach spätestens "Samples"
Meßergebnissen auch der Mittelwert stabil.
Die Zahl der Meßergebnisausgaben auf den Bildschirm kann
unabhängig davon mit @1055[Reading Rate] reduziert werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @79[Settling]

.148
TITEL: Frame-Phase PHAS TO REF

  Messung der Phase zwischen dem gewählten Digitaleingang
  und dem Referenzeingang "REF IN" an der Geräterückseite.

  Die Messung erfolgt nicht als Meßfunktion, sondern als 
  Eingangs-Anzeige ("INPUT/PHAS"). Dazu ist 
  @426[Meas Mode]  = JITTER/PHASE und
  @494[INPUT/PHAS] = PHAS TO REF   
  einzustellen. 
  Vorteil: Die Anzeige der Phase erfolgt gleichzeitig 
    mit der Darstellung des Jitter-Meßwertes.

  @85[Wählbare Phase-Einheiten]:
	UI | %FRM | ºFRM | ns

weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.149
TITEL: Digitale Eingangsamplitude DIG INP AMP

  Messung der digitalen Eingangsamplitude.
  Die Messung erfolgt nicht als Meßfunktion, sondern als
  Eingangs-Anzeige ("INPUT DISP"). Dazu ist 
  @426[Meas Mode] = COMMON/INP" einzustellen
  Vorteil: Die Anzeige der Eingangsamplitude erfolgt
           gleichzeitig mit der Darstellung der Common-
           Meßfunktion.

  Wählbare Einheiten:
	V | dBV | dBu | dBm | W | *%V|  *V | V/Vr | %V/Vr | *%W 
	|*W	| P/Pr | %P | Pr | dB


weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.150
TITEL: Meßfunktion: DC

  Besonderheiten der analogen DC-Messung:
  Es können Gleichspannungen von 0 ... ±35 V 
  gemessen werden. Der Bezugspunkt der DC-Messung
  ist dann der Anschlußpunkt 3 der XLR-Buchsen. 
  Bei der DC-Messung werden nicht alle Bereich benutzt. Es
  wird automatisch jeweils der nächsthöhere benutzbare 
  Bereich eingestellt:
  Für DC benutzbare Bereiche: 
    100mV, 300mV, 1V, 3V, 10V, 30V, 100V
  
  Wird bei einer DC-Messung durch eine eventuell überlagerte 
  Wechselspannung der Meßzweig übersteuert, dann wird 
  automatisch ein unempfindlicherer Meßbereich eingestellt, 
  verbunden mit einer geringeren Meßgenauigkeit.

  Meas Time ist ganzzahliges Vielfaches der Signalperiode:
   Integrationseffekt. Der Wechselspannungsanteil geht 
   nicht in das DC-Meßergebnis ein. Ruhige Anzeige!

  Meas Time größer, aber kein ganzzahliges Vielfaches der 
  Signalperiode:
   Wie oben, aber in der Anzeige treten Schwebungseffekte auf.

  Meas Time kleiner als Signalperiode:
   Kein Integrationseffekt. Der Wechselspannungsanteil geht 
   in das DC-Meßergebnis ein. Das DC-Meßergebnis folgt dem 
   Verlauf der Wechselspannung.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.151
TITEL: Generator-Befehl: PR_CHS_R

Ch Stat. R legt die Art der Erzeugung von Channel
Statusdaten RECHTS fest.

Auswahl aus:    ZERO,       EQUAL L,
                FILE+AES3,  PANEL+AES3,
                FILE+CRC,   PANEL+CRC,
                FILE,       PANEL

Beschreibung:
    Diese Einstellung ist von @144[Ch Stat. R] abhängig.
    Wenn L per @166[Panel] definiert ist, dann kann R nur noch
    per File definiert werden. Die Betriebsart (AES3, CRC,
    RAW) muss in beiden Kanälen gleich sein.

    ZERO:       Alle Channel Status Datenbits sind 0.
                Der verwendete Mode (z.B. AES,CRC,RAW)
                wird durch @151[Ch Stat. R]) bestimmt.
                Wenn CRC oder local timecode erzeugt wird,
                sind die entsprechenden Datenbits nicht 0.
    EQUAL L:    beide Seiten gleich
                (Mode (AES,CRC,RAW) entspricht links).

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @87[Protokoll Übersicht]

.152
TITEL: Generator-Befehl: PR_FR_FL

Angabe einer Datei, die Channel Status Daten für RECHTS
enthält.

Auswahl aus:   @9[Dateinamen], voreingestellter Dateityp: *.pgc

Beschreibung:
  - Durch das Schlüsselwort AES_CHAN_STAT oder
    AES_CHAN_STAT_BOTH wird der Beginn von Daten für beide
    Seiten angezeigt. Entsprechend zeigen
    AES_CHAN_STAT_RIGHT und AES_CHAN_STAT_LEFT den Beginn
    der Daten für eine Seite an.

    Hier werden nur die RECHTEN Daten gelesen, die für
    links werden ignoriert!

    @146[Hinweise zum Format]

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @87[Protokoll Übersicht]

.153
TITEL: PLL bei digitalen Schnittstellen

Zum Aufbereiten des Taktes an den digitalen Schnittstellen
wird eine PLL (=Phase Lock Loop, Phasenregelschleife) ver-
wendet.
Diese hat einen Frequenzbereich von 27kHz bis 55kHz (UPL-B2)
bzw. 35kHz bis 106kHz (UPL-B29), mit etwa 500Hz Regelband-
breite. Wenn die Abtastrate fest auf eine Festfrequenz
eingestellt ist, dann wird eine Quarzstabilisierung
zugeschaltet; diese ermöglicht einen
Frequenzbereich von ±0.4%% um die eingestellte Frequenz.
Die Bandbreite ist im diesem Fall ca. 10Hz.

Diese PLL wird auch bei der Generierung eines Generator-
signals mit Phaseoffset benutzt. Eine Messung von Jitter
ist dann nicht mehr möglich.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @93[Analysator Panel]   @154[Reclocking]

.154
TITEL: Reclocking bei digitalen Schnittstellen

Zum Aufbereiten des Taktes an den digitalen Schnittstellen
wird eine @153[PLL] (=Phase Lock Loop, Phasenregelschleife) ver-
wendet.

Damit kann ein "verjitterter" Takt eines Eingangssignals
wieder rein restauriert werden. Es ist möglich, das Ein-
gangssignal mit diesem aufbereiteten Takt wieder auszu-
geben. Hierzu muß die Einstellung @117[Ref Out] in Generator
auf AUD IN RCLK gestellt werden.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.155
TITEL: Funktion: 3rd OCTAVE

Nur bei installierter Option UPL-B6 (Erweiterte
Analysefunktionen) wählbar; nicht im Analysator 110 kHz
oder im @1014[high rate mode] der Option UPL-B29.
Die Terzanalyse ist eine Pegelmessung in bis zu 32
Terzbändern simultan; für jedes gewählte Terzband wird
ein separater RMS-Wert ermittelt und - wahlweise graphisch
oder numerisch - im @90[GRAPH-Panel] angezeigt.
Die Auswahl der zu messenden Terzbänder geschieht durch
Angabe von @532[Line Count], der @577[unteren] und @578[oberen Frequenzgrenze].
Das (sweepbare) Funktionsergebnis der Terzanalyse ist der
Gesamteffektivwert aller selektierten Terzbänder.
Als Anregungssignal wird @275[Rosa Rauschen] empfohlen.

zugehörige Befehle:
 -@532[Line Count]   maximale Anzahl der Terzbänder
 -@539[Meas Time]    Integrationszeit
 -@541[Max Hold]     OFF, FOREVER, SLOW/FAST DECAY
 -@577[FrqLimLow]    untere Frequenzgrenze
 -@578[FrqLimUpp]    obere Frequenzgrenze

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @2[alle Panel]   @528[andere Funktionen]   Display @807[Mode]

.156
TITEL: Waveform RANDOM+ANLR

Nur @162[UPL16]; Rückführung des Analysator-Signals mit additivem
weißem Rauschen (definiert im Frequenz-@272[Domain]);
wird benötigt für die "stability margin"-Messung der
GSM-Akustik-Testcases.
Voraussetzung für die Generierung dieses Spezialsignals
ist es, daß Volt Range im GENERATOR-Panel auf FIX steht.
Andernfalls wird das Loop-Signal auf den Verstärkungsfaktor
0 gestellt (muting); das Rauschsignal bleibt hingegen aktiv.

zugehörige Einstellungen:
 -@273[Spacing]:     Frequenzraster
 -@276[Lower Freq]:  untere Frequenzgrenze
 -@277[Upper Freq]:  obere Frequenzgrenze
 -@293[Crest Fact]:  Optimierungsverfahren
 -@398[Loop Chan]:   rückgeführter Analysatorkanal
 -@399[Loop Gain]:   Verstärkungsfaktors der Rückführung

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]  @262[andere Kurvenformen]  @7[Statusmeldung]
@48[RANDOM]

.157
TITEL: Digital Audio Interface (DAI)

Nur @162[UPL16]; digitale Schnittstelle zur Messung an Mobil-
lefonen (GSM-Handies).
Die Anforderungen an das GSM Digital Audio Interface (DAI)
sind in der Vorschrift GSM 11.10 in Kapitel 36.4 definiert.
Die Implementierung im UPL entspricht genau dieser
Spezifikation.
Der Betriebszustand des GSM-DAI wird im OPTIONS-Panel
unter DIGITAL I/O CONFIG eingestellt:

 -@1010[Interface]:  Betriebszustand der Schnittstelle
 -@1011[Mobile]:     Verhalten des UPL als Mobile am DAI
 -@1012[Reset]:      Richtung, ggf Aussenden von Reset
 -@1013[Clock]:      Richtung und Polarität des Datentaktes
 -@1014[Test Ctrl]:  Test Control Lines
 -@1015[DAI Source]: Signalquelle für die Audio-Daten

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @102[Generator-Instrument]  @425[Analyzer-Instrument]

.158
TITEL: Generator-Befehl: PR_CRERR

CRC Error gibt das Intervall (in Blöcken) an, mit dem
Fehler im CRC der Statusdaten erzeugt werden.

Auswahl aus:  Zahleingabe von 0...100000

Beschreibung:
    0: kein Fehler, alle CRCs richtig.
    1..100000: Es wird nach der angegebenen Zahl
        von Blöcken jeweils ein CRC-Fehler in
        beiden Kanälen gleichzeitig erzeugt.
        (CRC-Fehler: der richtige CRC wird durch
        das inverse Bitmuster ersetzt)

Hinweis: Befehl erscheint nur, wenn bei @144[Ch Stat. L]
    oder @151[Ch Stat. R] AES3 oder CRC gewählt wurde.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @87[Protokoll Übersicht]

.159
TITEL: Generator-Befehl: PR_USEMD

User Mode legt die Art der Erzeugung von User Daten fest.

Auswahl aus:    ZERO, FILE DEF.

Beschreibung:
    ZERO:       alles zu 0 initialisiert.
    FILE DEF.:  Userbits werden aus @160[Datei] eingelesen.

Hinweis: Ein Wechsel der Userbits hält sowohl den
         Generator als auch den Analysator an.
         Userbits sind immer 192 Bits lang und werden
         blocksynchron ausgegeben.
         
weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @87[Protokoll Übersicht]

.160
TITEL: Generator-Befehl: PR_US_FL

Angabe einer Datei, die User Daten enthält.

Auswahl aus:  @9[Dateinamen], voreingestellter Dateityp: *.pgu

Beschreibung:
  - Durch das Schlüsselwort AES_USER_DATA_LEFT wird der
    Beginn von Daten für die linke Seite angezeigt, ent-
    sprechend wirkt AES_USER_DATA_RIGHT.
  - Werte müssen jeweils ohne weitere Bezeichnung in den
    folgenden Zeilen als Hexadezimalzahl eingegeben werden.
    Beispiel:   AES_USER_DATA_RIGHT
                0x55504420          # = 'UPL '

    siehe Datei: c:\UPL\user\r&s_user.pgu

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @87[Protokoll Übersicht]

.! @161-@165 PR_USFL0-4
.161
TITEL: Applikation: Quantisierungsrauschmessung

Um den @1[UPL] zur Quantisierungsrauschmessung
einzusetzen, sind folgende Einstellungen empfohlen:

@92[Generator]:
    @319[Frequenz]:     60Hz

@94[Filter]:
    @617[Filter]:       HPASS
                        400Hz, 100dB.
@93[Analysator]
    @528[Function]:     @23[QUASI PEAK]
    @570[Notch]:        30dB
    @571[Notch Freq]:   60Hz
    @573[Filter]:       definierten Hochpaß wählen

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @36[Applikationen]

.162
TITEL: UPL16

Der UPL16 ist ein neues UPL-Modell speziell
abgestimmt auf die Akustik-Messungen der GSM Mobiles.
Es ist ausgestattet mit dem Digital Audio Interface
(@157[DAI]), Artificial Voice Generator und BASIC-
Programmen.
Zusammen mit den Digital Radiocommunication Testers
CRTx oder CMD stellt er ein komplettes System zur
Verfügung, um die Akustischen Testcases nach GSM
Phase 2 Empfehlung 11.10, Abschnitt 30 zu messen.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR]   @93[ANALYZER]   @157[DAI]
@104[Coding Generator]   @427[Coding Analyzer]

.163
TITEL: Kurvenform DC 

Der Generator des @1[UPL] erzeugt ein reines DC-Signal
(ohne überlagerte AC-Komponenten).


zugehörige Einstellungen:
 -@301[SWEEP CTRL]: Mode SWEEP
 -@380[Voltage]:    DC output level



weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @92[Generator-Panel]  @262[andere Kurvenformen]  @89[Ausgänge]

.164
TITEL: Kurvenform STEREO SINUS

Im @162[UPL16] ist dieses Signal nicht verfügbar.
Es wird nur im Digitalgenerator, Source Mode AUDIO DATA,
angeboten.
Der Generator des @1[UPL] erzeugt ein Stereo-Signal mit 
unterschiedlichen Sinustönen im linken und rechten Kanal.
Linker und rechter Kanal können einen Phasenunterschied 
oder unterschiedliche Frequenzen haben; ihre Pegel können 
gleich, proportional oder unabhängig sein.

zugehörige Einstellungen:
 -@263[Frq Offset]:     Frequenzverschiebung
 -@268[DC Offset]:      Pegelverschiebung
 -@270[Dither]:         überlagertes Rauschen
 -@299[Freq Mode]:      Frequenzmode
 -@300[Volt Mode]:      Pegelmode
 -@301[SWEEP CTRL]:     Betriebsart des SWEEPs
 -@319[Frequenz]:       (gleiche) Sinusfrequenz beider Kanäle
 -@319[Freq Ch1]:       Sinusfrequenz des linken Kanals
 -@325[Freq Ch2]:       Sinusfrequenz des rechten Kanals
 -@328[Phase Ch2:1]:    Phase zwischen rechtem und linkem Kanal
 -@286[Equalizer]:      frequenzabhängige Pegelanpassung
 -@329[Volt Ch1]:       Ausgangspegel des linken Kanals
 -@397[Volt Ch2]:       Ausgangspegel des rechten Kanals 
 -@379[Volt Ch2:1]:     Pegelverhältnis zwischen rechtem und 
                  linkem Kanal.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @262[andere Kurvenformen]

.165
TITEL: Generator-Funtion CODED AUDIO 

Im @162[UPL16] ist dieses Signal nicht verfügbar.
Es wird nur im Digitalgenerator, @103[Source Mode]
AUDIO DATA, angeboten.
Nur wählbar bei installierter Option UPL-B23 (CODED AUDIO)
und 2-kanaligem Betrieb (@106[Channels] 2=1)

Der Generator des @1[UPL] erzeugt digital kodierte Sinustöne
nach der Norm IEC 61937.
Zur Erzeugung der unterschiedlichen Frequenzen und Pegel
wird eine Bibliothek von mehreren tausend WAV-Files
benutzt, deren Inhalt durch das gewählte @265[Kodierungsformat]
bestimmt wird.

zugehörige Einstellungen:
 -@265[Format]:         Kodierungsformat
 -@266[Chan Mode]:      Wahl der betönten Kanäle
 -@310[Vari Mode]:      Variationsmodus (bei Sweeps "X-Axis")
 -@319[Frequency]:      Frequenzeingabe (variabel)
 -@267[Frequency]:      Festfrequenzeingabe
 -@380[Total Volt]:     Pegeleingabe (variabel)
 -@301[SWEEP CTRL]:     Betriebsart des SWEEPs

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @262[andere Kurvenformen]

.166
TITEL: Generator-Befehl: PR_PANEL

Angabe einer Datei, die das frei definierbare Panel enthält
(nur wenn bei @144[Ch Stat. L] oder @151[Ch Stat. R] PANEL
gewählt wurde).

Auswahl aus:   @9[Dateinamen], voreing. Dateityp:  *.ppc

Beschreibung:
    Mit dieser Datei kann ein auf die jeweilige Anforde-
    rungen zugeschnittenes Eingabefeld definiert werden.
    Dazu werden in der Datei jeweils die Befehlsbezeich-
    nungen, die erlaubte Wertauswahl und die jeweilige
    Zielposition der Einstellung angegeben. Es sind dabei
    4 Arten von Befehlen zulässig:
    - @167[Auswahlbefehle]            - @168[Textbefehle]
    - @169[Wertbefehle (normal)]      - @170[Wertbefehle (additiv)]

Beispiel: R&S_AES3.PPC

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @87[Protokoll Übersicht]

.167
TITEL: Über definierbare Auswahlbefehle

Durch den Eintrag des Schlüsselwortes SELECTION oder
EXTSELECT, gefolgt von Parametern, in der @166[Paneldatei]
wird ein Auswahlbefehl definiert.
Durch den Eintrag des Schlüsselwortes RATE_TRK wird 
zusätzlich zu den Parametern der Auswahlpunkt GEN SMPLFRQ 
angeboten, durch dessen Auswahl die Generator-Abtastrate
ins Protokoll übernommen wird. RATE_TRK darf nur für die
Bitpositionen verwendet werden, die nach dem Consumer- 
oder Professional-Format die Bits für die Sample-Frequency 
definieren.

Beispiele:
  - SELECTION "  Use",      BIT:0,    0="CONS",  1="PROF"
    (Bit 0 der Channel Status Daten kann mit der Menuezeile
    '  Use' zwischen CONS und PROF umgeschaltet werden.)
  - SELECTION "  Usermod",  BIT:12-15,0="not ind", 3="USER"
    (Die 4 Bits 12-15 der Channel Status Daten können mit
    der Menuezeile '  Usermod' zwischen not ind
    und USER umgeschaltet werden.)
  - RATE_TRK  "  Rate", BIT:6-7, 0="not ind", 1="44.1 kHz",

Hinweise:
  - Definitionszeile können in der folgenden Zeile fort-
    gesetzt werden, wenn die aktuelle Zeile mit "\" beendet
    wird.
  - Es sind max. 8 Auswahlmöglichkeiten beim SELECTION-
    Befehl und max. 24 Möglichkeiten beim EXTSELECT-Befehl
    zulässig.
  - Es sind max. 12 SELECTION-Befehle sowie 4 EXTSELECT-
    Befehle möglich.
  - Das BIT-Intervall darf nicht größer als 32 sein.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @92[Generator-Panel]  @87[Protokoll Übersicht]  @167[Paneldefinition]
@168[Textbefehle]  @169[Wertbefehle (normal)]  @170[Wertbefehle (additiv)]

.168
TITEL: Über definierbare Textbefehle

Durch den Eintrag des Schlüsselwortes TEXT in der
@166[Paneldatei], gefolgt von Parametern, wird ein Textbefehl
definiert.

Beispiel:
  - TEXT      "  Origin",   BIT:48-79
    (Die 32 Bits 48-79 der Channel Status Daten werden
    mit den hier einzugebenden Textzeichen gefüllt)

Hinweise:
  - Es sind max. 4 Textbefehle zulässig.
  - Das BIT-Intervall darf nicht größer als 32 sein,
    d.h. es nur max. 4 Textzeichen (ASCII) je Befehl
    zulässig.
  - Wenn kein Text eingegeben wird, wird der entspr.
    Inhalt des Analysators kopiert.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @92[Generator-Panel]  @87[Protokoll Übersicht]  @167[Paneldefinition]
@167[Auswahlbefehle]  @169[Wertbefehle (normal)]  @170[Wertbefehle (additiv)]

.169
TITEL: Über definierbare Wertbefehle (normal)

Durch den Eintrag des Schlüsselwortes VALUE, gefolgt
von Parametern, in der @166[Paneldatei] wird ein Wertbefehl
definiert.

Beispiel:
 - VALUE " Abs.Hour", BIT:144-175, MULT:SET_RATE, MULT:3600
   (In den 32 Bits 144-175 der Channel Status Daten
   wird der hier eingegebene Wert eingetragen, wobei vor
   der Eintragung die Zahlen hinter den MULT-Befehlen
   mit dem Wert multipliziert wird. SET_RATE bedeutet
   die momentan eingestellt @112[Abtastrate].)

Hinweise:
 - Es sind max. 12 Wertbefehle zulässig.
 - Das BIT-Intervall darf nicht größer als 32 sein, die
   Eingabe ist auf 31 Bit beschränkt.
 - Die Schlüsselworte MULT sind optional.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @92[Generator-Panel]  @87[Protokoll Übersicht]  @167[Paneldefinition]
@167[Auswahlbefehle]  @168[Textbefehle]  @170[Wertbefehle (additiv)]

.170
TITEL: Über definierbare Wertbefehle (additiv)

Durch den Eintrag des Schlüsselwortes ADDVALUE, gefolgt
von Parametern, in der @166[Paneldatei] wird ein Wertbefehl
definiert. Dieser Wert wird auf bereits vorhandene Werte
addiert.

Beispiel:
  - ADDVALUE  "  Abs.Min",  BIT:144-175,  MULT:2880000
    (Auf die 32 Bits 144-175 der Channel Status Daten
    wird der hier eingegebene Wert addiert, wobei vor der
    Addition die Zahlen hinter den MULT-Befehlen
    mit dem Wert multipliziert wird. SET_RATE bedeutet
    die momentan eingestellt @112[Abtastrate].)

Hinweise:
  - Es sind max. 12 Wertbefehle zulässig.
  - Das BIT-Intervall darf nicht größer als 32 sein.
  - Die Schlüsselworte MULT sind optional.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @92[Generator-Panel]  @87[Protokoll Übersicht]  @167[Paneldefinition]
@167[Auswahlbefehle]  @168[Textbefehle]  @169[Wertbefehle (normal)]

.172
TITEL: Generator-Befehl: FR_EAN00

Konfigurierbarer Befehl, Auswahltyp

Auswahl aus:   wie in der @166[Definitionsdatei] angegeben.

Beschreibung:
    siehe @167[Auswahlbefehle]!







weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @87[Protokoll Übersicht]

.173
TITEL: Generator-Befehl: FR_EAN01


    siehe @172[Konfigurierbarer Befehl, Auswahltyp]!

.174
TITEL: Generator-Befehl: FR_EAN02


    siehe @172[Konfigurierbarer Befehl, Auswahltyp]!

.175
TITEL: Generator-Befehl: FR_EAN03


    siehe @172[Konfigurierbarer Befehl, Auswahltyp]!

.176
TITEL: Generator-Befehl: FR_EAN04


    siehe @172[Konfigurierbarer Befehl, Auswahltyp]!

.177
TITEL: Generator-Befehl: FR_EAN05


    siehe @172[Konfigurierbarer Befehl, Auswahltyp]!

.178
TITEL: Generator-Befehl: FR_EAN06


    siehe @172[Konfigurierbarer Befehl, Auswahltyp]!

.179
TITEL: Generator-Befehl: FR_EAN07


    siehe @172[Konfigurierbarer Befehl, Auswahltyp]!

.180
TITEL: Generator-Befehl: FR_EAN08


    siehe @172[Konfigurierbarer Befehl, Auswahltyp]!

.181
TITEL: Generator-Befehl: FR_EAN09


    siehe @172[Konfigurierbarer Befehl, Auswahltyp]!

.182
TITEL: Generator-Befehl: FR_EAN10


    siehe @172[Konfigurierbarer Befehl, Auswahltyp]!

.183
TITEL: Generator-Befehl: FR_EAN11


    siehe @172[Konfigurierbarer Befehl, Auswahltyp]!

.184
TITEL: Generator-Befehl: FR_XEAN0

Konfigurierbarer Befehl, erweiterter Auswahltyp

Auswahl aus:   wie in der @166[Definitionsdatei] angegeben.

Beschreibung:
    Ähnlich wie der @167[Auswahlbefehl], jedoch können
    mehr Menuepunkte angegeben werden. (24 anstatt 8).






weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @87[Protokoll Übersicht]

.185
TITEL: Generator-Befehl: FR_XEAN1

    siehe @184[Konfigurierbarer Befehl, erweiterter Auswahltyp]!

.186
TITEL: Generator-Befehl: FR_XEAN2

    siehe @184[Konfigurierbarer Befehl, erweiterter Auswahltyp]!

.187
TITEL: Generator-Befehl: FR_XEAN3

    siehe @184[Konfigurierbarer Befehl, erweiterter Auswahltyp]!

.188
TITEL: Generator-Befehl: FR_INT00

Konfigurierbarer Befehl, Werttyp

Auswahl aus:   wie in der @166[Definitionsdatei] angegeben.

Beschreibung:
    siehe @169[Wertbefehle (normal)]
    oder  @170[Wertbefehle (additiv)]






weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @87[Protokoll Übersicht]

.189
TITEL: Generator-Befehl: FR_INT01


    siehe @188[Konfigurierbarer Befehl, Werttyp]!

.190
TITEL: Generator-Befehl: FR_INT02


    siehe @188[Konfigurierbarer Befehl, Werttyp]!

.191
TITEL: Generator-Befehl: FR_INT03


    siehe @188[Konfigurierbarer Befehl, Werttyp]!

.192
TITEL: Generator-Befehl: FR_INT04


    siehe @188[Konfigurierbarer Befehl, Werttyp]!

.193
TITEL: Generator-Befehl: FR_INT05


    siehe @188[Konfigurierbarer Befehl, Werttyp]!

.194
TITEL: Generator-Befehl: FR_INT06


    siehe @188[Konfigurierbarer Befehl, Werttyp]!

.195
TITEL: Generator-Befehl: FR_INT07


    siehe @188[Konfigurierbarer Befehl, Werttyp]!

.196
TITEL: Generator-Befehl: FR_INT08


    siehe @188[Konfigurierbarer Befehl, Werttyp]!

.197
TITEL: Generator-Befehl: FR_INT09


    siehe @188[Konfigurierbarer Befehl, Werttyp]!

.198
TITEL: Generator-Befehl: FR_INT10


    siehe @188[Konfigurierbarer Befehl, Werttyp]!

.199
TITEL: Generator-Befehl: FR_INT11


    siehe @188[Konfigurierbarer Befehl, Werttyp]!

.200
TITEL: Generator-Befehl: FR_STR00

Konfigurierbarer Befehl, Texttyp

Auswahl aus:   wie in der @166[Definitionsdatei] angegeben.

Beschreibung:
    siehe @168[Textbefehle]!
    Ein leerer Text veranlaßt den UPL, den Inhalt der
    entsprechende Bits des Analysators zu kopieren.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @87[Protokoll Übersicht]

.206
TITEL: Generator-Befehl: FR_STR01


    siehe @200[Konfigurierbarer Befehl, Texttyp]!

.212
TITEL: Generator-Befehl: FR_STR02


    siehe @200[Konfigurierbarer Befehl, Texttyp]!

.218
TITEL: Generator-Befehl: FR_STR03


    siehe @200[Konfigurierbarer Befehl, Texttyp]!

.219
TITEL: Betriebszustand des Mobiles
Nur @162[UPL16] im Betriebszustand Interface DAI to MS;
Test control line 1 und Test control line 2 stellen den
Betriebszustand des Mobiles ein. Damit der Zustand im
Mobile wirksam wird, muß nach dem Setzen der Test Control
Lines ein Reset-Impuls gesendet werden.
Ist DAI/AUX to SS gewählt, sind die Test control lines
hochohmig geschaltet.

Auswahl aus:   NORMAL MODE, SPEECH DEC, SPEECH ENC,
               ACOUST DEVS.

Beschreibung:
  NORMAL MODE: Das Mobile ist im normalen Betriebszustand
               (idle mode); beide Test contol lines LOW.
  SPEECH DEC : Testbetrieb für Messungen am Sprach-Decoder
               (downlink);
               Test control line 1 = Low
               Test control line 2 = High
  SPEECH ENC : Testbetrieb für Messungen am Sprach-Encoder
               (uplink);
               Test control line 1 = High
               Test control line 2 = Low
  ACOUST DEVS: Testbetrieb für Akustik-Messungen;
               beide Test contol lines High.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @102[GENERATOR Typ]   @425[ANALYZER Typ]   @157[DAI]

.220
TITEL: Funktion: 12th OCTAVE

Nur bei installierter Option UPL-B6 (Erweiterte
Analysefunktionen) wählbar; nicht im Analysator 110 kHz
oder im @1014[high rate mode] der Option UPL-B29.
Die 12tel-Oktavanalyse ist eine Pegelmessung in bis zu 125
Frequenzbändern simultan; für jedes gewählte Band wird
via FFT ein separater RMS-Wert ermittelt und - wahlweise 
graphisch oder numerisch - im @90[GRAPH-Panel] angezeigt.
Die Auswahl der zu messenden Bänder geschieht durch
Angabe einer unteren und oberen Frequenzgrenze.
Das (sweepbare) Funktionsergebnis der 12tel-Oktavanalyse ist 
der Gesamteffektivwert aller selektierten Einzelbänder.
Anders als bei der @155[Terzanalyse] erfolgt die Messung nicht
mit Bandpassfiltern sondern mittels FFT und auch 2-kanalig.
Bei der @791[graphischen Darstellung] kann zwischen Linienspektrum
und Kurvendarstellung gewählt werden.
Als Anregungssignal wird @275[Rosa Rauschen] empfohlen.

zugehörige Befehle:
 -@539[Meas Time]    Integrationszeit
 -@541[Max Hold]     OFF, ON
 -@577[FrqLimLow]    untere Frequenzgrenze
 -@578[FrqLimUpp]    obere Frequenzgrenze

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @2[alle Panel]   @528[andere Funktionen]   Display @807[Mode]

.!@221-@223 frei
.224
TITEL: Generator-Befehl JT_FUNCT

Aux Gen schaltet einen Hilfsgenerator zu.
Dieses ist nur wählbar, wenn:
 - der Digital Generator eingeschaltet ist   und
 - die Optionen
   UPL-B2 or UPL-B29; Digital Audio I/O (96 kHz),
   UPL-B22 (Jitter) und
   UPL-B1 (Low Distortion Gen) 
   installiert sind.

Auswahl aus:  OFF, ANALOG OUT, COMMON MODE, JITTER

Beschreibung:
    OFF: Hilfsgenerator ausgeschaltet.
    ANALOG OUT: Hilfsgenerator erzeugt analoges Sinussignal
         auf den @226[AnalogAusgänge].
    COMMON MODE: Hilfsgenerator erzeugt ein sinusförmiges
         Gleichtaktsignal auf dem digitalen BAL-Ausgang (XLR).
    JITTER: Hilfsgenerator erzeugt die Jittermodulations-
        spannung.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]  @228[Sweep]  @87[Protokoll-Erzeugung]

.225
TITEL: Generator Befehl JT_STAT

Channel(s): stellt den Ausgangskanal des analogen
    @224[Hilfsgenerators] ein.

Auswahl aus:  OFF, 1, 2, 2≡1

Beschreibung:
    OFF:    keine Ausgabe
    1:      Ausgabe auf Kanal 1
    2:      Ausgabe auf Kanal 2
    2 ≡ 1:  Kanal 2 ist identisch zu Kanal 1



weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.226
TITEL: GENERATOR-Befehl: JT_CONNC

Output stellt den verwendeten Ausgang des analogen
@224[Hilfsgenerators] ein.

Auswahl aus:   UNBAL, BAL

Beschreibung:
    BAL:     XLR Stecker an der Frontplatte des @1[UPL],
             Das Signal ist symmetrisch zwischen Pin 2
             und 3.
    UNBAL:   XLR Stecker an der Frontplatte, der aktive
             Anschluß ist Pin 2, Pin 3 ist der Bezugspunkt
             (ohne Massebezug). Zusammen mit dem BNC-
             Adapter UPL-Z1 ergibt sich ein BNC-Ausgang.

             +-------+
             ▌       ▌
             1 °   ° 2     (von vorn gesehen)
             ▌   °   ▌
             +---3---+

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.227
TITEL: Generator-Befehl: JT_IMPED

Impedance stellt den Innenwiderstand des Generators ein.

Auswahl aus:  bei UNBAL:  5Ω
              bei BAL:   10Ω, 200Ω, 600Ω

Beschreibung:







weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @224[Hilfsgenerator]   @92[GENERATOR-Panel]

.228
TITEL: Generator-Befehl: JT_FN_SW

SWEEP CTRL stellt die Betriebsart des @224[Hilfsgeneratorsweeps] ein.

Auswahl aus:  OFF,  AUTO SWEEP,  AUTO LIST
                    MANU SWEEP,  MANU LIST
Beschreibung:
    OFF:        kein SWEEP
    AUTO SWEEP: Weiterschalten auf den nächsten Sweep-
                punkt (automatisch vom UPL berechnet)
                je nach @229[Next Step].
    AUTO LIST:  Weiterschalten auf den nächsten Sweep-
                eintrag in der Liste je nach @229[Next Step].
    MANU SWEEP: wie AUTO SWEEP, jedoch Weiterschalten durch
                @74[Cursortasten] oder Drehrad (nur im
                GRAPH-Panel).
    MANU LIST:  wie AUTO LIST, jedoch Weiterschalten durch
                @74[Cursortasten] oder Drehrad.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @4[Tasten]

.229
TITEL: Generator-Befehl: JT_SW_NX

Next Step legt die Bedingung für das Weiterschalten des
@228[SWEEPs] fest.

Auswahl aus:  ANLR SYNC oder DWELL

Beschreibung:
    ANLR SYNC: Eine Weiterschaltung erfolgt immer dann,
            wenn der Analysator mit einer Messung fertig
            ist.
  !->       Achtung: Wenn der Analysator kein Meß-
              ergebnis liefern kann, dann entsteht eine
              Lücke im SWEEP und es wird mit dem nächsten
              Punkt fortgesetzt.
            Beispiel: Analysator mißt RMS, Betriebsart
              AUTO, mit Filtern: Wenn das Signal in den
              Sperrbereich der Filter kommt, dann kann
              der Analysator keine Nulldurchgänge mehr
              erkennen und in Folge keine Messung mehr
              durchführen. Abhilfe: Sweep mit DWELL
              oder RMS mit FAST, SLOW, oder VALUE.
    DWELL:  Sweep wird nach der in @236[Dwell] angegebenen
            Zeit weitergeschaltet.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @4[Tasten]

.230
TITEL: Generator-Befehl: JT_LS_FL

SWEEP-Datei für dwell(=Verweilzeit)-SWEEP

Auswahl aus:   @9[Dateinamen]

Beschreibung:
    In der Datei stehen für jeden Sweepstep Verweilzeiten.
    Sollten in der Datei weniger Zeiten angegeben sein
    als SWEEP-Punkte für den aktiven GENERATOR-SWEEP defi-
    niert sind, so wird die letzte Zeit für alle übrigen
    SWEEP-Punkte verwendet.

    voreingestellter Dateityp: *.dwl

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.! @231 - @235 JT_LSFL0 - JT_LSFL4
.236
TITEL: Generator-Befehl: JT_SW_DW

Dwell stellt die Verzögerungszeit bei der Abarbeitung
des SWEEPs ein.

Auswahl aus:  Beliebige Zeitangabe

Beschreibung:
    siehe @229[Next Step].






weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.237
TITEL: Generator-Befehl: JT_SW1CT

X Axis legt fest, welcher Parameter gesweept wird.

Auswahl aus:  VOLT oder FREQ

Beschreibung:
    VOLT:   Der Ausgangspegel des @224[Hilfsgenerators] wird
            beim SWEEP verstellt.
    FREQ:   Die Ausgangsfrequenz des Hilfsgenerators wird
            beim SWEEP verstellt.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.238
TITEL: Generator-Befehl: JT_FR_FL

SWEEP-Datei für Frequenz

Auswahl aus:  @9[Dateinamen]

Beschreibung:
    voreingestellter Dateityp: *.spf








weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.! @239 - @243 JT_FRFL0 - JT_FRFL4
.244
TITEL: GENERATOR-Befehl: JT_FR

FREQUENCY stellt die Frequenz des Dateninhalts ein, der
vom @224[Hilfgenerators] erzeugt wird.

Auswahl aus:  Floatzahl mit den in der Online-Help
              angegebenen Grenzen.

Beschreibung:
    Anlg Freq: Frequenz des analogen Sinusgenerators.
    Comm Freq: Frequenz des COMMON MODE-Signals an der
               digitalen BAL-Schnittstelle.
    Jitt Freq: Frequenz des injezierten Jitters.

Hinweis:
    Das Signal wird mit dem analogen Low Distortion
    Generator erzeugt; es ist daher nicht quarzstabil.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @80[Frequenzeinheiten]

.245
TITEL: Generator-Befehl: JT_FR_SC

Spacing legt fest, WIE der Frequenz-SWEEP unterteilt wird.

Auswahl aus:  LIN POINTS, LIN STEPS, LOG POINTS, LOG STEPS

Beschreibung:
    LIN POINTS: lineare Unterteilung, es werden @248[Points]
                verschiedene Frequenzen erzeugt.
    LIN STEPS:  lineare Unterteilung, der Unterschied von
                Schritt zu Schritt ist ein konstante
                @249[Frequenz].
    LOG POINTS: logarithmische Unterteilung, es werden
                @248[Points] verschiedene Frequenzen erzeugt.
    LOG STEPS:  logarithmische Unterteilung, der Unter-
                schied von Schritt zu Schritt ist ein
                konstantes @249[Verhältnis].

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.246
TITEL: Generator-Befehl: JT_FR_ST

Start legt den Beginn des Frequenz-SWEEPs fest.

Auswahl aus:  Frequenzangabe

Beschreibung:
    Beim Drücken der @16[START]-Taste beginnt der SWEEP
    mit der eingestellten Frequenz. Der Start des SWEEPs
    kann größer oder kleiner als der @247[Stop] sein.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.247
TITEL: Generator-Befehl: JT_FR_SP

Stop legt das Ende des Frequenz-SWEEPs fest.

Auswahl aus:  Frequenzangabe

Beschreibung:
    Der Stop des SWEEPs kann größer oder kleiner
    als der @246[Start] sein. Stop ist in jedem
    Fall der letzte generierte Punkt.
    (unabhängig von @249[Step]).




weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.248
TITEL: Generator-Befehl: JT_FR_PN

Points legt die Anzahl der Punkte des Frequenz-SWEEPs
fest.

Auswahl aus:  Zahlangabe: 2 .. 1024

Beschreibung:
    Der SWEEP läuft von @246[Start] bis @247[Stop], wobei insgesamt
    (incl. der beiden Endpunkte) die angegebene Zahl
    an Ausgabepunkten durchlaufen wird.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]

.249
TITEL: Generator-Befehl: JT_FR_SS

Step legt die Schrittweite des Sweeps bei der Wahl von
LIN STEPS oder LOG STEPS bei @245[Spacing] fest.

Auswahl aus:  LIN STEPS: Frequenzeingabe
              LOG STEPS: Verhältnisangabe

Beschreibung:
    Der Sweep beginnt bei der angegebenen Startfrequenz
    und wird mit den eingestellten Schritten bis zur
    Stopfrequenz durchgeführt. Sollte die Stopfrequenz
    nicht ganz erreicht werden, so wird diese noch
    extra eingestellt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.250
TITEL: GENERATOR-Befehl: JT_VL

VOLTAGE stellt den Ausgangspegel des @224[Hilfsgenerators] ein.

Auswahl aus:  @81[analogen Einheiten]

Beschreibung:
    VOLTAGE kann als Anl Ampl, Comm Ampl oder JittPkAmpl
    angegeben sein.
    Einstellung des Ausgangspegels erfolgt durch Pegelung
    des Low Distortion Generators. (UPL-B1)

Hinweis:
  - Der Referenzwiderstand bei dBm ist 600Ω.
    (0dBm = 1mW bei 600Ω, der Generatorinnenwiderstand
    wird berücksichtigt; d.h. die Leerlaufspannung wird
    so eingestellt, daß sich der gewünschte Pegel bei
    der mit 600Ω angenommenen Last ergibt.)

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @99[Einheiten]

.251
TITEL: Generator-Befehl: JT_VL_FL

SWEEP-Dateiname für den Pegel

Auswahl aus:  @9[Dateiname]

Beschreibung:
    voreingestellter Dateityp: *.spv




Beispiel: siehe c:\UPL\user\r&s_exam.spv


weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.! @252[JT_VLFL0] - @256[JT_VLFL4] frei
.257
TITEL: Generator-Befehl: JT_VL_SC

Spacing legt fest, WIE der Pegel-SWEEP unterteilt wird.

Auswahl aus:  LIN POINTS, LIN STEPS, LOG POINTS, LOG STEPS

Beschreibung:
    LIN POINTS: lineare Unterteilung, es werden @260[Points]
                verschiedene Pegel erzeugt.
    LIN STEPS:  lineare Unterteilung, der Unterschied von
                Schritt zu Schritt ist ein konstanter @261[Pegel]
    LOG POINTS: logarithmische Unterteilung, es werden
                @260[Points] verschiedene Pegel erzeugt.
    LOG STEPS:  logarithmische Unterteilung, der Unter-
                schied von Schritt zu Schritt ist ein
                konstantes @261[Verhältnis].


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.258
TITEL: Generator-Befehl: JT_VL_ST

Start legt den Beginn des Pegel-SWEEPs fest.

Auswahl aus:  Pegelangabe

Beschreibung:
    Beim Drücken der @16[START]-Taste beginnt der SWEEP
    mit dem eingestellten Pegel. Der Start des SWEEPs
    kann größer oder kleiner als der @259[Stop] sein.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.259
TITEL: Generator-Befehl: JT_VL_SP

Stop legt das Ende des Pegel-SWEEPs fest.

Auswahl aus:  Pegelangabe

Beschreibung:
    Der Stop des SWEEPs kann größer oder kleiner
    als der @258[Start] sein. Stop ist in jedem
    Fall der letzte generierte Punkt.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.260
TITEL: Generator-Befehl: JT_VL_PN

Points legt die Anzahl der Punkte des Pegel-SWEEPs fest.

Auswahl aus:  Zahlangabe: 2 .. 1024

Beschreibung:
    Der SWEEP läuft von Start bis Stop, wobei insgesamt
    (incl. der beiden Endpunkte) die angegebene Zahl
    an Ausgabepunkten durchlaufen wird.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.261
TITEL: Generator-Befehl: JT_VL_SS

Step legt die Unterteilung des Sweeps fest.

Auswahl aus:  bei LIN STEPS: Pegelangabe
              bei LOG STEPS: Verhältnisangabe

Beschreibung:
    Der Sweep beginnt beim angegebenen @258[Startpegel]
    und wird mit den eingestellten Schritten bis zum
    @259[Stoppegel] durchgeführt. Sollte der Stoppegel
    nicht ganz erreicht werden, so wird dieser noch
    extra eingestellt.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.262
TITEL: Command SR_FUNCT

FUNCTION:  wählt die Ausgangskurvenform des @92[Generators].

Auswahl aus:
    @40[SINE]:        einzelner Sinuston (mit Dither)
    @164[STEREO SINE]: Stereo Sinus mit unterschiedlichem Daten-
                 inhalt im linken und rechten Kanal
    @41[MULTISINE]:   bis zu 17 wählbare Sinustöne
    @42[SINE BURST]:  Sinus mit Unterbrechung
    @43[SINE² BURST]: Sinus mit Unterbrechung, stetig
    @45[MOD DIST]:    2 Sinustöne (nach "SMPTE")
    @46[DFD]:         2 Sinustöne (Differenztonverfahren)
    @48[RANDOM]:      Rauschen (sowohl im Zeit- als auch
                 im Frequenzbereich)
    @50[ARBITRARY]:   frei vorgegebene Kurvenform 
                 und WAV-Datei-Ausgabe
    @51[POLARITY]:    Polaritätsprüfsignal
    @78[FSK]:         Frequenzkodiertes Signal (für ITU-T O33)
    @52[MODULATION]:  Frequenz- oder Amplituden-modulierter Sinus
    @156[RANDOM+ANLR]: Rauschen mit Rückführung des
                 Analysatorsignals (nur @162[UPL16]) 
    @163[DC]:          Gleichspannungssignal
    @165[CODED AUDIO]: nach IEC 61937 digital kodierte 
                 Sinussignale 

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @87[Protokoll-Erzeugung]
@36[Applikationen]

.263
TITEL: GENERATOR-Befehl: SR_FR_OF

Frq Offset stellt eine automatische Frequenzablage der
        eingestellten Generatorfrequenz ein.

Auswahl aus:  OFF oder  +1000ppm

Beschreibung:
    OFF:      keine Frequenzablage, die ausgegebene Fre-
              quenz ist gleich der eingestellten Frequenz.
    +1000ppm: die Ausgabefrequenz ist eingestellte Frequenz
              multipliziert mit 1.001.



weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.264
TITEL: Generator-Befehl: SR_FN_QL

Low Dist stellt beim Erzeugen von Sinus (analog) die
Signalquelle ein.

Auswahl aus:  ON oder OFF

Beschreibung:
    ON:     Der Low Distortion Generator (Option UPL-B1)
            erzeugt den (bzw. einen der beiden) Sinustöne.
            Die Einschwinggenauigkeit wird mit @327[Setting]
            festgelegt.
        !-> nur bei analog, mit Option UPL-B1
              bei @46[DFD]:       obere Frequenz
              bei @45[MOD DIST]:  Nutzersignal (höhere Freq.)
              bei @47[DIM]:       Sinus

    OFF:    Die Signale werden mit DSP und nachfolgendem
            D/A-Wandler erzeugt.

Hinweise:
  - Wenn die Option UPL-B1 nicht installiert ist, wird
    Einstellung zurückgewiesen.
  - @269[DC Offset] und Low Distortion ist nicht zugleich
    möglich.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.265
TITEL: Generator-Befehl: SR_CA_FT

Format der Kodierung (nach IEC 61937)
Nur bei installierter Option UPL-B23 und gewählter 
Funktion @165[CODED AUDIO] im Digitalgenerator 
(@103[Source Mode] AUDIO DATA) verfügbar;
die Abtastrate muss 48 kHz betragen.

Auswahl aus:  AC-3 oder DTS

Beschreibung:

Bis zu 6 Tonkanäle können (durch Wahl von @266[Chan Mode])
- als 5.1-Mehrkanalsignal, 
- als 2/0-Stereosignal oder 
- als einzelnes Monosignal
ausgegeben werden.
Je nach gewähltem @310[Vari Mode] (bei Sweeps "X-Axis") kann 
die @319[Frequenz] oder der Pegel (@380[Total Volt]) variiert werden.
Bei Pegelvariation kann eine von 4 @267[Festfrequenzen] 
eingestellt werden; bei Frequenzvariation liegt der Pegel 
fest auf -20 dB. Alle anderen Parameter für "Audio 
Services", "Bitstream Information" und "Preprocessing" 
liegen fest auf den Default-Werten.
Die "Dialog Normalization" ist auf -27 dB eingestellt.

    AC-3: Dolby-Digital
    DTS:  Digital-Theatre-Sound

Hinweis:
  Die "Dialog Normalization" kann von -1 bis -31 dB variiert 
  werden durch Laden der entsprechenden Dateien 
  "00997d01.wav" .. "00997d30.wav" im @266[Chan Mode] SPECIAL

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.266
TITEL: Generator-Befehl: SR_CA_CH

Channel Mode;
nur bei installierter Option UPL-B23 und gewählter 
Funktion @165[CODED AUDIO] im Digitalgenerator 
(@103[Source Mode] AUDIO DATA) verfügbar.

Auswahl aus: 2/0 bei 192kb/s,
             5.1, L, C, R, LS, RS, LFE bei
                     448kb/s (@265[Format] AC-3) oder 
                     754kb/s (@265[Format] DTS)

Beschreibung:
    2/0 : Stereo-Betrieb bei 192 kb/s;
          Frequenz- und Pegelvariation bzw. Sweep möglich; 
          kodiert mit 24 Bit
    5.1 : Multikanalton mit allen Kanälen
          Frequenz- und Pegelvariation bzw. Sweep möglich; 
          kodiert mit 24 Bit; 448 (AC-3) bzw. 754 kb/s (DTS)
    L   : vorne links   |  Einzelkanäle bei 448 kb/s (AC-3)
    C   : (vorne) mitte |              bzw. 754 kb/s (DTS),
    R   : vorne rechts   \ auf 4 Festfrequenzen limitierte
    LS  : hinten links   /             @267[Frequenzauswahl],
    RS  : hinten rechts |  Pegel fest auf -20 dB,
    LFE : Tieftöner     |  kodiert mit 16 Bit
    SPECIAL : Wahl eines Spezialsignals über @279[Shape File]

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.267
TITEL: Generator-Befehl: SR_CA_FR

Nur bei installierter Option UPL-B23 und gewählter 
Funktion @165[CODED AUDIO] im Digitalgenerator 
(@103[Source Mode] AUDIO DATA) verfügbar.
Auswahl einer Festfrequenz bei Pegelvariation oder 
in den Einzelkanalmodi.

Auswahl aus:  42 Hz, 997 Hz, 4 kHz, 15 kHz

Beschreibung:
     42 Hz: Sinusfrequenz fest auf 41.7 Hz
    997 Hz: Sinusfrequenz fest auf 994.8 Hz
     4 kHz: Sinusfrequenz fest auf 4 kHz
    15 kHz: Sinusfrequenz fest auf 15 kHz

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.268
TITEL: GENERATOR-Befehl: SR_VL_OF

DC Offset erlaubt die Überlagerung einer Gleichspannung auf
den Generatorausgang.

Auswahl aus:  OFF oder ON

Beschreibung:
    OFF:    (fast) kein Gleichspannungsanteil am Ausgang
    ON:     der Gleichspannungsanteil ist mit dem folgenden
            @269[Menüpunkt] einstellbar.

Hinweise: - Diese Einstellung ist bei analogem Generator
            und Verwendung des @264[Low Distortion Generators]
            nicht möglich.
          - Das analoge @46[DFD]-Signal hat bei eingeschaltetem
            Offset einen 30 dB schlechteren Störabstand.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]   @99[Einheiten]

.269
TITEL: GENERATOR-Befehl: VL_TT_OF

Werteingabe für den DC Offset.

Auswahl aus:  -FS bis +FS (bei digitalen Generatoren)
              -40%% bis +40%% der max. möglichen
              Ausgangsspannung (bei analogen Generatoren)

Beschreibung:
    - Ein großer DC Offset verringert die mögliche
      NF-Aussteuerung
    - @269[DC Offset] und @264[Low Distortion] ist nicht zugleich
      möglich.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]   @99[Einheiten]

.270
TITEL: Generator-Befehl: SR_SN_DI

Dither bietet die Möglichkeit, Rauschen dem Signal zu über-
lagern.

Auswahl aus:  ON oder OFF

Beschreibung:
    OFF: Das normale Ausgangssignal wird ohne überlagertem
         Rauschen ausgegeben.
    ON:  Zusätzlich zum Signal wird ein Rauschen über-
         lagert, dessen @271[Spitzenwert] und @278[Verteilungsdichte]
         frei eingestellt werden kann.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]   @40[Sinus]   @45[MOD DIST]

.271
TITEL: Generator-Befehl: SR_DI_VL

Pegel (Spitzenwert) des überlagerten @270[Dithers].

Auswahl aus:  wie @329[Pegel des Generators]

Beschreibung:
Hinweise zur Pegelwahl des Dithers:
  - Bei gleichverteiltem Rauschen und Runden des Ausgangs-
    signals sollte der Pegel des Dithers 0.5*LSB des
    D/A-Wandlers entsprechen.
  - Bei gleichverteiltem Rauschen und Abschneiden des
    Ausgangssignals sollte der Pegel des Dithers 1 LSB
    des D/A-Wandlers entsprechen.
  - Bei dreieckverteiltem Rauschen sollte der Pegel des
    Dithers 1 LSB des D/A-Wandlers entsprechen. Dreieckver-
    teiltes Rauschen wird von der AES zum Messen von
    digitalen Systemen empfohlen.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]    @82[digitale Einheiten]

.272
TITEL: GENERATOR-Befehl: SR_RN_DM

Domain legt die Betriebsart der Rauscherzeugung fest.

Auswahl aus:  TIME, FREQ

Beschreibung:
    TIME:  Die Ausgabe wird als normaler Zufallsprozeß
           im Zeitbereich erzeugt. die Wiederholrate ist
           größer als 12 Stunden, die @278[Verteilungsdichte]
           ist einstellbar.
    FREQ:  Die Ausgabe wird als Überlagerung vieler ver-
           schiedener Sinuslinien gebildet. Der @273[Abstand]
           zwischen den Linien, der @276[Frequenzbereich] und die
           erzeugte @275[Form des Rauschen] sind einstellbar.
           Hinweis: Die Ausgabe ist kein echtes Rauschen,
           weil sich das Signal mit der in "spacing" ange-
           gebenen Frequenz wiederholt.
           Die Berechnung der Ausgabe erfordert etwas Zeit,
           dies wird mit einer @7[Statusmeldung] angezeigt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]    @48[RANDOM]

.273
TITEL: GENERATOR-Befehl: SR_RN_SP

Spacing bestimmt das Frequenzraster des erzeugten Rauschens
oder @41[Multisinus].

Auswahl aus:  ANLR Track, USER DEF

Beschreibung:
    ANLR Track: Das Frequenzraster wird auf die eingestellte
                Messfunktion optimiert:
                - bei @30[FFT] / @584[Post-FFT] wird der momentane
                  Wert von @596[FFT-resolution] übernommen.
                - bei @155[Terzanalyse] wird das optimale 
                  Frequenzraster unter Berücksichtigung
                  der Abtastraten und der @540[Messzeit] berechnet.
    USER DEF:   Der bei @274[value] angegebene Wert wird ver-
                wendet.

Hinweis: Ein kleiner Wert für "spacing" bewirkt eine lange
    Rechenzeit zur Berechnung des Rauschens. Während der
    Berechnung erscheint "GEN: BUSY" in der @7[Statusanzeige].

    Wird irgendeine Bedienung in dieser Zeit vorgenommen,
    wird der Generator angehalten (Anzeige: GEN:HALTED).

    Durch Neuwahl des Generators wird ein Neustart
    ausgelöst.

    Die untere Grenze für spacing ist @112[Abtastrate] / 16384.
    Bei ANLR Track wird auf diesen Wert begrenzt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]   @48[Random]    @272[Random Domain]

.274
TITEL: GENERATOR-Befehl: RN_SP_VL

Angabe des Wertes für das "spacing" des frequenzdefinierten
Rauschens oder multisinus.

Selectable:  beliebige Zahl innerhalb der in der Hilfszeile
             angegebenen Grenzen.

Beschreibung:
        siehe @273[spacing]!





weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @48[Random]    @272[Random Domain]

.275
TITEL: GENERATOR-Befehl: SR_FN_SH

Shape stellt die Amplitudenverteilung im Frequenzbereich
ein. (Frequenzgang)

Auswahl aus:   WHITE, PINK, 3rd OCTAVE, FILE
 
Beschreibung:
    WHITE:     alle Sinuslinien zwischen @276 [unterer] und
               @277 [oberer] Frequenz haben gleiche Amplitude.
    PINK:      Die Amplitude der Sinuslinien zwischen
               @276[unterer] und @277[oberer] Frequenz ist
               proportional zu √(1/f).
    3rd OCTAVE:wie PINK, aber begrenzt auf eine Terz.
    FILE:      alle Amplituden der Sinuslinien werden durch
               Werte in einer @279[Datei] vorgegeben.

weiter Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]    @48[Random]    @272[Random Domain]

.276
TITEL: GENERATOR-Befehl: SR_RN_LF

Lower Freq legt den Start des Rauschens fest.

Auswahl aus:  ein Frequenzwert von @273[spacing] bis zur
              @277[upper Freq].

Beschreibung: die erste erzeugte Linie ist bei "lower freq"







weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]    @48[Random]    @272[Random Domain]

.277
TITEL: GENERATOR-Befehl: SR_RN_UF

Upper Freq legt das Ende des Rauschens fest.

Auswahl aus:  Frequenzwert von @276[Lower Freq] bis zur
              oberen Ausgabegrenze des Generators.

Beschreibung: Die letzte erzeugte Linie ist bei Upper Freq.







weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]    @48[Random]    @272[Random Domain]

.278
TITEL: GENERATOR-Befehl: SR_RN_PD

PDF legt die Amplitudendichtefunktion des erzeugten
Rauschens oder @270[Dithers] fest.

Auswahl aus:   GAUSS, TRIANGLE, RECTANGLE

Beschreibung:
    RECTANGLE:  alle Ausgangspegel (zwischen peak- und
                peak+) haben gleiche Wahrscheinlichkeit.
    TRIANGLE:   die Verteilungsdichtefunktion ist dreieck-
                förmig zwischen peak- and peak+.
    GAUSS:      die Verteilungsdichtefunktion ist gauss-
                förmig. peak- und peak+ sind bei 3 * sigma.

Hinweis:
    Die @271[Pegelwahl bei Dither] sollte auf die verwendeten
    @121[Audiobits] und auf die Verteilungsfunktion abge-
    stimmt sein.

weiter Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]    @48[Random]    @272[Random Domain]

.279
TITEL: Generator Befehl: SR_FN_FL

Angabe einer Datei, welche die frei definierbare Kurvenform
(arbitrary waveform) oder die Pegeldefinition des definier-
baren Rauschens enthält.

Als Dateiformat werden akzeptiert:
  bei ARBITRARY:
    - Ausgabedatei des ARBITRARY WAVEFORM DESIGNER
      (R&S-Software AWD-K1 oder UPL-K2) mit der Endung .awd
    - Wavefile-Format (Endung .WAV) mit 8- oder 16-bit
      Wortbreite und beliebiger Länge; (nicht im 
      @1014[high rate mode] mit UPL-B29).
    - Compressed-Format (Endung .CPR), wird mit einem
      speziellen Tool (COMPRESS.EXE) aus den TTF-, AWD-
      oder WAV-Dateien unter Reduzierung der Wortbreite
      gewonnen; (nicht im @1014[high rate mode] mit UPL-B29).
    - @280['freies' Format] wie im Handbuch oder in der Datei
      "r&s_exam.ttf" im Verzeichnis \UPL\USER beschrieben.
  bei RANDOM (frequenzdefiniertes Rauschen):
    - @280['freies' Format] wie im Handbuch oder in der Datei
      "r&s_exam.ftf" im Verzeichnis \UPL\USER beschrieben.
    - Entzerrungsdatei (Equalization) ".veq", die z.B. aus
      einem Sweep heraus abgespeichert wurde.
  bei CODED AUDIO (im @266[Chan Mode] SPECIAL):
      WAV-Datei mit kodiertem Audiosignal.
      Mit diesem Menüpunkt lassen sich Spezialsignale
      abspielen, die 
      - standardmäßig im Unterverzeichnis "SPEC" liegen oder
      - vom Benutzer extern erzeugt worden sind.

Hinweise:
- Die Datei darf nicht mehr als 16380 Punkte enthalten
  (ausgenommen WAV- und CPR-Dateien).
- Die Abtastpunkte in der Datei werden zu 1.0 normiert an-
  genommen. Wert 1.0 ergibt maximalen Ausgangspegel
  (ausgenommen WAV- und CPR-Dateien: die Pegel liegen
  als Integer-Werte vor; CPR-Dateien werden grundsätzlich
  auf den höchsten vorkommenden Pegel skaliert).

Achtung:
Die @112[Abtastrate] des gewählten @102[Generators] muß zur Datei
passen!

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]    @50[Arbitrary]

.280
TITEL: Über das Dateiformat für Arbitrary

Timetab, Format:
  Die Datei ist eine reine ASCII-Datei, in der die Pegel
  der einzelnen Samples als Floatzahlen eingetragen sind;
  Die Datei muß vor den Zahlen eine Zeile mit dem
  Schlüsselwort 'TIMETAB_FILE' enthalten.

Frequenzrauschen, Format:
  Die Datei ist eine reine ASCII-Datei, in der die Amplitu-
  den der einzelnen Frequenzlinien beginnend bei 0Hz als
  Floatzahlen eingetragen sind; der Linienabstand ergibt
  sich aus @273[Spacing]. Die Zahlen geben nur das Verhältnis
  der Linien zueinander an, nicht die Ausgabeamplitude
  (diese wird nach der Phasenoptimierung mit @380[VOLT PEAK]
  bestimmt).
  Die Datei muß vor den Zahlen eine Zeile mit dem
  Schlüsselwort 'FREQUENCY_FILE' enthalten.

Kommentarzeilen beginnen mit '#' und sind überall erlaubt;
Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR panel]  @48[RANDOM]  @50[Arbitrary]

.! SR_FNFL0 - SR_FNFL4
.281
TITEL: Applikation: Linearitätsmessung

Um den @1[UPL] zum Messen der Linearität einzusetzen,
sind folgende Einstellungen empfohlen:

@92[Generator]:
  @262[Function]:     @40[SINE]
  @301[SWEEP CTRL]:   AUTO SWEEP
  @310[X axis]:       VOLT

  Dadurch wird ein Pegelsweep des Generators definiert.

@93[Analyzer]:
  @528[Function]      @20[RMS] oder @30[FFT]
  @539[Meas time]:    AUTO
  @543[Unit Ch1]:     dBr
  @546[Reference]:    GEN TRACK

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @36[Applikationen]

.285
TITEL: Generator-Befehl: SR_ML_MD

Mode definiert, wie die einzelnen Pegel des @41[Multisinus] ein-
gestellt werden, nach welcher Norm das @46[DFD]-Signal erzeugt 
wird oder welche @52[Modulations]art verwendet wird

Auswahl aus:  Multisinus: EQUAL VOLT oder DEFINE VOLT
              DFD:        IEC 268 oder IEC 118
              Modulation: FM oder AM

Beschreibung:
  EQUAL VOLT:  alle Pegel des Multisinus haben gleiche
               Amplitude.
  DEFINE VOLT: jeder Pegel kann separat eingestellt
               werden.
  IEC 268:     die beiden Sinustöne werden durch
               Mittel- und Differenzfrequenz definiert.
  IEC 118:     die beiden Sinustöne werden durch
               untere und obere Frequenz definiert.
  FM:          frequenzmodulierter Sinus wird erzeugt
  AM:          amplitudenmodulierter Sinus wird erzeugt

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @41[Multisinus]

.286
TITEL: Generator-Befehl: OP_EQ

Equalizer erlaubt die automatische Anpassung des Ausgabe-
pegels an die Frequenz. Die Verstärkung ist 1.0 bei der
@959[Normfrequenz].

Auswahl aus:  ON oder OFF

Beschreibung:
    ON:     Benutzung einer @287[Equalisationsdatei].
            voreingestellter Dateityp: *.VEQ
    OFF:    nicht-entzerrte Ausgabe

Die Datei kann nach einem Sweep mit dem Befehl
@956[STORE:EQUALIZATION] in @95[FILE-Panel] abgespeichert werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[Generator-Panel]

.287
TITEL: Generator-Befehl: OP_EQ_FL

Equal.File: Name der Datei, welche den vorbestimmten
Amplitudengang enthält.

Auswahl aus:  @8[DOS]-@9[Dateinamen]

Beschreibung:
    In Datei sind für Frequenzwerte Korrekturvorgabe
    für die jeweiligen Amplituden enthalten. Diese werden
    bei der Einstellung des Ausgangssignals mit einge-
    rechnet.

    voreingestellter Dateityp: .VEQ

    Die Datei kann nach einem Sweep mit dem Befehl
    @956[STORE:EQUALIZATION] abgespeichert werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[Generator-Panel]

.! @288[OP_EQFL0] - @292[OP_EQFL4] free
.293
TITEL: Generator Befehl SR_CREST

Crest Fact bestimmt die (Phasen-)Optimierung bei
@41[Multisinus], @48[Random] und @156[RANDOM+ANLR].

Auswahl aus: OPTIMIZED, VALUE, DEFINE PHAS

Beschreibung:
  OPTIMIZED:    Der Crestfaktor (das Verhältnis Spitzen-
                zu Effektivwert) wird minimiert.
  VALUE:        Der Crestfaktor wird möglichst nah an
                einen @294[einstellbaren Wert] eingestellt.
  DEFINE PHAS:  Der Phasenbezug der Linien kann individuell
                eingestellt werden. Eingegeben wird die
                Startphase der Sinusschwingung.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.294
TITEL: Generator Befehl SR_CR_VL

Werteingabe zu @293[Crest Factor];

Der angegebene Crestfaktor wird approximiert; dies
ist um so leichter erreichbar, je mehr Linien zur
Optimierung verwendet werden. Zur Messung nach
ANSI S3.42 wird ein Crestfaktor von 4(=12dB)
empfohlen. 





weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @41[Multisinus]    @48[Random].


.295
TITEL: Generator-Befehl: SR_FN_SN

No of Sin definiert die Anzahl der diskreten Sinuslinien
im erzeugten @41[Multisinus].

Auswahl aus:  1 .. 17

Beschreibung:
    Für jede gewählte Sinuslinie erscheint ein Frequenz-
    eingabefeld, und, falls @285[Mode] auf DEFINE VOLT
    steht, ein Pegeleingabefeld.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @41[Multisinus]

.296
TITEL: Generator-Befehl: SR_MBOX

Multisine Choice ... öffnet nach Drücken der Taste SELECT
ein Eingabefenster.

Auswahl aus:     siehe Eingabefenster.

Beschreibung:
    Im Eingabefenster können die Werte für Pegel, Frequenz
    und Phase der einzelnen Linien eingestellt werden.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @41[Multisinus]

.297
TITEL: Generator-Befehl: SR_FN_FR

Square/Sin wählt das Frequenzpaar für die Erzeugung des
DIM-Signals aus.

Auswahl aus:  2.96/14kHz oder 3.15/15kHz

Beschreibung:
    2.96/14kHz: Rechteck mit Grundfrequenz 2.96kHz,
                Sinus mit 14kHz.
    3.15/15kHz: Rechteck mit Grundfrequenz 3.15kHz,
                Sinus mit 15kHz.

    !-> Achtung: Bei der Generierung dieses Signales mit
                 einem Digitalgenerator kann je nach
                 @112[Abtastrate] die Rechteckfrequenz
                 von der oben angegeben abweichen.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]    @47[DIM]

.298
TITEL: Generator-Befehl: SR_FN_BW

Bandwidth legt die Rechteckbandbreite fest.

Auswahl aus:  30kHz oder 100kHz

Beschreibung:
    nur bei @47[DIM] in den analogen Generatoren.
    Gibt die 3dB-Bandbreite des bei DIM beteiligten
    Rechtecks an.
    (nur möglich, wenn UPL-B1 (Low Distortion) einge-
    baut ist).



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.299
TITEL: Generator-Befehl: SR_FR_MD 

Freq Mode bestimmt die Eingabeart der Frequenz von 
linkem (Ch1) und rechtem (Ch2) Kanal.

Auswahl aus:  FREQ&PHASE, FREQ CH1&2

Beschreibung:
  FREQ&PHASE:  Linker und rechter Kanal haben dieselbe 
               @319[Frequenz] aber eine wählbare @328[Phase] zueinander. 
               Beim @301[Frequenzsweep] bleibt die Phase zwischen
               den beiden Kanälen konstant.
  FREQ CH1&2:  Frequenz von linkem und rechtem Kanal können
               unabhängig voneinander eingegeben werden. 
               Beim @301[Frequenzsweep] wird die Frequenz des 
               linken Kanals gesweept; die des rechten bleibt 
               konstant.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @4[Tasten]

.300
TITEL: Generator-Befehl: SR_VL_MD 

Volt Mode bestimmt die Eingabeart der Pegel von 
linkem (Ch1) und rechtem (Ch2) Kanal.

Auswahl aus: VOLT&RATIO, VOLT CH1&2

Beschreibung:
  VOLT&RATIO:  Die Pegel von linkem und rechtem Kanal haben ein
               festes @379[Verhältnis] zueinander.
               Beim @301[Pegelsweep] bleibt dieses konstant.
  VOLT CH1&2:  Die Pegel von linkem und rechtem Kanal können
               unabhängig voneinander eingegeben werden. 
               Beim @301[Pegelsweep] wird der Pegel des linken
               Kanals gesweept; der des rechten bleibt 
               konstant.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @4[Tasten]

.301
TITEL: Generator-Befehl: SR_FN_SW

SWEEP CTRL stellt die Betriebsart des Generatorsweeps ein.

Auswahl aus:  OFF,  AUTO SWEEP,  AUTO LIST
                    MANU SWEEP,  MANU LIST
Beschreibung:
    OFF:        kein SWEEP
    AUTO SWEEP: Weiterschalten auf den nächsten Sweep-
                punkt (automatisch vom UPL berechnet)
                je nach @302[Next Step].
    AUTO LIST:  Weiterschalten auf den nächsten Sweep-
                eintrag in der Liste je nach @302[Next Step].
    MANU SWEEP: wie AUTO SWEEP, jedoch Weiterschalten durch
                @74[Cursortasten] oder Drehrad (nur im
                GRAPH-Panel).
    MANU LIST:  wie AUTO LIST, jedoch Weiterschalten durch
                @74[Cursortasten] oder Drehrad.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @4[Tasten]   @310[X axis]   @311[Z axis]

.302
TITEL: Generator-Befehl: SR_SW_NX

Next Step legt die Bedingung für das Weiterschalten des
@301[SWEEPs] fest.

Auswahl aus:  ANLR SYNC oder DWELL

Beschreibung:
    ANLR SYNC: Eine Weiterschaltung erfolgt immer dann,
            wenn der Analysator mit einer Messung fertig
            ist.
  !->       Achtung: Wenn der Analysator kein Meß-
              ergebnis liefern kann, dann entsteht eine
              Lücke im SWEEP und es wird mit dem nächsten
              Punkt fortgesetzt.
            Beispiel: Analysator mißt RMS, Betriebsart
              AUTO, mit Filtern: Wenn das Signal in den
              Sperrbereich der Filter kommt, dann kann
              der Analysator keine Nulldurchgänge mehr
              erkennen und in Folge keine Messung mehr
              durchführen. Abhilfe: Sweep mit DWELL
              oder RMS mit FAST, SLOW, oder VALUE.
    DWELL:  Sweep wird nach der in @309[Dwell] angegebenen
            Zeit weitergeschaltet.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @4[Tasten]

.303
TITEL: Generator-Befehl: SR_LS_FL

SWEEP-Datei für dwell(=Verweilzeit)-SWEEP

Auswahl aus:   @9[Dateinamen]

Beschreibung:
    In der Datei stehen für jeden Sweepstep Verweilzeiten.
    Sollten in der Datei weniger Zeiten angegeben sein
    als SWEEP-Punkte für den aktiven GENERATOR-SWEEP defi-
    niert sind, so wird die letzte Zeit für alle übrigen
    SWEEP-Punkte verwendet.

    voreingestellter Dateityp: *.dwl

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.! SR_LSFL0 - SR_LSFL4
.309
TITEL: Generator-Befehl: SR_SW_DW

Dwell stellt die Verzögerungszeit bei der Abarbeitung
des SWEEPs ein.

Auswahl aus:  Beliebige Zeitangabe

Beschreibung:
    siehe @302[Next Step].






weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.310
TITEL: Generator-Befehl: SR_SW1CT

X Axis legt die erste Dimension des Sweeps fest.

Variation Mode (nur bei Funktion @165[CODED AUDIO]) 
legt bei ausgeschaltetem Sweep den frei 
variierbaren Parameter fest.

Auswahl aus: FREQ, VOLT, ONTIME, INTERVAL 

Beschreibung:
  VOLT:    Der Ausgangspegel des Generators wird beim
           SWEEP verstellt / ist variierbar (CODED AUDIO).
  FREQ:    Die Ausgangsfrequenz des Generators wird beim
           SWEEP verstellt / ist variierbar (CODED AUDIO).
  ONTIME:  Die "on time" eines Burst-Signal wird beim
           SWEEP verstellt.
  INTERAL: Die Intervallzeit eines Burst-Signal wird beim
           SWEEP verstellt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.311
TITEL: Generator-Befehl: SR_SW2CT

Z Axis stellt die zweite Dimension des SWEEPs ein.

Auswahl aus: OFF, FREQ, VOLT, ONTIME, INTERVAL 

Beschreibung:
  OFF:     nur eindimensionaler Sweep.
  VOLT:    zweiter Sweep über Pegel
  FREQ:    zweiter Sweep über Frequenz
  ONTIME:  zweiter Sweep über "on time" eines Burst-Signal.
  INTERAL: zweiter Sweep über Intervallzeit eines Bursts.

Hinweis: Beim Einschalten des z-Sweeps wird im
  Display-Panel Scans auf GROUP gestellt und die Anzahl
  der z-Punkte nach Scan Count übernommen.

 weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[Generator-Panel]

.312
TITEL: Generator-Befehl: FR_CN

MEAN FREQ stellt die Mittenfrequenz bei @46[DFD] ein.

Auswahl aus:  Frequenzangabe

Beschreibung:
    Erzeugt werden die beiden Frequenzen

        MEAN FREQ - @326[DIFF FREQ]

    und

        MEAN FREQ + @326[DIFF FREQ]

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.313
TITEL: Generator-Befehl: SR_FR_FL

SWEEP-Datei für Frequenz

Auswahl aus:  @9[Dateinamen]

Beschreibung:
    voreingestellter Dateityp: *.spf








weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.! SR1FRFL0 - SR1FRFL4
.319
TITEL: GENERATOR-Befehl: SR1FR

FREQUENCY:  bei @40[SINE], @42[SINE BURST], @43[SINE² BURST], @164[STEREO SINE],
                @165[CODED AUDIO]: stellt Generatorfrequenz ein.
Freq No 1:  bei @41[MULTISINE]:   Frequenz Nr. 1
UPPER FREQ: bei @26[MOD DIST]:    Nutzsignal höherer Frequenz
Mod Freq:   bei @52[MODULATION]:  Modulationsfrequenz
Freq Ch1:   bei @164[STEREO SINE]: Frequenz des linken Kanals
            (wenn @299[Freq Mode] = FREQ CH1&2)
Jitt Freq:  Frequenz des eingespeisten Jitter.

Auswahl aus:  Floatzahl mit den in der Online-Help
              angegebenen Grenzen.

Beschreibung: Die angegebene Frequenz wird durch direkte
              digitale Synthese quarzgenau eingestellt.

              Bei Abschluß der Eingabe mit der entsprechen-
              den Softkey wird die durch die Softkey ange-
              gebene Einheit verwendet.

Hinweise: - Bei @46[DFD] siehe unter @285[Mode].
          - Wenn der Analysator auf @21[RMS], @539[Meas Time] GEN TRACK
            eingestellt ist, dann wird die Generatorfrequenz
            so eingestellt, daß der Analysator mit einer
            ganzen Zahl von Samples genau ein Vielfaches der
            Periodendauer erfaßt. Dadurch lassen sich sehr
            schnelle und genaue Messungen durchführen,
            allerdings weicht die Generatorfrequenz um bis
            zu 0.5%% von der eingestellten Frequenz ab.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @80[Frequenzeinheiten]

.320
TITEL: Generator-Befehl: SR_FR_SC

Spacing legt fest, WIE der Frequenz-SWEEP unterteilt wird.

Auswahl aus:  LIN POINTS, LIN STEPS, LOG POINTS, LOG STEPS

Beschreibung:
    LIN POINTS: lineare Unterteilung, es werden @323[Points]
                verschiedene Frequenzen erzeugt.
    LIN STEPS:  lineare Unterteilung, der Unterschied von
                Schritt zu Schritt ist ein konstante
                @324[Frequenz].
    LOG POINTS: logarithmische Unterteilung, es werden
                @323[Points] verschiedene Frequenzen erzeugt.
    LOG STEPS:  logarithmische Unterteilung, der Unter-
                schied von Schritt zu Schritt ist ein
                konstantes @324[Verhältnis].


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.321
TITEL: Generator-Befehl: SR1FR_ST

Start legt den Beginn des Frequenz-SWEEPs fest.

Auswahl aus:  Frequenzangabe

Beschreibung:
    Beim Drücken der @16[START]-Taste beginnt der SWEEP
    mit der eingestellten Frequenz. Der Start des SWEEPs
    kann größer oder kleiner als der @322[Stop] sein.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.322
TITEL: Generator-Befehl: SR1FR_SP

Stop legt das Ende des Frequenz-SWEEPs fest.

Auswahl aus:  Frequenzangabe

Beschreibung:
    Der Stop des SWEEPs kann größer oder kleiner
    als der @321[Start] sein. Stop ist in jedem
    Fall der letzte generierte Punkt.
    (unabhängig von @324[Step]).




weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.323
TITEL: Generator-Befehl: SR_FR_PN

Points legt die Anzahl der Punkte des Frequenz-SWEEPs
fest.

Auswahl aus:  Zahlangabe: 2 .. 1024

Beschreibung:
    Der SWEEP läuft von Start bis Stop, wobei insgesamt
    (incl. der beiden Endpunkte) die angegebene Zahl
    an Ausgabepunkten durchlaufen wird.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]

.324
TITEL: Generator-Befehl: SR_FR_SS

Step legt die Schrittweite des Sweeps bei der Wahl von
LIN STEPS oder LOG STEPS bei @320[Spacing] fest.

Auswahl aus:  LIN STEPS: Frequenzeingabe
              LOG STEPS: Verhältnisangabe

Beschreibung:
    Der Sweep beginnt bei der angegebenen Startfrequenz
    und wird mit den eingestellten Schritten bis zur
    Stopfrequenz durchgeführt. Sollte die Stopfrequenz
    nicht ganz erreicht werden, so wird diese noch
    extra eingestellt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.325
TITEL: GENERATOR-Befehl: SR1FR2

Freq Ch2: Frequenz des rechten Kanals
          (wenn @299[Freq Mode] = FREQ CH1&2)

Auswahl aus:  Floatzahl mit den in der Online-Help
              angegebenen Grenzen.

Beschreibung: Die angegebene Frequenz wird durch direkte
              digitale Synthese quarzgenau eingestellt.

Hinweis: Wenn der Analysator auf @21[RMS], @539[Meas Time] GEN TRACK
         eingestellt ist, dann wird die Generatorfrequenz
         so eingestellt, daß der Analysator mit einer
         ganzen Zahl von Samples genau ein Vielfaches der
         Periodendauer erfaßt. Dadurch lassen sich sehr
         schnelle und genaue Messungen durchführen,
         allerdings weicht die Generatorfrequenz um bis
         zu 0.5%% von der eingestellten Frequenz ab.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @80[Frequenzeinheiten]

.326
TITEL: Generator-Befehl: FR_DL

DIFF FREQ stellt den Abstand der beiden bei @46[DFD]
erzeugten Frequenzen an.

Auswahl aus:  Frequenzangabe

Beschreibung:
    siehe @312[MEAN FREQ]!






weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.327
TITEL: Generator-Befehl: SR_FR_QL

Setting legt die Einschwinggenauigkeit des Low Distortion
Generators fest.

Auswahl aus:  FAST oder PRECISION

Beschreibung:
    FAST:      Die Ausgabefrequenz wird eingestellt.
    PRECISION: Die Ausgabefrequenz wird eingestellt,
               gemessen und wieder korrigiert eingestellt.

!-> @47[DIM] (analog) ist nur mit Option UPL-B1, Low Distortion
    Generator, möglich.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.328
TITEL: Generator Befehl SR1PH

"Phase No1"   stellt die Startphase der 1. @41[Multisinus]-Linie;
"Phase Ch2:1" stellt die Phasenlage zwischen rechtem und 
    linken @164[Stereo]-Kanal.

Auswahl aus:  Phaseneingabe

Beschreibung der Multisinus-Phase:
    Die Linie wird beginnend mit der angegebenen
    Phase ausgegeben;
    Bei einer Eingabe von 0 Grad beginnt die Linie mit 0
    und steigt dann an.
    Bei einer Eingabe von 90 Grad beginnt die Linie mit
    der angegeben Spannung und fällt dann ab.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.329
TITEL: GENERATOR-Befehl: SR1VL

VOLTAGE stellt den Ausgangspegel des Generators ein.

Auswahl aus:  je nach gewähltem @102[Generator] aus
              @81[analogen Einheiten] oder @82[digitalen Einheiten].

Beschreibung:
    Einstellung des Ausgangspegels erfolgt kontinuierlich,
    ohne Abbruch der Signalerzeugung.

Hinweise:
  - Der maximal einstellbare Pegel wird mit @133[Max Volt]
    definiert.
  - bei digitalen Instrumenten (@82[Einheit]: FS) wird NICHT
    der Effektivwert sondern die Amplitude eingestellt,
    um die Aussteuerung digitaler Systeme besser zu kon-
    trollieren. Der Analysator mißt jedoch effektiv, so
    daß sich ein Unterschied von √2 ergibt.
  - bei @52[FM]: Einstellung des Modulationshubes in %%
  - bei @52[AM]: Einstellung der Modulationstiefe in %%
  - bei @164[STEREO SINE]: Pegel des linken Kanals
  - Der Referenzwiderstand bei dBm ist 600Ω.
    (0dBm = 1mW bei 600Ω, der Generatorinnenwiderstand
    wird berücksichtigt; d.h. die Leerlaufspannung wird
    so eingestellt, daß sich der gewünschte Pegel bei
    der mit 600Ω angenommenen Last ergibt.)

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @99[Einheiten]

.330
TITEL: Generator-Befehl: SR2FR

Freq No 2:  bei @41[MULTISINE]: Einstellung der Frequenz
LOWER FREQ: bei @26[MOD DIST]:  Tiefe Frequenz mit großem
                           Signalpegel
Carr Freq:  bei @52[MODULATION]:Trägerfrequenz

Auswahl aus:  Frequenzangabe

Beschreibung: Siehe Einstellung der @319[1. Frequenz]!





weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.331
TITEL: Generator Befehl SR2PH


    siehe @328[Einstellung der ersten Phase].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.332
TITEL: Generator-Befehl: SR2VL


    siehe @329[Einstellung der ersten Spannung].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.333
TITEL: Generator-Befehl: SR3FR

Freq No 3:    Einstellung der Frequenz bei @41[MULTISINE]

Auswahl aus:  Frequenzeinstellung

Beschreibung: Siehe Einstellung der @319[1. Frequenz]!








weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.334
TITEL: Generator Befehl SR3PH


    siehe @328[Einstellung der ersten Phase].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.335
TITEL: Generator-Befehl: SR3VL


    siehe @329[Einstellung der ersten Spannung].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.336
TITEL: Generator-Befehl: SR4FR

Freq No 4:    Einstellung der Frequenz bei @41[MULTISINE]

Auswahl aus:  Frequenzeinstellung

Beschreibung: Siehe Einstellung der @319[1. Frequenz]!








weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.337
TITEL: Generator Befehl SR4PH


    siehe @328[Einstellung der ersten Phase].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.338
TITEL: Generator-Befehl: SR4VL


    siehe @329[Einstellung der ersten Spannung].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.339
TITEL: Generator-Befehl: SR5FR

Freq No 5:    Einstellung der Frequenz bei @41[MULTISINE]

Auswahl aus:  Frequenzeinstellung

Beschreibung: Siehe Einstellung der @319[1. Frequenz]!








weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.340
TITEL: Generator Befehl SR5PH


    siehe @328[Einstellung der ersten Phase].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.341
TITEL: Generator-Befehl: SR5VL


    siehe @329[Einstellung der ersten Spannung].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.342
TITEL: Generator-Befehl: SR6FR

Freq No 6:    Einstellung der Frequenz bei @41[MULTISINE]

Auswahl aus:  Frequenzeinstellung

Beschreibung: Siehe Einstellung der @319[1. Frequenz]!








weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.343
TITEL: Generator Befehl SR6PH


    siehe @328[Einstellung der ersten Phase].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.344
TITEL: Generator-Befehl: SR6VL


    siehe @329[Einstellung der ersten Spannung].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.345
TITEL: Generator-Befehl: SR7FR

Freq No 7:    Einstellung der Frequenz bei @41[MULTISINE]

Auswahl aus:  Frequenzeinstellung

Beschreibung: Siehe Einstellung der @306[1. Frequenz]!








weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.346
TITEL: Generator Befehl SR7PH


    siehe @328[Einstellung der ersten Phase].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.347
TITEL: Generator-Befehl: SR7VL


    siehe @329[Einstellung der ersten Spannung].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.348
TITEL: Generator-Befehl: SR8FR

Freq No 8:    Einstellung der Frequenz bei @41[MULTISINE]

Auswahl aus:  Frequenzeinstellung

Beschreibung: Siehe Einstellung der @306[1. Frequenz]!








weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.349
TITEL: Generator Befehl SR8PH


    siehe @328[Einstellung der ersten Phase].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.350
TITEL: Generator-Befehl: SR8VL


    siehe @329[Einstellung der ersten Spannung].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.351
TITEL: Generator-Befehl: SR9FR

Freq No 9:    Einstellung der Frequenz bei @41[MULTISINE]

Auswahl aus:  Frequenzeinstellung

Beschreibung: Siehe Einstellung der @306[1. Frequenz]!








weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.352
TITEL: Generator Befehl SR9PH


    siehe @328[Einstellung der ersten Phase].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.353
TITEL: Generator-Befehl: SR9VL


    siehe @329[Einstellung der ersten Spannung].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.354
TITEL: Generator-Befehl: SR10FR

Freq No 10:   Einstellung der Frequenz bei @41[MULTISINE]

Auswahl aus:  Frequenzeinstellung

Beschreibung: Siehe Einstellung der @306[1. Frequenz]!








weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.355
TITEL: Generator Befehl SR10PH


    siehe @328[Einstellung der ersten Phase].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.356
TITEL: Generator-Befehl: SR10VL


    siehe @329[Einstellung der ersten Spannung].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.357
TITEL: Generator-Befehl: SR11FR

Freq No 11:   Einstellung der Frequenz bei @41[MULTISINE]

Auswahl aus:  Frequenzeinstellung

Beschreibung: Siehe Einstellung der @306[1. Frequenz]!








weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.358
TITEL: Generator Befehl SR11PH


    siehe @328[Einstellung der ersten Phase].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.359
TITEL: Generator-Befehl: SR11VL


    siehe @329[Einstellung der ersten Spannung].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.360
TITEL: Generator-Befehl: SR12FR

Freq No 12:    Einstellung der Frequenz bei @41[MULTISINE]

Auswahl aus:  Frequenzeinstellung

Beschreibung: Siehe Einstellung der @306[1. Frequenz]!








weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.361
TITEL: Generator Befehl SR12PH


    siehe @328[Einstellung der ersten Phase].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.362
TITEL: Generator-Befehl: SR12VL


    siehe @329[Einstellung der ersten Spannung].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.363
TITEL: Generator-Befehl: SR13FR

Freq No 13:   Einstellung der Frequenz bei @41[MULTISINE]

Auswahl aus:  Frequenzeinstellung

Beschreibung: Siehe Einstellung der @306[1. Frequenz]!








weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.364
TITEL: Generator Befehl SR13PH


    siehe @328[Einstellung der ersten Phase].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.365
TITEL: Generator-Befehl: SR13VL


    siehe @329[Einstellung der ersten Spannung].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.366
TITEL: Generator-Befehl: SR14FR

Freq No 14:   Einstellung der Frequenz bei @41[MULTISINE]

Auswahl aus:  Frequenzeinstellung

Beschreibung: Siehe Einstellung der @306[1. Frequenz]!








weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.367
TITEL: Generator Befehl SR14PH


    siehe @328[Einstellung der ersten Phase].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.368
TITEL: Generator-Befehl: SR14VL


    siehe @329[Einstellung der ersten Spannung].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.369
TITEL: Generator-Befehl: SR15FR

Freq No 15:   Einstellung der Frequenz bei @41[MULTISINE]

Auswahl aus:  Frequenzeinstellung

Beschreibung: Siehe Einstellung der @306[1. Frequenz]!








weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.370
TITEL: Generator Befehl SR15PH


    siehe @328[Einstellung der ersten Phase].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.371
TITEL: Generator-Befehl: SR15VL


    siehe @329[Einstellung der ersten Spannung].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.372
TITEL: Generator-Befehl: SR16FR

Freq No 16:   Einstellung der Frequenz bei @41[MULTISINE]

Auswahl aus:  Frequenzeinstellung

Beschreibung: Siehe Einstellung der @306[1. Frequenz]!








weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.373
TITEL: Generator Befehl SR16PH


    siehe @328[Einstellung der ersten Phase].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.374
TITEL: Generator-Befehl: SR16VL


    siehe @329[Einstellung der ersten Spannung].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.375
TITEL: Generator-Befehl: SR17FR

Freq No 17:   Einstellung der Frequenz bei @41[MULTISINE]

Auswahl aus:  Frequenzeinstellung

Beschreibung: Siehe Einstellung der @306[1. Frequenz]!








weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.376
TITEL: Generator Befehl SR17PH


    siehe @328[Einstellung der ersten Phase].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.377
TITEL: Generator-Befehl: SR17VL


    siehe @329[Einstellung der ersten Spannung].











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]

.378
TITEL: Generator-Befehl: VL_TT_GN

TOTAL GAIN stellt zusammen mit den @329[einzelnen Pegeln] die
Ausgangsamplitude ein.

Auswahl aus:  beliebiger Verstärkungsfaktor

Beschreibung:
    Die Ausgangsamplitude ergibt sich zu:
    Pegel der Einzelsignale * TOTAL GAIN.

    weitere Anzeigen:
    TOTAL PEAK:   Anzeige Ausgangsspitzenwert
    TOTAL RMS:    Anzeige Ausgangseffektivwert

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]   @41[Multisinus]

.379
TITEL: Generator-Befehl: VL_TT_RT

"Volt LF:HF" stellt das Pegelverhältnis zwischen tief-
    frequentem und hochfrequentem Signal bei @45[MOD DIST] ein.
"Volt Ch2:1" stellt das Pegelverhältnis zwischen 
    rechtem und linkem Kanal beim @164[STEREO SINE] ein.

Auswahl aus:  Verhältnis von 1:1 bis 10:1 (MOD DIST)
              Verhältnis von 0 to 100000 (STEREO SINE)

Beschreibung:
    Das Verhältnis gibt an, um wieviel der Pegel der
    unteren Frequenz (=LF) bzw. des rechten Kanals 
    höher als der Pegel der oberen Frequenz (=HF) 
    bzw. des linken Kanals ist.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR]

.380
TITEL: Generator-Befehl: VL_TT

Voltage Peak oder TOTAL VOLT:
              Ausgangsspannung des Generators (Spitzenwert)

Auswahl aus:  Pegeleinstellung

Beschreibung:
    Gesamtpegel für @50[Abitrary Waveform], @41[Multisinus],
    @48[Random], @156[RANDOM+ANLR], @46[DFD] und @45[MOD DIST].

    Sinuspegel für @165[CODED AUDIO].

    DC-Pegel für @163[DC].




weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]   @99[Einheiten]

.381
TITEL: Generator-Befehl: SR1VL_RM

RMS-Value für Gesamtsignal bei @41[MULTISINE] und @48[RANDOM].

Auswahl aus:  nur Anzeige

Beschreibung:
    Erscheint nur bei ANALOG-Generator







weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.382
TITEL: Generator-Befehl: SR_VL_FL

SWEEP-Dateiname für den Pegel

Auswahl aus:  @9[Dateiname]

Beschreibung:
    voreingestellter Dateityp: *.spv




Beispiel: siehe c:\UPL\user\r&s_exam.spv


weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.! @383[SR_VLFL0] - SR_VLFL4
.383
TITEL: Applikation: Test des Maxim ADC MAX121

Test des MAX121: nur UPD.












weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @36[Applikationen]

.388
TITEL: Generator-Befehl: SR_VL_SC

Spacing legt fest, WIE der Pegel-SWEEP unterteilt wird.

Auswahl aus:  LIN POINTS, LIN STEPS, LOG POINTS, LOG STEPS

Beschreibung:
    LIN POINTS: lineare Unterteilung, es werden @391[Points]
                verschiedene Pegel erzeugt.
    LIN STEPS:  lineare Unterteilung, der Unterschied von
                Schritt zu Schritt ist ein konstanter @392[Pegel]
    LOG POINTS: logarithmische Unterteilung, es werden
                @391[Points] verschiedene Pegel erzeugt.
    LOG STEPS:  logarithmische Unterteilung, der Unter-
                schied von Schritt zu Schritt ist ein
                konstantes @392[Verhältnis].


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.389
TITEL: Generator-Befehl: SR1VL_ST

Start legt den Beginn des Pegel-SWEEPs fest.

Auswahl aus:  Pegelangabe

Beschreibung:
    Beim Drücken der @16[START]-Taste beginnt der SWEEP
    mit dem eingestellten Pegel. Der Start des SWEEPs
    kann größer oder kleiner als der @390[Stop] sein.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.390
TITEL: Generator-Befehl: SR1VL_SP

Stop legt das Ende des Pegel-SWEEPs fest.

Auswahl aus:  Pegelangabe

Beschreibung:
    Der Stop des SWEEPs kann größer oder kleiner
    als der @389[Start] sein. Stop ist in jedem
    Fall der letzte generierte Punkt.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.391
TITEL: Generator-Befehl: SR_VL_PN

Points legt die Anzahl der Punkte des Pegel-SWEEPs fest.

Auswahl aus:  Zahlangabe: 2 .. 1024

Beschreibung:
    Der SWEEP läuft von Start bis Stop, wobei insgesamt
    (incl. der beiden Endpunkte) die angegebene Zahl
    an Ausgabepunkten durchlaufen wird.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.392
TITEL: Generator-Befehl: SR_VL_SS

Step legt die Unterteilung des Sweeps fest.

Auswahl aus:  bei LIN STEPS: Pegelangabe
              bei LOG STEPS: Verhältnisangabe

Beschreibung:
    Der Sweep beginnt beim angegebenen @389[Startpegel]
    und wird mit den eingestellten Schritten bis zum
    @390[Stoppegel] durchgeführt. Sollte der Stoppegel
    nicht ganz erreicht werden, so wird dieser noch
    extra eingestellt.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.393
TITEL: Generator-Befehl: SR_AM_MD

nur für die Generatorfunktionen @41[MULTISINE], @50[ARBITRARY]
und @48[RANDOM] (Frequenz-@272[Domain]).
Gibt an, wie die Gesamtamplitude des Signals variiert wird.

Auswahl aus:  OFF, SINE, BURST

Beschreibung:
    OFF:   Variation ausgeschaltet, Generatorsignal wird
           unverändert ausgegeben.
    SINE:  Generatorsignal wird sinusförmig amplituden-
           moduliert von 0%% bis -100%%
    BURST: Generatorsignal wird periodisch ein und aus-
           geschaltet

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]    @394[Modulationsfrequenz]
@400[Einschaltdauer]    @412[Intervall]    @395[Variation]

.394
TITEL: Generator-Befehl: SR_AM_FR

nur für die Generatorfunktionen @41[MULTISINE], @50[ARBITRARY]
und @48[RANDOM] (Frequenz-@272[Domain]) verfügbar.
Modulationsfrequenz bei gewählter Sinus-@393[Variation]


weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]    @393[Ampl Var]

.395
TITEL: Generator-Befehl: SR_AM_VL

nur für die Generatorfunktionen @41[MULTISINE], @50[ARBITRARY]
und @48[RANDOM] (Frequenz-@272[Domain]) verfügbar.
Variation in Prozent (0 .. -100%%), um die das Gesamtsignal
reduziert wird; nur bei gewählter Sinus-@393[Variation]


weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]    @393[Ampl Var]

.396
TITEL: Generator-Befehl: SR1VL_LW

Low Level stellt den unteren Pegel der Sinusamplitude
bei @42[SINE-Burst] ein.

Auswahl aus:  Pegelangabe (absolut oder relativ)

Beschreibung:
 je nach verwendeter Einheit wird der untere Pegel
 bestimmt:
 - bei "normaler" Einheit:
   Unterer Pegel wird absolut eingestellt.
 - bei Spezial-Einheit (%%on, dBon, V/on):
   das Verhältnis High-Level / Low-Level bleibt konstant.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]

.397
TITEL: GENERATOR-Befehl: SR1VL2

Volt Ch2 stellt den Ausgangspegel für den rechten Kanal.
Verfügbar nur, wenn @300[Volt Mode] = VOLT CH1&2

Auswahl aus: @82[digital units]

Beschreibung:
    Einstellung des Ausgangspegels erfolgt kontinuierlich,
    ohne Abbruch der Signalerzeugung.

Hinweis: Der maximal einstellbare Pegel wird mit @133[Max Volt]
    definiert.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]   @99[Einheiten]

.398
TITEL: Generator Befehl SR_LO_CH

Nur @162[UPL16]; Angabe des Analysator-Kanals, dessen Signal
auf den Generator rückgeführt und dem Rauschsignal
überlagert werden soll.

Auswahl aus: OFF, 1, 2

Beschreibung:
  OFF: Die Rückführung ist ausgeschaltet.
       Auch bei ausgeschaltetem Loop ist die Rückführungs-
       verstärkung wählbar, um sie voreinstellen zu können.
  1:   Kanal 1 wird rückgeführt.
  2:   Kanal 2 wird rückgeführt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]   @156[RANDOM+ANLR]

.399
TITEL: Generator Befehl SR_LO_GN

Nur @162[UPL16];
Einstellung des Verstärkungsfaktors der Rückführung.

Auswahl aus: dimensionsloser Faktor oder dB

Hinweis:     Die Loop Gain wird vom Programm automatisch
             auf 0 gesetzt (muting), sobald Volt Range
             (im GENERATOR-Panel) auf AUTO geschaltet wird.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator]   @156[RANDOM+ANLR]

.400
TITEL: Generator-Befehl: SR_ON

On-Time stellt die Einschaltdauer ein für 
- den Bursts bei @42[SINE BURST] und @43[SINE² BURST].
- die Burst-@393[Variation] bei @41[MULTISINE], @50[ARBITRARY]
  und @48[RANDOM] (Frequenz-@272[Domain]) 

Auswahl aus:  Zeitangabe in Sec, 
              bei den Sinus-Bursts auch in Cycles

Beschreibung:
    Während der On-Time wird das Signal ausgegeben.
    Die gesamte Periodendauer ist mit @412[Interval]
    einstellbar.

    Die Einschaltzeit kann ge"sweep"t werden.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[Generator-Panel]

.401
TITEL: Generator-Befehl: SR_ON_FL

SWEEP-Datei für die Burst-Dauer

Auswahl aus:  @9[Dateinamen]

Beschreibung:
    voreingestellter Dateityp: *.spo



Beispiel: siehe c:\UPL\user\r&s_exam.spo




weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.! SR_ONFL0 - SR_ONFL4
.407
TITEL: Generator-Befehl: SR_ON_SC

Spacing legt fest, WIE der Burstdauer-SWEEP unterteilt
wird.

Auswahl aus:  LIN POINTS, LIN STEPS, LOG POINTS, LOG STEPS

Beschreibung:
    LIN POINTS: lineare Unterteilung, es werden @410[Points]
                verschiedene Zeitdauern erzeugt.
    LIN STEPS:  lineare Unterteilung, der Unterschied von
                Schritt zu Schritt ist eine konstante @411[Zeit].
    LOG POINTS: logarithmische Unterteilung, es werden
                @410[Points] verschiedene Zeitdauern erzeugt.
    LOG STEPS:  logarithmische Unterteilung, der Unter-
                schied von Schritt zu Schritt ist ein
                konstantes @411[Verhältnis].


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.408
TITEL: Generator-Befehl: SR_ON_ST

Start legt die "Beginn-"Zeit des Burstdauer-SWEEPs fest.

Auswahl aus:  Zeitangabe

Beschreibung:
    Beim Drücken der @16[START]-Taste beginnt der SWEEP
    mit der eingestellten Zeitdauer. Die Start-Zeitdauer
    des SWEEPs kann größer oder kleiner als die
    @409[Stop-Zeitdauer] sein.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.409
TITEL: Generator-Befehl: SR_ON_SP

Stop legt die Ende-Zeit des Burstdauer-SWEEPs fest.

Auswahl aus:  Zeitangabe

Beschreibung:
    Die Stop-Zeitdauer des SWEEPs kann größer oder kleiner
    als die @408[Start-Zeitdauer] sein. Stop ist in jedem
    Fall die letzte generierte Ausgabe.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.410
TITEL: Generator-Befehl: SR_ON_PN

Points legt die Anzahl der Punkte des Burstdauer-SWEEPs
fest.

Auswahl aus:  Zahlangabe: 2 .. 1024

Beschreibung:
    Der SWEEP läuft von @408[Start] bis @409[Stop], wobei insgesamt
    (incl. der beiden Endpunkte) die angegebene Zahl
    an Ausgabepunkten durchlaufen wird.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]

.411
TITEL: Generator-Befehl: SR_ON_SS

Step legt die Unterteilung des Sweeps fest.

Auswahl aus:  bei LIN STEPS: Zeitangabe
              bei LOG STEPS: Verhältnisangabe

Beschreibung:
    Der Sweep beginnt bei der angegebenen Zeitdauer
    und wird mit den eingestellten Schritten bis zur
    Stop-Zeitdauer durchgeführt. Sollte die Stop-Zeitdauer
    nicht ganz erreicht werden, so wird diese noch
    extra eingestellt.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.412
TITEL: Generator-Befehl: SR_IV

Interval stellt die Intervallänge für 
- die Burstsignale (@42[SINE BURST] und @43[SINE² BURST])
- die Burst-@393[Variation] bei @41[MULTISINE], @50[ARBITRARY]
  und @48[RANDOM] (Frequenz-@272[Domain]) 


Auswahl aus:  Zeitangabe bis zu 60sec
              bei den Sinus-Bursts optional in Cycles

Beschreibung:
    Die Intervalzeit muß größer als die @400[On-Time]
    sein.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.413
TITEL: Generator-Befehl: SR_IV_FL

SWEEP-Datei für Burst-Intervall

Auswahl aus:  @9[Dateinamen]

Beschreibung:
    voreingestellter Dateityp: *.spi




Beispiel: siehe c:\UPL\user\r&s_exam.spv


weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[GENERATOR-Panel]

.! SR_IVFL0 - SR_IVFL4
.419
TITEL: Generator-Befehl: SR_IV_SC

Spacing legt fest, WIE der Intervall-SWEEP unterteilt wird.

Auswahl aus:  LIN POINTS, LIN STEPS, LOG POINTS, LOG STEPS

Beschreibung:
    LIN POINTS: lineare Unterteilung, es werden @422[Points]
                verschiedene Zeitdauern erzeugt.
    LIN STEPS:  lineare Unterteilung, der Unterschied von
                Schritt zu Schritt ist eine konstante @423[Zeit].
    LOG POINTS: logarithmische Unterteilung, es werden
                @422[Points] verschiedene Zeitdauern erzeugt.
    LOG STEPS:  logarithmische Unterteilung, der Unter-
                schied von Schritt zu Schritt ist ein
                konstantes @423[Verhältnis].


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.420
TITEL: Generator-Befehl: SR_IV_ST

Start legt die "Beginn-"Zeit des Intervall-SWEEPs fest.

Auswahl aus:  Zeitangabe

Beschreibung:
    Beim Drücken der @16[START]-Taste beginnt der SWEEP
    mit der eingestellten Zeitdauer. Die Start-Zeitdauer
    des SWEEPs kann größer oder kleiner als die
    @421[Stop-Zeitdauer] sein.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.421
TITEL: Generator-Befehl: SR_IV_SP

Stop legt die Ende-Zeit des Intervall-SWEEPs fest.

Auswahl aus:  Zeitangabe

Beschreibung:
    Die Stop-Zeitdauer des SWEEPs kann größer oder kleiner
    als die @420[Start-Zeitdauer] sein. Stop ist in jedem
    Fall die letzte generierte Ausgabe.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @92[Generator-Panel]

.422
TITEL: Generator-Befehl: SR_IV_PN

Points legt die Anzahl der Punkte des Intervall-SWEEPs
fest.

Auswahl aus:  Zahlangabe: 2 .. 1024

Beschreibung:
    Der SWEEP läuft von Start bis Stop, wobei insgesamt
    (incl. der beiden Endpunkte) die angegebene Zahl
    an Ausgabepunkten durchlaufen wird.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[GENERATOR-Panel]

.423
TITEL: Generator-Befehl: SR_IV_SS

Step legt die Unterteilung des Sweeps fest.

Auswahl aus:  bei LIN STEPS: Zeitangabe
              bei LOG STEPS: Verhältnisangabe

Beschreibung:
    Der Sweep beginnt bei der angegebenen Zeitdauer
    und wird mit den eingestellten Schritten bis zur
    Stop-Zeitdauer durchgeführt. Sollte die Stop-Zeitdauer
    nicht ganz erreicht werden, so wird diese noch
    extra eingestellt.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]

.424
TITEL: Generator-Befehl: SR_BO_DL

BurstOnDel stellt ein Startverzögerungszeit des @42[Sinusbursts]
ein.

Auswahl aus: Zeitangabe von 0 .. 60s

Beschreibung:
    Nach dem Einstellen des Bursts wird die angegebene
    Zeit abgewartet, dann beginnt der Burst mit dem
    "ON"-Signal.
    Eine sinnvolle Anwendung ist die Darstellung der
    Reaktion auf einen einzelnen Burst z.B. mit @614[WAVEFORM].
    In diesem Fall sollte eine Delay von etwa 30ms
    eingestellt werden und der Analysator auf Betriebsart
    SINGLE gestellt werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Generator-Panel]    @42[Sine Burst]

.!--------------- ANA-Panel
.425
TITEL: ANALYZER-Befehl: AN_IN_SL

Auswahl des zu benutzenden Analysators für die Messung.

Auswahl aus:  ANLG 22kHz, ANLG 110kHz, DIGITAL

Beschreibung:
    ANLG 22kHz:  Messung auf den analogen Anschlüssen
                 (XLR, BNC mit Adapter), Abtastrate ist
                 48kHz, alle @528[Meßfunktionen] sind möglich.
    ANLG 110kHz: Messung auf den analogen Anschlüssen (XLR)
                 Abtastrate ist 307,200 kHz, nicht
                 alle @528[Meßfunktionen] sind möglich.
                 @429[Untere Grenzfrequenz]: i.d.R. 20Hz

    Hinweis:     bei analogen Messungen wird ein ev.
                 DC-Offset mitgemessen. Dieser kann mit der
                 Funktion @1105[CALIBRATION ANL] im @96[OPTIONS-Panel]
                 minimiert werden.

    DIGITAL:     Messung auf den digitalen Anschlüssen:
                 - UPL mit Option UPL-B2 oder UPL-B29:
                   @65[BAL (XLR)], @66[UNBAL (BNC)], @67[OPTICAL]
                   or @68[INTERN]) auf Frontpanel;
                   @441[Abtastrate] und @446[Audiobits]
                   wählbar,
                   alle @528[Meßfunktionen] sind möglich.
                 - @162[UPL16]: @157[DAI interface] auf Rückseite,
                   8 kHz @441[Abtastrate] und 13 @446[Audiobits];
                   @77[Kohärenz]- und @503[Phasen/Gruppenlaufzeit]-
                   Messung sind nicht verfügbar, da 1-kanaliges
                   Instrument.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @79[Settling]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]

.426
TITEL: Analysator Befehl SN_DI_FD

Meas Mode bestimmt, was im Analysator gemessen wird.

Auswahl aus:  AUDIO DATA, JITTER/PHAS, COMMON/INP

Beschreibung:
  AUDIO DATA:  Der Audioinhalt wird gemessen.
  JITTER/PHAS: Das demodulierte Jittersignal wird
               gemessen.
               Frequenzbereich: 0 ... 100kHz
               Meßfunktionen:   @30[FFT], @21[RMS],
                                Spannung Spitze-Spitze
  COMMON/INP:  Das Gleichtaktsignal des digitalen Eingangs
               wird gemessen.
               Frequenzbereich und Meßfunktionen wie
               bei Jitter.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.427
TITEL: Analysator Befehl SN_CO_SM

Nur @162[UPL16]; Ein-/Ausschalten einer Codierungssimulation
für dem Analysatoreingang.

Auswahl aus: PCM LINEAR, A-LAW SIMUL

Beschreibung:
  PCM LINEAR:  Keine Codierungssimulation;
               Signal wird unverändert weiterverarbeitet
               (13 Bit PCM linear kodiert).
  A-LAW SIMUL: Das empfangene Signal wird über eine A-law-
               Coder-/Dekoderstrecke geführt, bevor es von
               den Meßroutinen erfaßt wird.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @104[Coding Generator]   @157[DAI]

.428
TITEL: Analysator Befehl SN_JI_RS


z.Z. nicht freigeschaltet.











weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.429
TITEL: ANALYZER-Befehl: IP_FRQMI

Min Freq bestimmt die untere Grenzfrequenz des @93[Analysators].

Wertebereich:  10 Hz, 20 Hz (nicht wählbar)

Beschreibung:
   10 Hz: Der Eingangsteil wird mit 10Hz Grenzfrequenz an
          das Meßobjekt angekoppelt. Ranger und Funktionen
          sind entsprechend angepaßt. (AC-Kopplung).
          Die DC-Messung wird direkt an den Eingang ge-
          koppelt.
   20 Hz  Beim ANLG 110kHz

Hinweis: - bei @24[THD] und @25[THD+N] beginnt der Meßbereich
           erst bei höheren Frequenzen.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]    @35[Auto Range]

.430
TITEL: ANALYZER-Befehl: IP_RESIS

Ref Imped gibt den Bezugswiderstand für die Leistungs-
messungen an.

Auswahl aus:   beliebiger Widerstandswert.

Beschreibung:  Dieser hier eingestellte Wert wird als
               Bezugswert für Leistungsmessungen bei
               der Einheitenumrechnung berücksichtigt.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]   @81[analoge Einheiten]

.431
TITEL: Analyzer-Befehl: IP_CHANL

Channel(s) wählt den oder die zu messenden Kanäle im
@93[Analysator] aus.

Auswahl aus:  1, 2, 1&2, 2≡1, 1≡2  oder BOTH

Beschreibung:
    ANALOG:
        1:      Messung nur auf Kanal 1
        2:      Messung nur auf Kanal 2
        1&2:    Messung auf beiden Kanälen, beide Kanäle
                sind separat einstellbar.
        2≡1:    Messung auf beiden Kanälen, Kanal 2 wird
                identisch zu Kanal 1 eingestellt.
        1≡2:    Messung auf beiden Kanälen, Kanal 1 wird
                identisch zu Kanal 2 eingestellt.

    DIGITAL:
        1:      Messung nur auf Kanal 1
        2:      Messung nur auf Kanal 2
        BOTH:   Messung auf beiden Kanälen

Hinweise: - Die volle Auswahl ist nicht bei jedem @433[Input]
            möglich. (siehe Handbuch).
          - Der momentan gewählte Eingang + Kanal kann mit
            der Taste @10[SHOW I/O] auf dem Schirm dargestellt
            werden.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]

.432
TITEL: Analyzer-Befehl: IP1COUPL

Auswahl aus: AC, DC

Beschreibung:
  Für Kanal 1 kann AC- oder DC-Kopplung gewählt werden.
  Bei DC-Kopplung wird der DC-Anteil des DUT in den
  Meßfunktionen WAVEFORM und FFT graphisch dargestellt,
  in den Meßfunktionen PEAK & S/N, Q PK & S/N und 
  RMS & S/N im Meßwert berücksichtigt.

  Bei der DC-Messung wird weiterhin unabhängig von der 
  gewählten Einstellung DC-gekoppelt gemessen.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]

.433
TITEL: ANALYZER-Befehl: IP1CONNC

Ch1 Input legt den Eingang für den @93[Analysator] fest.
Diese Einstellung (und die mögliche Auswahl) hängt vom
verwendeten @425[Analysator] ab.

Auswahl aus:  Analog:           Digital:
              BAL               BAL, UNBAL, OPTICAL,
              GEN CH2           @68[INTERN]
              GEN CROSSED

Beschreibung:
  analoge Eingänge:
    BAL:       XLR-Buchse (Studiostecker) an der
               Frontplatte des UPL. Eingang symmetrisch.
               Der @435[Eingangswiderstand] ist wählbar.
               Für BNC-Anschluß ist ein Adapter (UPL-Z1)
               zu benutzen.
    GEN CH2:   interne Verbindung zu Ausgang 2 des Gene-
               rators.
    GEN CROSSED: kreuzweise Verbindung der Generatoren zu
               den Analysatoren. 1-->2, 2-->1.

  digitale Eingänge:
    @65[BAL]:           digitale Eingabe über XLR-Buchse
    @66[UNBAL]:         digitale Eingabe über BNC-Buchse
    @67[OPTICAL]:       digitale Eingabe über TOS-LINK
    @68[INTERN]:        digitale Eingabe über interne Verb.
                        zum @92[Generator]

Hinweise: - Der momentan gewählte Eingang kann mit der
            Taste @10[SHOW I/O] auf dem Schirm dargestellt
            werden.
          - Die aktiven Bits können durch Wahl von @494[INPUT]
            auf @495[BITS] dargestellt werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]   @4[Tasten]   @801[Protokoll Analyse]

.434
TITEL: Analysator Befehl SN_DI_SR

Jitter Ref legt bei Jittermessung den Bezug für Jitter fest.

Auswahl aus:  GEN CLK, VARI (PLL), 44.1 (PLL), 48.0 (PLL)
  UPL-B2  zusätzlich 32.0 (PLL)
  UPL-B29 zusätzlich 88.2 (PLL) und 96.0 (PLL)

Beschreibung:
  GEN CLK:  Der Bezug für Jittermessung ist der Takt
            des Generators; Diese Einstellung erscheint
            nur, wenn der Parameter @110[Gen Sync]
            auf GEN CLK gestellt ist. Mit dieser Einstellung
            kann bis zu einer unteren Grenzfreqeunz von
            10 Hz gemessen werden.
  VARI (PLL): Der Bezug für Jittermessung ist das auf-
            bereitete Signal aus der @153[PLL].
  32.0, 44.1, 48.0, 88.2, 98 (PLL): wie VARI, jedoch wird
            als Bezugstakt der PLL die eingestellte Frequenz
            benutzt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.435
TITEL: Analyzer-Befehl: IP1IMPED

Ch1 Imped gibt den verwendeten Abschlußwiderstand an.

Auswahl aus:     300Ω, 600Ω, 200 kΩ

Beschreibung:
  ANALOG:
    300Ω, 600Ω, 200 kΩ: Der @433[BAL] Eingang ist mit
        dem angegebenen Widerstand abgeschlossen. Die
        Abschlußwiderstände 300Ω und 600Ω sind DC-gekoppelt
        und bleiben auch nach dem Abschalten der Eingänge
        wirksam.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]

.436
TITEL: Analyzer-Befehl: IP1COMMN

Ch1 Common stellt den Massebezug des Kanals 1 ein.

Auswahl aus:  GROUND oder FLOAT

Beschreibung:
  Wenn an der BAL-Buchse ein BNC-Adapter angeschlossen
  wird, kann die Erdung des Analysators festgelegt werden:

  GROUND: Der Anschlußpin 1 der XLR-Buchse wird mit Gehäuse-
          masse verbunden; im Adapter (UPL-Z1) wird Pin 1
          mit Pin 3 verbunden und auf den BNC-Außenleiter
          gelegt.
  FLOAT:  Der Anschlußpin 1 ist nicht mit Masse verbunden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]

.437
TITEL: Analyzer-Befehl: IP1RNG

Range stellt die Betriebsart der Meßbereichswahl im Kanal 1
ein.

Auswahl aus:  AUTO, FIX: oder LOWER:

Beschreibung:
    AUTO:   Der UPL versucht, den jeweils optimalen Meßbe-
            reich selbst zu finden.
    FIX:    Der Meßbereich wird durch die folgende @438[Eingabe]
            festgelegt. Eine Über- oder Untersteuerung des
            gewählten Bereiches wird im @7[Gerätezustandes]
            oben im @3[Bildschirm] angezeigt.
    LOWER:  wie AUTO, jedoch werden keine kleineren Meßbe-
            reiche wie der in der folgenden @438[Eingabe] an-
            gegebenen benutzt.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]    @35[Auto Range]

.438
TITEL: Analyzer-Befehl: IP1RNGVL

Angabe eines Meßbereich entweder als fester Bereich (FIX)
oder als untere Grenze, je nach Stellung von @437[Range].

Auswahl aus:     18 mV, 300 mV,    6 V,   100 V
                 30 mV, 600 mV,   10 V
                 60 mV,   1  V,   18 V
                100 mV, 1.8  V,   30 V
                180 mV,   3  V,   60 V    

Beschreibung:
    Der angegebene Wert bezieht sich auf den Effektivwert.
    Bei größeren Scheitelfaktoren ist der nächsthöhere
    Meßbereich zu wählen.

Hinweis: Bei Gleichspannungsmessung (DC) werden nicht
    alle Bereich benutzt; es wird dann automatisch jeweils
    der nächsthöhere benutzbare Bereich eingestellt:
    Für DC benutzbare Bereiche:
        100mV, 300mV, 1V, 3V, 10V, 30V, 100V
    

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]   @35[Auto Range]   @437[Range Mode]

.439
TITEL: Analysator Befehl SN_DI_SS

Sync To legt die Synchronisation des digitalen Eingangs
fest.

Auswahl aus: AUDIO IN, REF IN

Beschreibung:
  AUDIO IN:   Der Empfänger wird mit dem Eingangssignal
              getaktet. (Normaler Betrieb)
  REF IN:     Der Empfänger wird mit dem Signal am
              Referenzeingang getaktet. Dieses Signal wird
              wird mit der @153[PLL] aufbereitet.
              (siehe auch bei @440[Sync To]).

weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.440
TITEL: Generator Befehl SN_DI_SM

Sync To stellt die Art der Taktquelle bei Wahl @439[Anl Sync]
auf SYNC IN ein.

Auswahl aus: VIDEO 50, VIDEO 60, WORD CLK, WRD CLK INV,
             1024kHz

Beschreibung:
  VIDEO 50:    Die Analysatorabtastraten 32kHz, 44.1kHz und
               48kHz werden auf die Videowiederholrate von
               50Hz synchronisiert.
  VIDEO 60:    dito, jedoch für 60Hz (NTSC).
  WORD CLK:    Der Analysator wird direkt auf den anliegenden
               Wordclock synchronisiert. @153[PLL].
  WRD CLK INV: dito, jedoch wird der invertierte Eingang zur
               Synchronisation verwendet.
  1024kHz:     Synchronisation auf einen "Haustakt", z.B. bei
               DAB

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @153[PLL]

.441
TITEL: Analyzer-Befehl: IP_SMFRQ

Sample Frq stellt die Abtastrate ein.

Auswahl aus: 44.1kHz, 48kHz, VALUE, AUTO, CHAN STATUS
  UPL-B2 : zusätzlich 32 kHz;
  UPL-B29: zusätzlich 88.2kHz und 96 kHz
  @162[UPL16]:   nur 8 kHz möglich

Beschreibung: Die hier angegebene Taktrate wird für interne
              Berechnungen benutzt; Der Analysator läuft aber
              in jedem Fall mit der extern anliegenden Takt-
              rate, auch wenn diese von der eingestellten
              Rate abweicht.
              Mit @442[VALUE] kann ein beliebiger Wert eingegeben
              werden.
        AUTO: Übernahme der gemessenen Sample-Frequenz in
              die darunter liegende Anzeigezeile. Schwankungen
              der Sample_Freq um weniger als 100ppm werden
              ignoriert. Solange kein Eingangstakt anliegt, 
              bleibt der @442[Wert] unverändert.
        CHAN STATUS:
              Übernahme der aus den Channelstatus-Daten
              gelesenen Sample-Freq. in die darunter
              liegende Anzeigezeile.
        8 kHz:@162[UPL16] (nur Anzeige): Das GSM-DAI arbeitet
              mit einer festen Abtastrate von 8 kHz.

Achtung:
    - Die Taktung des Analysators erfolgt immer mit dem
      externen Takt!
    - Die eingestellte Abtastrate wird als Basis bei der
      Frequenzmessung und bei der Filterberechnung ver-
      wendet; sie muß daher immer genau eingestellt werden!
    - Die maximale Abtastrate des jeweiligen Analysators
      darf um nicht mehr als 10%% überschritten werden!
      (führt zur @7[Statusmeldung] ANL: ORUN)

Hinweis: Die Abtastraten der analogen Analysatoren sind:
    ANLG 22 kHz:    48 kHz
    ANLG 100 kHz:  307,200 kHz

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]    @804[Taktratenmessung AES/EBU]

.442
TITEL: Analyzer-Befehl: IP_SMFVL

Value erlaubt die Einstellung einer beliebigen externen
Abtastrate. Es ist dabei zu beachten, daß diese die max.
Abtastrate des ausgewählten Analysators um nicht mehr
als 2%% übersteigt!

Auswahl aus:  freie Frequenzangabe

Beschreibung:
    siehe @441[Sample Frq].

    (Ausgangstakte werden hier abgeschaltet.)


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]

.443
TITEL: ANALYZER-Befehl: IP_OVSMP

nur UPD


.444
TITEL: ANALYZER-Befehl: IP_WRDLN

Wordlength stellt die Anzahl der Datenbits je Sample ein.

Auswahl aus:  8, 16, 24, 32

Beschreibung:
    Die Wertigkeit der Bits wird durch die Angabe von
    @445[Wordoffset] bestimmt.
    Die Bitrate errechnet sich aus der @441[Abtastrate],
    der Angabe, ob zweikanalig gemultiplext übertragen wird
    und aus der Wordlength.



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]   @62[SERIAL]   @37[I²S]

.445
TITEL: ANALYZER-Befehl: IP_WRDOF

Wordoffset gibt die Position des Synchronierimpulses
relativ zum Beginn des Datenwortes an.

Auswahl aus:  Zahl im Bereich von -@444[Wordlength]/2 bis
              +Wordlength/2

Beschreibung:
    Eine Eingabe von 0 bedeutet, daß der Synchronierimpuls
    genau einen Takt vor den Daten erwartet wird.
    Positive Einstellungen verschieben den Synchronier-
    impuls zum Wort hin, bei negativen Einstellungen kommt
    der Puls noch weiter vor den Daten.

Beispiel 1: (Offset = 0)
               |<-------- Datenwort ------------>|
    Daten:     +-+  +-+++  +-+  +-+   +-+  +-+  ++
            +--+ +--+ +++--+ +--+ +---+ +--+ +--++----+
    Sync:     ++                                ++
           ---++--------------------------------++-----

Beispiel 2: (Offset = 3)
               |<-------- Datenwort ------------>|
    Daten:     +-+  +-+++  +-+  +-+   +-+  +-+  ++
            +--+ +--+ +++--+ +--+ +---+ +--+ +--++----+
    Sync:        ++                                ++
           ------++--------------------------------++--

Tips:
- Wenn das zu empfangende Digitalsignal zwischen 0.5 und
  1.0 FS ausgesteuert ist, kommt NUR bei richtiger Ein-
  stellung von Word Offset ein "sauberes" Spektrum
  zustande.
- Wenn weniger Datenbits je Wort in den UPL eingelesen
  werden sollen als bei @444[Wordlength] eingestellt ist,
  muß der Offsetwert entsprechend nach unten korrigiert
  werden. (z.B. 20Bit im 24Bit-Betrieb: Offset = -5 statt
  -1);

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]   @62[SERIAL]   @37[I²S]

.446
TITEL: Analyzer-Befehl: IP_AUDBT

Audio Bits stellt die Anzahl der an digitaler Schnittstelle
ausgewerteten Bits ein.

Auswahl aus:  8 bis 24

Beschreibung:
    Aus dem Datenstrom wird die angegebene Anzahl Audiobits
    ausgekoppelt und bei der Messung berücksichtigt. Die
    restlichen Bits werden mit 0 aufgefüllt.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]

.447
TITEL: Analyzer-Befehl: IP_WRDSL

Wordsel Ch1 legt fest, durch welchen Pegel auf der
LRSELECT-Leitung der Kanal 1 gekennzeichnet ist.

Auswahl aus:  HIGH oder LOW

Beschreibung:
    Diese Auswahl ist nur bei @61[SERIAL-MUX] und @63[PARALLEL-MUX]
    möglich.

    HIGH:   Kanal 1 wird bei High-Pegel gemessen.
    LOW:    Kanal 1 wird bei Low-Pegel gemessen.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]

.448
TITEL: Analyzer-Befehl: IP_WRDCL

Word Clock stellt die Flanke ein, mit der die Eingangsdaten
übernommen werden.

Auswahl aus:  RISING oder FALLING

Beschreibung: RISING:  Daten werden mit steigender Flanke
                       übernommen.
              FALLING: Daten werden mit fallender Flanke
                       übernommen.

Hinweis: - Bei Problemen in der Übertragung kann ein
           Wechsel der Flanke Abhilfe bringen.
         - Die Daten müssen unbedingt MSB-justiert ange-
           schlossen werden!

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]   @62[SERIAL]

.449
TITEL: ANALYZER-Befehl: IP_BITCL

Bitclock stellt die Polarität ein, mit der Eingangsdaten
von Analysator übernommen werden.

Auswahl aus:  RISING, FALLING

Beschreibung: RISING:  Daten werden mit steigender Flanke
                       übernommen.
              FALLING: Daten werden mit fallender Flanke
                       übernommen.

Hinweis: - Bei Problemen in der Übertragung kann ein
           Wechsel der Flanke Abhilfe bringen.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]   @62[SERIAL]

.450
TITEL: Analyzer-Befehl: IP_DTFRM

data format: geht noch nicht!

Auswahl aus:

Beschreibung:









weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]

.451
TITEL: ANALYZER-Befehl: IP_ORDER

Bit Order gibt die zeitliche Reihenfolge der Datenbits an.

Auswahl aus:  MSB FIRST, LSB FIRST

Beschreibung:
  MSB FIRST: Bei einer Datenübertragung kommt das höher-
             wertige Bit zeitlich vor dem niederwertigen.
  LSB FIRST: Bei einer Datenübertragung kommt das höher-
             wertige Bit zeitlich nach dem niederwertigen.
        !->  Um die Bits richtig einzuordnen, ist bei
             LSB FIRST die Angabe der tatsächlich benutzten
             @446[Bits] unbedingt notwendig.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]   @62[SERIAL]

.452
TITLE: Command PR_GENER

Result Protocol: General Error
.453
TITLE: Command PR_PARER

Result Protocol: Parity Errors
.454
TITLE: Command PR_CRLER

Result Protocol: CRC Errors Left
.455
TITLE: Command PR_CRRER

Result Protocol: CRC Errors Right
.456
TITLE: Command PR_CHANG

Result Protocol: Change Flag ChanST
.457
TITLE: Command PR_OSIDE

Result Protocol: Other Side
.458
TITLE: Command PR_VALIL

Result Protocol: Validity Left
.459
TITLE: Command PR_VALIR

Result Protocol: Validity Right
.460
TITLE: Command PR_CHSL0

Result Protocol Channel Status L0
.461
TITLE: Command PR_CHSL1

Result Protocol Channel Status L1
.462
TITLE: Command PR_CHSL2

Result Protocol Channel Status L2
.463
TITLE: Command PR_CHSL3

Result Protocol Channel Status L3
.464
TITLE: Command PR_CHSL4

Result Protocol Channel Status L4
.465
TITLE: Command PR_CHSL5

Result Protocol Channel Status L5
.466
TITLE: Command PR_CHSR0

Result Protocol Channel Status R0
.467
TITLE: Command PR_CHSR1

Result Protocol Channel Status R1
.468
TITLE: Command PR_CHSR2

Result Protocol Channel Status R2
.469
TITLE: Command PR_CHSR3

Result Protocol Channel Status R3
.470
TITLE: Command PR_CHSR4

Result Protocol Channel Status R4
.471
TITLE: Command PR_CHSR5

Result Protocol Channel Status R5
.472
TITEL: Analyzer-Befehl: IP2COUPL

Auswahl aus: AC, DC

Beschreibung:
  Für Kanal 2 kann AC- oder DC-Kopplung gewählt werden. 
  Bei DC-Kopplung wird der DC-Anteil des DUT in den 
  Meßfunktionen WAVEFORM und FFT graphisch dargestellt, 
  in den Meßfunktionen PEAK & S/N, Q PK & S/N und 
  RMS & S/N im Meßwert berücksichtigt.

  Bei der DC-Messung wird weiterhin unabhängig von der 
  gewählten Einstellung DC-gekoppelt gemessen.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]

.473
TITEL: Analyzer-Befehl: IP2CONNC

Ch2 Input legt den Eingang für den Analysator fest.
Diese Einstellung (und die mögliche Auswahl) hängt vom
verwendeten @425[Analysator] ab.

Auswahl aus:  Analog:           Digital:
            BAL               @65[BAL],      @66[UNBAL]
            GEN CH1           @67[OPTICAL],  @68[INTERN]
            GEN CROSSED

Beschreibung:
  siehe bei @433[Ch1 Input].


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]   @4[TASTEN]

.474
TITEL: Analyzer-Befehl: IP2IMPED

Ch2 Imped gibt den verwendeten Abschlußwiderstand an.

Auswahl aus:  300 Ω, 600 Ω, 200 kΩ

Beschreibung:
    300 Ω, 600 Ω, 200 kΩ:
        Der @433[BAL] Eingang ist mit dem angegebenen
        Widerstand abgeschlossen. Die Abschlußwiderstände
        300Ω und 600Ω sind DC-gekoppelt und bleiben auch
        nach dem Abschalten der Eingänge wirksam.



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]

.475
TITEL: Analyzer-Befehl: IP2COMMN

Ch2 Common stellt den Massebezug des Kanals 2 ein.

Auswahl aus:  GROUND oder FLOAT

Beschreibung:
  Wenn an der BAL-Buchse ein BNC-Adapter angeschlossen
  wird, kann die Erdung des Analysators festgelegt werden:

  GROUND: Der Anschlußpin 1 der XLR-Buchse wird mit Gehäuse-
          masse verbunden; im Adapter (UPL-Z1) wird Pin 1
          mit Pin 3 verbunden und auf den BNC-Außenleiter
          gelegt.
  FLOAT:  Der Anschlußpin 1 ist nicht mit Masse verbunden.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]

.476
TITEL: Analyzer-Befehl: IP2RNG

Range stellt den Meßbereich des Kanals 2 ein.

Auswahl aus:
    siehe @437[Einstellung Kanal 1].

Beschreibung:
    siehe @437[Einstellung Kanal 1].






weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]    @35[Auto Range]

.477
TITEL: Analyzer-Befehl: IP2RNGVL

Angabe eines Meßbereich entweder als fester Bereich (FIX)
oder als untere Grenze, je nach Stellung von @476[Range].

Auswahl aus:     18 mV, 300 mV,    6 V
                 30 mV, 600 mV,   10 V
                 60 mV,   1  V,   18 V
                100 mV, 1.8  V,   30 V
                180 mV,   3  V    

Beschreibung:
    Der angegebene Wert bezieht sich auf den Effektivwert.
    Bei größeren Scheitelfaktoren ist der nächsthöhere
    Meßbereich zu wählen.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]    @35[Auto Range]

.478
TITEL: Analyzer-Befehl: SC_SOURC

START COND legt die Bedingung für den Beginn einer
Messung fest.

Auswahl aus:  AUTO,
              TIME TICK,   TIME CHART,
              FREQ CH1,    FREQ CH2,
              FRQ FST CH1, FRQ FST CH2,
              LEVEL CH1,   LEVEL CH2,
              LEV TRG CH1, LEV TRG CH2,
              EDG TRG CH1, EDG TRG CH2

Beschreibung:
  AUTO:
    Es wird immer sofort nach einer @93[Analysator]- oder
    @92[Generator]einstellung gestartet und die Messung läuft
    dann ständig und wird nicht mehr unterbrochen.
  TIME TICK:
    Es wird in gleichbleibenden Zeitabständen gestartet,
    die mit @480[Timetick] eingestellt werden. @481[Points] gibt
    die Zahl der Meßpunkte an.
    Reicht die unter @480[Timetick] angegebene Zeit nicht aus,
    um eine Messung abzuschließen, dann wird der Timetick
    für diese Messung entsprechend verlängert und der
    Meßpunkt zeitrichtig in den Sweep eingetragen.
  TIME CHART:
    Bei durchlaufender Dauermessung werden in den unter
    @480[Time] angegebenen Zeitabständen Meßwerte (ggf.
    Zwischen-Ergebnisse, z.B. @23[QUASI PEAK] Messung)
    ausgelesen, angezeigt und ggf. als BARGRAPH oder
    CURVE dargestellt. Dadurch kann das Einschwing-
    verhalten eines Meßobjekt dargestellt werden.
    Liegen bei Ablauf des Zeitintervalls noch keine neuen
    (Zwischen-) Ergebnisse vor, dann wird der letzte
    Zahlenwert nochmals eingetragen.
    Hinweis: Bei allen anderen Start-Conditions werden
    Zwischenergebnisse  n i c h t  zur Anzeige gebracht,
    damit das Meßwert-Display nicht zu unruhig wird.
    @481[Points] gibt die Zahl der Meßpunkte an.
  FREQ CH1, FREQ CH2:
    Die Messung wird nur aufgezeichnet, falls der Frequenz-
    wert zwischen @483[Start] und @484[Stop] liegt, die Frequenzab-
    weichung relativ zur letzten Messung mehr als @485[Variation]
    ist und der Effektivwert des Signals höher als @482[Min Volt]
    ist.
    Frequenzabweichungen um mehr als @485[Variation] in Richtung
    von @484[Stop] nach @483[Start] werden
    - bei Dauersweeps als Rücklauf interpretiert,
    - bei Einzelsweeps ignoriert.
    Überschreitungen des @484[Stop]-Wertes werden
    - bei Dauersweeps ignoriert.
    - bei Einzelsweeps als Sweepende interpretiert.
  FRQ FST CH1, FRQ FST CH2:
    Wie FREQ CH1, FREQ CH2 mit einer schnellen Frequenz-
    messung.
  LEVEL CH1, LEVEL CH2:
    Die Messung wird nur aufgezeichnet, falls der Pegelwert
    zwischen @486[Start] und @487[Stop] liegt und die Pegelabweichung
    relativ zur letzten Messung mehr als @485[Variation] ist.
    Pegelabweichungen um mehr als @485[Variation] in Richtung
    von @487[Stop] nach @486[Start] werden
    - bei Dauersweeps als Rücklauf interpretiert,
    - bei Einzelsweeps ignoriert.
    Überschreitungen des @487[Stop]-Wertes werden
    - bei Dauersweeps ignoriert.
    - bei Einzelsweeps als Sweepende interpretiert.
  LEV TRG CH1, LEV TRG CH2: (nur für Einzelmessungen)
    Die Messung wird getriggert, wenn am entsprechenden
    Eingang erstmals der Pegelwert zwischen @486[Start] und @487[Stop]
    eintritt. Zur Triggerung der nächsten Messung ist ein
    zwischenzeitliches Verlassen des angegebenen Bereiches
    nötig. Zwischen Eintritt in den Überwachungsbereich und
    Start der Messung kann ein @479[Delay] eingeschaltet werden.
  EDG TRG CH1, EDG TRG CH2:
    Flankensensitive Triggerung.
    Meßwerttriggerung ("Einzelschuß") aufgrund einer am 
    Analysator-Eingang Kanal 1 bzw. Kanal 2 festgestellten
    Spannungsflanke. Es erfolgt keine Meßwertaufnahme 
    in die Meßwertpuffer, also auch keine graphische 
    Darstellung über die x-Achse.
    Mit der Taste @16[START] oder @18[SINGLE] wird die
    Pegelüberwachung gestartet. Scharf wird sie jedoch
    erst, wenn ein Pegel außerhalb des Start-Stopp-
    Intervalls gemesssen wird. Getriggert wird in dem
    Moment, wo der Pegel erstmalig in den Bereich zwischen
    @486[Start] und @487[Stop] gelangt (Flanken-Triggerung).
    Daraufhin wird - ggf. nach dem eingegebenen @479[Delay] - eine
    Einzelmessung gestartet.
    Wurde mit der Taste @16[START] der Dauertrigger gestartet, 
    dann erfolgt eine erneute Triggerung in dem angegebenen 
    Bereich erst dann, wenn der Pegel zwischenzeitlich diesen 
    Bereich nach unten oder oben verlassen hatte. Die 
    Pegelüberwachung wird also erst dadurch wieder scharf 
    gemacht, daß ein Pegel außerhalb des spezifizierten 
    Bereichs erkannt wird.

 -> Die Meßfunktion @614[Waveform] hat einen eigenen,
    unabhängigen Trigger.

Hinweis:
  - Jede START COND außer AUTO benutzt das SWEEP-
    System. Es kann dann kein anderer Sweep gleichzeitig
    eingestellt sein.
  - Wenn die IEC-Bus Software installiert ist, dann sind
    TIME TICK oder TIME CHART nur mit geringerer Genauig-
    keit möglich.
    Wird der IEC-Bus nicht benötigt, sollte mit dem
    Programm @1202[UPLSET] aus der @8[DOS]-Umgebung heraus
    eine Konfiguration ungleich 2 gewählt werden.



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]

.479
TITEL: Analyzer-Befehl: SC_DELAY

Delay stellt die Wartezeit bis zum Beginn der Messung ein.

Auswahl aus:  Zeitangabe in sec

Beschreibung:
    Die angegebene Zeit ist die Zeit zwischen der
    Einstellung (z.B. Analysator oder Sweep) oder dem
    Erfüllen der Startbedingung bis zum Beginn der
    nächsten Messung.

Anwendung:
    - Einschwingen vom Meßobjekt
    - Abwarten einer Totzeit (z.B. Hinterbandkontrolle
      oder digitale Systeme)

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @478[START COND]

.480
TITEL: Analyzer-Befehl: SC_TIMTK

Timetick legt das Intervall fest, in dem die Messungen
erfolgen.

Auswahl aus:  Zeitangabe in sec.

Beschreibung:
    Die nächste Messung wird nach Ablauf der angegebenen
    Zeit gestartet bzw. der Meßwert ausgelesen.

    Nur bei @478[START COND] = TIME TICK oder TIME CHART

    Das Produkt aus @480[Timetick] und @481[Points] ergibt die
    gesamte Meßzeit.

    Siehe auch die Hinweise zur @23[QUASI PEAK] Messung.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]   @478[START COND]

.481
TITEL: Analyzer-Befehl: SC_POINT

Points legt die Anzahl der Meßwertaufzeichnungen fest.

Auswahl aus:  2 .. 1024

Beschreibung:

    Nur bei @478[START COND] = Time

    Das Produkt aus @480[Timetick] und Points ergibt die
    gesamte Meßzeit.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]   @478[START COND]

.482
TITEL: Analyzer-Befehl: SC_MINRM

Min RMS legt den Pegel fest, ab dem eine Aufzeichnung der
Messung erfolgt.

Auswahl aus:  Pegelangabe

Beschreibung:
    Nur Eingangssignale, die größer als der eingestellte
    Wert sind, erfüllen die Startbedingung.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @478[START COND]

.483
TITEL: Analyzer-Befehl: SC_FRQST

Start setzt die untere Frequenzgrenze für den externen
Sweep.

Auswahl aus:   Frequenzwert

Beschreibung:
    Nur Eingangssignale mit einer Frequenz zwischen
    diesem Wert und @484[Stop] erfüllen die Startbedingung.

Hinweis: Start sollte etwas kleiner als der erwartete
    Bereich des Signals sein.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @478[START COND]

.484
TITEL: Analyzer-Befehl: SC_FRQSP

Stop setzt die obere Frequenzgrenze für den externen
Sweep.

Auswahl aus:   Frequenzwert

Beschreibung:
    Nur Eingangssignale mit einer Frequenz zwischen
    @483[Start] und diesem Wert erfüllen die Start-
    bedingung.
    Überschreitungen diese Wertes werden
    - bei Dauersweeps ignoriert.
    - bei Einzelsweeps als Sweepende interpretiert.

Hinweis: Der Stop-Wert sollte
    - bei Dauersweeps etwas größer als der erwartete
      Bereich des Signals sein, um alle Meßwerte auf-
      zeichnen zu können;
    - bei Einzelsweeps etwas kleiner als der erwartete
      Bereich des Signals sein, damit ein Sweep-Ende
      erkannt werden kann.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @478[START COND]

.485
TITEL: Analyzer-Befehl: SC_FRQVR

Variation setzt die Mindeständerung der Frequenz
für den externen Sweep.

Auswahl aus:   Prozentangabe

Beschreibung:
    Nur Eingangssignale, deren Frequenz von der vorherigen
    Messung um mindestens diesem Wert abweicht, erfüllen
    die Startbedingung.

    Die Frequenz muß in jedem Fall zwischen @483[Start]
    und @484[Stop] liegen.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @478[START COND]

.486
TITEL: Analyzer-Befehl: SC_RMSST

Start setzt die untere Pegelgrenze für den externen
Sweep.

Auswahl aus:   Pegelwert

Beschreibung:
    Nur Eingangssignale mit einem Pegel zwischen
    diesem Wert und @487[Stop] erfüllen die Start-
    bedingung.

Hinweis: Start sollte etwas kleiner als der erwartete
    Bereich des Signals sein.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @478[START COND]

.487
TITEL: Analyzer-Befehl: SC_RMSSP

Stop setzt die obere Pegelgrenze für den externen
Sweep.

Auswahl aus:   Pegelwert

Beschreibung:
    Nur Eingangssignale mit einem Pegel zwischen
    @486[Start] und diesem Wert erfüllen die Start-
    bedingung.
    Überschreitungen diese Wertes werden
    - bei Dauersweeps ignoriert.
    - bei Einzelsweeps als Sweepende interpretiert.

Hinweis: Der Stop-Wert sollte
    - bei Dauersweeps etwas größer als der erwartete
      Bereich des Signals sein, um alle Meßwerte auf-
      zeichnen zu können;
    - bei Einzelsweeps etwas kleiner als der erwartete
      Bereich des Signals sein, damit ein Sweep-Ende
      erkannt werden kann.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @478[START COND]

.488
TITEL: Analyzer-Befehl: SC_RMSVR

Variation setzt die Mindeständerung des Pegels
für den externen Sweep.

Auswahl aus:   Prozentangabe

Beschreibung:
    Nur Eingangssignale, deren Pegel von der vorherigen
    Messung um mindestens diesem Wert abweicht, erfüllen
    die Startbedingung.

    Der Pegel muß in jedem Fall zwischen @486[Start]
    und @487[Stop] liegen.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @478[START COND]

.489
TITEL: Analyzer-Befehl: SC_TIMOU

Timeout stellt die maximale Wartezeit bei @79[Settling] ein.

Auswahl aus: Zeitangabe

Beschreibung:
    Timeout ist die Zeit, die vom Start einer Messung
    verstreichen darf, bis der Settlingmechanismus ein
    eingeschwungenes Meßergebnis erkannt hat.

    Wird in dieser Zeit keine Meßwertstabilisierung
    festgestellt, dann wird die Meßschleife abgebrochen und
    anstatt eines Meßwertes der Hinweis
    "Input - Press @10[SHOW I/O]" ausgegeben.

Hinweise:
- In den Instrumenten ANLG22 und DIGITAL werden in der Regel
  beide Kanäle gleichzeitig gemessen, daher beginnt die
  Timeoutzeit nach Ablauf von @479[Delay] gleichzeitig für
  beide Kanäle.
- Bei der Messung mit ANLG110kHz werden die beiden
  Kanäle Ch1 und Ch2 sequenziell gemessen und die Timeout-
  zeit wird mit jedem Kanalwechsel nach Ablauf neu gesetzt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @79[Settling]   @478[START COND]

.490
TITEL: Analyzer-Befehl: SC_SETTL

Settling bestimmt den Einschwingalgorithmus für die Start-
bedingung.

Auswahl aus:  OFF, EXPONENTIAL, FLAT

Beschreibung:
    OFF:         Settlingverfahren abgeschaltet
    EXPONENTIAL: Exponentieller Verlauf der Toleranz- und
                 Resolutionbetrachtung.
    FLAT:        Horizontaler Verlauf der Toleranz- und
                 Resolutionbetrachtung.

Hinweise:
- Die Zahl der zu berücksichtigen Meßwerte wird mit
  @491[Samples] eingestellt.
- Settling ist nur dann aktiv, wenn die Meßwerte größer als
  der @493[Resolution]-"Trichter" sind.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @79[Settling]   @93[ANALYZER-Panel]   @478[START COND]

|--------------------- lineal ----------------------------|


.491
TITEL: Analyzer-Befehl: SC_SESMP

Samples bestimmt die Zahl der Meßpunkte, die beim Settling
berücksichtigt werden (incl. des letzten).

Auswahl aus:  Zahleingabe 2 .. 6


Beschreibung:
    Beispiel: 3 bedeutet, daß der momentane Meßwert mit den
              2 vorangegangenen Meßwerten verglichen wird.



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @478[START COND]   @490[Settling]

.492
TITEL: Analyzer-Befehl: SC_SETOL

Tolerance bestimmt die Startöffnung des @490[Settling]-Trichters.

Auswahl aus:  Prozent oder dB-Angabe

Beschreibung:
    Der Toleranzwert bezeichnet die max. zulässige
    Abweichung gegenüber dem vorherigen Meßwert, die ein
    eingeschwungener Meßwert haben darf, um vom UPL als
    gültig eingestuft zu werden. Der Wert der max.
    zulässigen Abweichung des aktuellen Meßwertes gegenüber
    dem 2./ 3./ 4./ und 5.-letzen Meßwert wird von der
    Einstellung EXPONENTIAL | FLAT bestimmt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @478[START COND]   @490[Settling]

.493
TITEL: Analyzer-Befehl: SC_SERES

Resolution bestimmt die Startöffnung des Resolution-
trichters oder -schlauches (abhängig von EXPONENTIAL oder
FLAT).

Auswahl aus: Wert in der jeweiligen @99[Einheit] der Funktion.

Beschreibung:
    Wird eine Toleranzbedingung verletzt, dann legt dieser
    Resolution-Verlauf die Auflösung fest, die über-
    schritten werden muß, damit der Meßwert noch als
    gültig eingestuft wird und die @490[Settling]bedingung
    erfüllt ist.

    Siehe Handbuch, Kap. 2.3.

Hinweis: Menüpunkt erscheint nur, wenn @490[Settling] auf
         EXP oder FLAT gestellt ist.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @478[START COND]

.494
TITEL: ANALYZER-Befehl: PK_MEASM

Input wählt die Anzeige des mittleren Fensters.

Auswahl aus: OFF, PEAK, RMS oder PHAS TO REF
.! Auswahl aus: OFF, PEAK, RMS, @495[BITS] oder PHAS TO REF

Beschreibung:
    OFF:  keine Anzeige
    PEAK: Der @34[Input Peak] wird direkt am Wandlerausgang
          bzw. an der digitalen Schnittstelle gemessen und
          zeigt damit die Aussteuerung des Systems unab-
          hängig von der Kurvenform des Signals an.
          Bei der Messung von @426[Jitter/Phas] wird der
          Spitzenwert des digitalen Signals angezeigt.
    RMS:  Während einer @24[THD] oder @25[THD+N] Messung
.!  @26[MOD DIST], @27[DIM], @28[DFD] oder @30[FFT] Messung
          wird der Effektivwert am Eingang angezeigt.
.!    @495[BITS]: Bei digitalen Instrumenten wird die Aktivität der
.!          Eingangsbits angezeigt.
    PHAS TO REF: Bei der Messung von @426[Jitter/Phas] wird die
          Frame-Phase angezeigt.

Hinweis:  Die Anzeigeeinheit für den Kanal 1 ist mit
          @497[Unit Ch1] wählbar. (für Kanal 2: @498[Unit Ch2]).

weitere Hilfe über:
@1[UPL]     @93[ANALYZER]

.! 405 Command: PK_ITVTM:  Interval, intern only
.495
TITEL: ANALYZER: Bit Anzeige

Durch Wahl von @494[Input] auf BITS wird eine Graphik der
jeweils aktiven Bits angezeigt.
(Nur bei Digital Instrumenten).

Es bedeutet:
 +-+
 ▌_▌:  Das entsprechende Bit war im betrachteten Intervall
 +-+   immer 0.
 +-+
 ▌ε▌:  Das entsprechende Bit war im betrachteten Intervall
 +-+   immer 1.
 +-+
 ▌▌▌:  Das entsprechende Bit war im betrachteten Intervall
 +-+   sowohl 0 als 1.

Es werden die obersten 24 Bit (beginnend beim MSB)
angezeigt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER]   @3[Bildschirm]

.496
TITLE: Command: PK_ITMVL

Werteingabe, intern only!

.497
TITEL: Analyzer-Befehl: PK1UNIT

Unit Ch1 stellt die Anzeigeeinheit (für PEAK) des Kanales
1 ein.

Auswahl aus:  je nach gewähltem @425[Analysator] aus
              @82[digitalen] oder @81[analogen] Einheiten.

Beschreibung: Die eingestellte Einheit wird sowohl im
              oberen @3[Meßanzeigefenster] (Mitte) verwendet
              als auch im @91[DISPLAY-Panel] zur Voreinstellung
              der Graphik-Beschriftung benutzt.



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]

.498
TITEL: ANALYZER-Befehl: PK2UNIT

siehe Peak, @497[Unit Ch1] !












weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]

.499
TITEL: Analyzer-Befehl: PK_REFMD

Reference stellt die Bezugsgröße für relative Meßanzeigen
des @34[Inputpeaks] ein.

Auswahl aus:   VALUE, OTHER CHN, STORE CH1, STORE CH2

Beschreibung:
    VALUE:      Der mit der @500[folgenden Eingabe] eingestellte
                Wert wird als Bezugswert verwendet.
    GEN TRACK:  Der jeweils aktuelle @92[Generator]-Pegel
                (RMS bzw. PEAK) wird als Referenzwert ver-
                wendet.
    OTHER CHN:  Der jeweils gültige Meßwert des anderen
                Kanals wird als Bezugswert verwendet.
    STORE CH1:  Der momentane Meßwert des Kanals 1 wird
                als Bezugswert verwendet.
    STORE CH2:  Der momentane Meßwert des Kanals 2 wird
                als Bezugswert verwendet.


weitere Hilfe über:
.! @1[UPL]   @93[ANALYZER]   @99[Einheiten]   @1005[Conv Fact]
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @99[Einheiten]

.500
TITEL: Analyzer-Befehl: PK_REFVL

Einstellung der @499[Referenz] der @34[Inputpeak]-Anzeige

Auswahl aus:   beliebige Pegelangabe

Beschreibung:
    Der hier je nach gewähltem @425[Analysator] entweder mit
    @81[analoge Einheiten] oder mit @82[digitale Einheiten]
    angegebene Wert wird als Bezugswert für relative
    Anzeigeeinheiten verwendet.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]

.501
TITLE: Command: SN2_DAT1

Peak Result Ch1

.502
TITLE: Command: SN2_DAT2

Peak Result Ch2

.503
TITEL: ANALYZER-Befehl: FP_MEASM

FREQ/PHAS stellt die Betriebsart der Frequenz- oder Phasen-
messung ein.

Auswahl aus:     OFF, FREQ, FREQ&PHASE, FREQ&GRPDEL,
                 SAMPLE FREQ

Beschreibung:
    OFF:         keine Frequenzmessung
    FREQ:        Frequenzmessung (auf 1 oder 2 Kanälen).
    FREQ&PHASE:  Frequenzmessung und Phasenmessung
    FREQ&GRPDEL: Frequenz- und Gruppenlaufzeitmessung
    SAMPLE FREQ: digital anliegende Taktrate wird gemessen.

Hinweis:
    Phasen- und Gruppenlaufzeitmessung ist nur möglich
    bei 2-kanaliger Analogmessung oder 2-kanaliger
    Digitalmessung mit der Analysator-Funktion @20[RMS],
    @25[THD+N/SINAD], OFF und @30[FFT] (bei passendem @586[Window]).

    @162[UPL16]: Über die DAI-Schnittstelle (Digitalanalysator)
    ist keine Phasen- oder Gruppenlaufzeitmessung möglich,
    da es sich hier um einen 1-kanaligen Analysator handelt.

    Die Meßzeit der Phasenmessung hängt von der @585[FFT-Größe]
    ab. @590[Zoom] sollte ausgeschaltet oder auf den Faktor 2
    gesetzt sein.
    HANN und RIFE VINC 1-3 sind geeignete Fenster.

    Gruppenlaufzeit ist definiert für Frequenzänderungen.
    (z.B. Frequenz-Sweeps). Deshalb liefert die
    Gruppenlaufzeitmessung einen Fehler, wenn das
    Frequenzmeßergebnis von 2 aufeinanderfolgenden
    Messungen konstant ist.

    Die Phase an digitaler Schnittstelle kann mit
    @494[Input/Phas] dargestellt werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]    @804[Taktratenmessung bei Dig Audio]

.504
TITEL: Analyzer-Befehl: FQ_MEATM

Measurement Time bestimmt die Meßgeschwindigkeit und
-genauigkeit der Frequenzmessung bei den Meßfunktionen
"OFF" und RMS. Bei den übrigen Meßfunktionen wirkungslos.

Auswahl aus:   FAST, PRECISION

Beschreibung:
    FAST:      Die Frequenzmessung ist auf Geschwindigkeit
               optimiert:
               OFF: Frequenz- und Phasen/Gruppenlaufzeit-
                    messung erfolgt mit reduzierter
                    @585[FFT-Größe] (4k-FFT) und ohne @590[Zooming] und
                    ist somit etwa 4 mal schneller als die
                    PRECISION-Messung.
               RMS: Die Messung kann ohne @584[Post-FFT] erfolgen;
                    die Frequenz wird aus der Anzahl der
                    Nulldurchgänge ermittelt, sofern der
                    Benutzer nicht explizit die Post-FFT
                    einschaltet.
    PRECISION: Die Frequenzmessung ist auf Genauigkeit
               optimiert:
               OFF: Frequenz- und Phasen/Gruppenlaufzeit-
                    messung erfolgt mit maximaler @585[FFT-Größe]
                    und eingeschaltetem @590[Zoom] (Faktor 2).
                    Bei tiefen Frequenzen erfolgt
                    zusätzlich eine weitere Messung mit
                    noch größerem Zoom-Faktor.
               RMS: Die @584[Post-FFT] (8 k-FFT, ohne Zoom) wird
                    zwangsweise eingeschaltet, um ein
                    genaueres Frequenzmeßergebnis zu
                    erhalten.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]

.505
TITEL: Analyzer-Befehl: FQ_MTMVL

Value stellt die Meßzeit der Frequenzmessung ein.

Auswahl aus:  Zeiteingabe

Beschreibung:
    Die Meßgenauigkeit steigt mit größerer Zeit.
    Siehe auch @504[Meas Time].






weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]

.506
TITEL: Analyzer-Befehl: FQ1UNIT

Unit Ch1 stellt die Anzeigeeinheit für die Frequenzmessung
ein.

Auswahl aus:  Hz, δHz, δ%%Hz, Toct, Oct, Dec, f/fr

Beschreibung:
    Siehe @80[Frequenzeinheiten]!






weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @84[Phaseneinheiten]

.507
TITEL: Analyzer-Befehl: FQ2UNIT

Unit Ch2 stellt die Anzeigeeinheit für die Frequenzmessung
ein.

Auswahl aus:  Hz, δHz, δ%%Hz, Toct, Oct, Dec, f/fr

Beschreibung:
    Siehe @506[Unit Ch1]!






weitere Hilfe über:
@1[UPL]     @80[Frequenzeinheiten]    @84[Phaseneinheiten]

.508
TITEL: Analyzer-Befehl: PH_UNIT

Stellt die Einheit der Phasen- und Gruppenlaufzeit-
messung ein.

Auswahl aus: FREQ&
                PHASE:  °, RAD, δ°, δRAD
                GRPDEL: s, δs

Beschreibung:
    siehe @80[Einheiten für Frequenz] oder
    @84[Einheiten für Phase]!





weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]

.509
TITEL: Analyzer-Befehl: FQ_REFMD

Ref Freq stellt die Bezugsfrequenz für die Frequenz-
messung ein.

Auswahl aus:  MEAS CH1, MEAS CH2, GEN TRACK,
              STORE CH1, STORE CH2, STORE, VALUE:

Beschreibung:
    MEAS CH1, MEAS CH2: Der gewählte Kanal wird jeweils
            aktuell als Bezugswert verwendet.
    GEN TRACK: Die momentane Generatorfrequenz wird als
            Bezugswert verwendet.
    STORE CH1, STORE CH2, STORE: Die momentan gemessene
            Frequenz wird als Bezugsfrequenz abgespeichert.
    VALUE:  Einstellung einer Bezugsfrequenz in der fol-
            genden @510[Eingabe].

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]   @80[Frequenzeinheiten und Anzeige]

.510
TITEL: Analyzer-Befehl: FQ_REFVL

Einstellung einer Referenzfrequenz für relative Frequenz-
messungen.

Auswahl aus:  beliebige Frequenzangabe

Beschreibung:
    siehe @80[Frequenzeinheiten und Anzeige]






weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]

.511
TITEL: Analyzer-Befehl: PH_MEAMD

Format Pha stellt das Anzeigeformat der Phasenmessung ein

Auswahl aus:  0..360°, -360..0°, -180..+180° or INFINITE

Beschreibung:
    Um ein Springen der Anzeige beim Umlaufen der Phase zu
    vermeiden, kann der jeweils passende Bereich gewählt
    werden.
    0 .. 360°:   Anzeige sprint bei < 0°;
                 -1° wird angezeigt als +359°.
    -360 .. 0°:  Anzeige sprint bei > 0°;
                 +1° wird angezeigt als -359°.
    -180..+180°: Der Bereich um 0° is kontinuierlich.
    INFINITE:    kontinuierliche Phasendarstellung ohne
                 Sprünge; Rücksetzen durch START-Taste.

Hinweis:
    Eine kontinuierliche Phasendarstellung erfordert
    Phasensprünge von maximal 180°.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]   @84[Phaseneinheiten]

.512
TITEL: Analyzer-Befehl: PH_REFMD

Ref Freq stellt die Bezugsphase für die Phasenmessung ein.

Auswahl aus:  STORE, VALUE:

Beschreibung:
    STORE:  Die momentan gemessene Phase wird als
            Bezugsphase abgespeichert.
    VALUE:  Einstellung einer Bezugsphase in der fol-
            genden @513[Eingabe].



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]   @84[Phaseneinheiten]

.513
TITEL: Analyzer-Befehl: PH_REFVL

Werteingabe zu @512[Reference].

Auswahl aus:  Phasenangabe

Beschreibung:
    Relative Anzeigen werden auf den hier eingestellten
    Wert bezogen.






weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]   @84[Phaseneinheiten]

.514
TITEL: Analyzer-Befehl: FQ_SETTL

Freq Settl bestimmt den Einschwingalgorithmus für
die Frequenzmessung.

Auswahl aus:  OFF, EXPONENTIAL, FLAT, AVERAGE

Beschreibung:
    OFF:         Settlingverfahren abgeschaltet
    EXPONENTIAL: Exponentieller Verlauf der Toleranz- und
                 Resolutionbetrachtung.
    FLAT:        Horizontaler Verlauf der Toleranz- und
                 Resolutionbetrachtung.
    AVERAGE:     @147[Arithmetrische Mittelwertbildung] über die
                 Meßergebnisse

Hinweise:
  - Bei eingeschaltetem externen Frequenzsweep (siehe
    @478[START COND]) ist das Frequenzsettling nicht wählbar.
    Das Frequenzmeßergebnis wird aus der bei der
    Startbedingungen gefunden Frequenz gewonnen.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @79[Settling]   @93[ANALYZER-Panel]

Die Zahl der zu berücksichtigenden Meßwerte wird mit
@515[Samples] eingestellt.

@518[Timeout] gibt die max. Zeit für das Settling an.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]

.515
TITEL: Analyzer-Befehl: FQ_SESMP

Samples bestimmt die Anzahl der Meßpunkte, die beim
Settlingalgorithmus oder der
@147[arithmetischen Mittelwertbildung] berücksichtigt
werden sollen.

Auswahl aus:   Zahleingabe 2 .. 6   (Settling)
                           2 .. 100 (Mittelwertbildung)

Beschreibung:
    Beispiel: 3 bedeutet, daß der momentane Meßwert mit den
              2 vorangegangenen Meßwerten verglichen wird.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]   @514[Settling]

.516
TITEL: Analyzer-Befehl: FQ_SETOL

Tolerance bestimmt die Startöffnung des @514[Settling]-Trichters.

Auswahl aus:  Prozent oder dB-Angabe

Beschreibung:
    Der Toleranzwert bezeichnet die max. zulässige
    Abweichung gegenüber dem vorherigen Meßwert, die ein
    eingeschwungener Meßwert haben darf, um vom UPL als
    gültig eingestuft zu werden. Der Wert der max.
    zulässigen Abweichung des aktuellen Meßwertes gegenüber
    dem 2./ 3./ 4./ und 5.-letzen Meßwert wird von der
    Einstellung EXPONENTIAL | FLAT bestimmt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]   @514[Settling]

.517
TITEL: Analyzer-Befehl: FQ_SERES

Resolution bestimmt die Startöffnung des Resolution-
trichters oder -schlauches (abhängig von EXPONENTIAL oder
FLAT).

Auswahl aus:   Frequenzangabe

Beschreibung:
    Wird eine Toleranzbedingung verletzt, dann legt dieser
    Resolutionverlauf die Auflösung fest, die überschritten
    werden muß, damit der Meßwert noch als gültig einge-
    stuft wird und die @514[Settling]bedingung erfüllt ist.

         Siehe Handbuch, Kap. 2.3.

Hinweis: Menüpunkt erscheint nur, wenn @514[Settling] auf
         EXP oder FLAT gestellt ist.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]   @514[Settling]

.518
TITEL: Analyzer-Befehl: FQ_SETOU

Timeout gibt die Zeit an, die für das Settling max. zur
Verfügung steht.

Auswahl aus:  Zeitangabe in sec.

Beschreibung:
    Wenn innerhalb des Timeouts kein eingeschwungenes
    Meßergebnis erreicht wird, dann wird Messung abge-
    brochen und ein ungültiger Meßwert gemeldet.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]   @514[Settling]

.519
TITEL: Analyzer-Befehl: PH_SETTL

Phas Settl bestimmt den Einschwingalgorithmus für
die Phasenmessung.

Auswahl aus:  OFF, EXPONENTIAL, FLAT, AVERAGE

Beschreibung:
    OFF:         Settlingverfahren abgeschaltet
    EXPONENTIAL: Exponentieller Verlauf der Toleranz- und
                 Resolutionbetrachtung.
    FLAT:        Horizontaler Verlauf der Toleranz- und
                 Resolutionbetrachtung.
    AVERAGE:     @147[Arithmetrische Mittelwertbildung] über die
                 Meßergebnisse

Hinweise:
- Die Zahl der zu berücksichtigen Meßwerte wird mit
  @520[Samples] eingestellt.
- @522[Timeout] gibt die max. Zeit für das Settling an.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @79[Settling]   @93[ANALYZER-Panel]

.520
TITEL: Analyzer-Befehl: PH_SESMP

Samples stellt die Zahl der Meßpunkte ein, die beim
Settling oder der @147[arithmetischen Mittelwertbildung]
berücksichtigt werden.

Auswahl aus:   Zahleingabe 2 .. 6   (Settling)
                           2 .. 100 (Mittelwertbildung)

Beschreibung:
    Beispiel für Settling:
              3 bedeutet, daß der momentane Meßwert mit den
              2 vorangegangenen Meßwerten verglichen wird.



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]   @519[Settling]

.521
TITEL: Analyzer-Befehl: PH_SERES

Der Resolutionwert in Grad bezeichnet den Betrag der
max. zulässige Abweichung gegenüber dem vorherigen
Meßwert, den ein eingeschwungener Phasenmeßwert haben
darf, um vom UPL als gültig eingestuft zu werden und
die @519[Settling]bedingung erfüllt.

Auswahl aus:   Phasenangabe

Beschreibung:
    Der Wert der max. zulässigen Abweichung des aktuellen
    Meßwertes gegenüber dem 2./ 3./ 4./ und 5.-letzen
    Meßwert wird von der Einstellung EXPONENTIAL | FLAT
    bestimmt.

    Siehe Handbuch, Kap. 2.3.

Hinweis: Menüpunkt erscheint nur, wenn @519[Settling] auf
         EXP oder FLAT gestellt ist.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]   @519[Settling]

.522
TITEL: Analyzer-Befehl: PH_SETOU

Timeout gibt die max. Zeitdauer des Settling an.

Auswahl aus:   Zeitangabe in Sekunden.

Beschreibung:
    Wenn der Meßwert nicht innerhalb der angegebenen
    Zeit zur Ruhe gekommen ist, wird die Messung
    abgebrochen und ein ungültiger Meßwert gemeldet.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]   @519[Settling]

.523
TITLE: Command: SN3_DAT1

Freq Result Ch1

.524
TITLE: Command: SN3_DAT2

Freq Result Ch2

.525
TITLE: Command: SN4_DAT

Phase Result

.526
TITEL: Analyzer-Befehl: MO_ACTIV

MONITOR schaltet den Mithörausgang des Analysators ein oder
aus.

Auswahl aus:  ON oder OFF

Beschreibung:
    OFF:    Ausgang abgeschaltet
    ON:     Ausgang eingeschaltet, Verstärkung mit
            @527[Attenuat.] einstellbar.

Hinweis: Das Monitorsignal wird vor der Filterung
         ausgegeben.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]

.527
TITEL: Analyzer-Befehl: MO_ATTEN

Attenuat. stellt die Verstärkung des Monitorausgangs ein.

Auswahl aus:  Verstärkungsangabe von 0 .. 70 dB

Beschreibung:
    Nur einstellbar, wenn @526[MONITOR] auf ON geschaltet
    ist.






weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.528
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_MEASM

FUNCTION wählt die Meßfunktion des @93[Analysators] aus.

Auswahl aus:
    @20[RMS & S/N]:   Effektivwertmessung
    @21[RMS SELECT]:  selektive Effektivwertmessung
    @22[PEAK & S/N]:  Spitzenwertmessung
    @23[Q-PK & S/N]:  Quasi-Peak Messung
    @150[DC]:          Voltmeter
    @24[THD]:         Klirrfaktormessung (nur harmonisch)
    @25[THD+N/SINAD]: Klirrfaktormessung (mit Rauschen)
    @26[MOD DIST]:    Intermodulationsmessung (d2+d3)
    @28[DFD]:         Differenztonmessung (d2 oder d3)
    @29[WOW & FL]:    Wow & Flutter Messung
    @30[FFT]:         Spektralanalysator
    @31[FILTSIM]:     Filtersimulation
    @33[POLARITY]:    Polaritätsprüfung
    @614[WAVEFORM]:    Einfaches Oszilloskop
    @801[PROTOCOL]:    Analyse der Channel Status Bits
    @77[COHERENCE]:   Kohärenz und Übertragungsfunktion
    @49[RUB & BUZZ]:  Lautsprechermessungen
    @148[PHAS TO REF]: Phasenmessung (nur JITTER/PHAS)
    @149[DIG INP AMP]: Eingangspegel des Digitalsignals
                   (nur COMMON/INP)
    @155[3rd OCTAVE]:  Terzanalysator
    @220[12th OCTAVE]: 12tel-Octavanalysator

Wenn Jitter gemessen wird, sind nur Pegelmessungen möglich:
@20[RMS], @21[RMS SELECT],  @30[FFT],  @614[WAVEFORM].

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @79[Settling]   @93[ANALYZER-Panel]   @801[Protokoll Analyse]
@36[Applikationen]    @37[Laufzeitmessung]

.529
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_COUPL

Auswahl aus: OFF, ON

Beschreibung:
  OFF: Berücksichtigt den DC-Anteil des DUT bei 
       der graphischen Darstellung der Meßfunktionen 
       WAVEFORM und FFT und im Meßergebnis der 
       Meßfunktionen RMS & S/N und RMS SELECT.
  ON:  Unterdrückt den DC-Anteil.
  
weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]

.530
TITEL: ANALYZER Befehl: FN_SNSEQ

S/N Sequ wählt bei der jeweiligen Meßfunktion die
"Signal zu Noise"-Messung aus.

Auswahl aus:   ON oder OFF

Beschreibung:
    Bei eingeschalteter S/N-Messung wird jeweils eine
    Messung zuerst mit eingeschaltetem Generator und
    dann mit ausgeschaltetem Generator durchgeführt und
    dann das Verhältnis der beiden Meßergebnisse darge-
    stellt.

Hinweis: bei @20[RMS] kann bei eingeschalteter S/N-Messung
         keine @584[PostFFT] gewählt werden.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]

.531
TITEL: ANALYZER Befehl: FN_MEAMD

Meas Mode stellt die Betriebsart der jeweiligen Messung
ein.

Auswahl aus:  bei THD:      All even di, All odd di,
                            All di, SELECT di,
                            LEV even di, LEV odd di,
                            LEV all di, LEV SEL di
              bei THD+N:    THD+N, SINAD, NOISE,
                            LEVEL THD+N, LEVEL NOISE
              bei PEAK:     PK+, PK- PK to PK, PK abs
              bei DFD:      d2, d3
              bei WAVEFORM: STANDARD, COMPRESSED, UNDERSAMPLE

                   >>> Beschreibung siehe nächste Seite >>>
Beschreibung:
@24[THD]:    All even di:   alle geraden Harmonischen (2,4,6,8),
                       Meßwertanzeige bezogen auf
                       Gesamteffektivwert.
        LEV even di:   Meßwertanzeige als RMS-Wert.
        All odd di:    alle ungeraden Harmonischen (3,5,7,9)
                       Meßwertanzeige bezogen auf
                       Gesamteffektivwert.
        LEV odd di:    Meßwertanzeige als RMS-Wert.
        All di:        alle Harmonischen (2,3,4,5,6,7,8,9),
                       Meßwertanzeige bezogen auf
                       Gesamteffektivwert.
        LEV all di:    Meßwertanzeige als RMS-Wert.
        SELECT di:     @534[Einzelanwahl], diese Auswahl wird von
                       der jeweils letzten Einstellung aus-
                       gehend vorgenommen.
                       Meßwertanzeige bezogen auf
                       Gesamteffektivwert.
        LEV SEL di:    Meßwertanzeige als RMS-Wert.


@25[THD+N]:
    Meßergebnis(LEVEL THD+N) = Harmonische + Rauschen

    Meßergebnis(LEVEL NOISE) = Rauschen (ohne Harmonische)
    (f_min = 106Hz)

                          Harmonische + Rauschen
    Meßergebnis(THD+N) = --------------------------
                                Gesamtsignal

                                Gesamtsignal
    Meßergebnis(SINAD) = --------------------------
                          Harmonische + Rauschen

                          Rauschen (ohne Harmonische)
    Meßergebnis(NOISE) = ----------------------------
    (f_min = 106Hz)             Gesamtsignal


@22[PEAK]:   PK+:      positive Spitzen
        PK-:      negative Spitzen
        PK to PK: pos - neg. Spitzen
        PK abs:   Betragsmaximum aus pos. u. neg.

@28[DFD]:    d2:       Messung des Intermodulationsproduktes
                  bei tiefen Frequenzen. z.B. 10kHz, 11kHz:
                  --> 1kHz wird gemessen.
        d3:       Messung des Intermodulationsproduktes
                  neben den beiden Anregungsfrequenzen:
                  z.B. 10kHz, 11kHz: --> 9kHz und 12kHz.

@614[WAVEFORM]:
    STANDARD:    Übliche Darstellung der Samples, max.
                 Tracelänge ist 7488 Punkte, @607[Interpolation]
                 ist zuschaltbar.
    COMPRESSED:  Gestauchte Darstellung der X-Achse zur
                 Erfassung langer Zeiten, max. Tracelänge
                 ist 7488 Punkte, Interpolation ist nicht
                 zuschaltbar. 
                 Das Eingangssignal wird zuerst über einen
                 Spitzenwertgleichrichter (Betragsbildung)
                 geführt.
                 Anschließend wird aus einer einstellbaren
                 @533[Zahl von Samples] der höchste Spitzenwert
                 ermittelt. Dieser wird dann als Eingangs-
                 signal der Waveformfunktion verwendet.
                 (Nur bei ANLG25 und DIGITAL)
    UNDERSAMPLE: Das Eingangssignal wird "unterabgetastet",
                 d.h. die unter @533[Comp Fact] angegebenen 
                 Samples werden arithmetisch gemittelt und
                 dann als Eingangssample der Waveform-
                 funktion verwendet. Dadurch wird ähnlich 
                 wie bei der COMPRESSED Waveform die 
                 x-Achse sozusagen gestaucht und es können 
                 lange Zeiten erfaßt werden.
                 Zu empfehlen, wenn lange Aufzeichnungszeiten 
                 benötigt werden und der zeitliche Verlauf 
                 des Signals von Interesse ist.
                 @607[Interpol] ist nicht zuschaltbar.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]

.532
TITEL: Generator-Befehl: FN_MEACN

Line Count definiert die maximale Anzahl von Terzbändern,
die gemessen werden können. Die tatsächliche Anzahl der 
Bänder ergibt sich aus der Wahl von @577[unterer] und 
@578[oberer Frequenzgrenze].

Auswahl aus:  30, 32

Beschreibung:
    30: Diese (Default-) Einstellung ist notwendig für
        Applikationen, die in der Software Version 2.02
        oder früher erstellt worden (sind zur 
        Kompatibilitätswahrung).
        Das erste messbare Band ist die 25 Hz line.
        (Die @577[untere Frequengrenze] ist auf 22,6 Hz limitiert)
    32: Zwei zusätzliche Bänder unterhalb 25 Hz.
        Neue Applikationen sollten 32 Linien benutzen, um
        die gesamte verfügbare Bandbreite bis hinunter zu
        16 Hz abzudecken.
        (Die @577[untere Frequengrenze] ist auf 14,25 Hz limitiert)

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER panel]    @155[Terzanalyse]

.533
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_CMPVL

Comp Fact stellt das Kompressionsverhältnis ein.

Auswahl aus: Zahl von 2 bis 1024

Beschreibung:
    Bei der Funktion Waveform wird das Eingangssignal
    zuerst über einen Spitzenwertgleichrichter geführt;
    anschließend wird die hier angegebene Zahl von
    Samples zusammengefaßt. Dieser Spitzenwert wird dann
    als Eingangssignal der Waveformfunktion verwendet;
    dadurch wird die x-Achse sozusagen gestaucht.

    Damit ist z.B. das Regelverhalten einer AGC
    beobachtbar.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]   @614[WAVEFORM]   @531[Meas Mode]

.534
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_NAMDI

Einzelauswahl von zu messenden Harmonischen

Auswahl aus:  d2, d3, d4 .... d9

Beschreibung:
    Die in der Auswahlbox mit einem √ gekennzeichneten
    Harmonischen werden gemessen. Auswahl nur möglich,
    wenn bei @531[Meas-Mode] SELECT di oder LEV SEL di
    gewählt wurde.

Hinweis: - die selektierten harmonischen werden in der
           Anzeige dick dargestellt.
         - Diese Einzelauswahl wird bei jeweils von der



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]   @24[THD]

.535
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_DYNMD

Wahl der Meßoptimierung

Auswahl aus:  FAST oder PRECISION

Beschreibung:
    PRECISION:
        Bei analogen Messungen (@24[THD], @25[THD+N], @26[MOD DIST] und
        @28[DFD]) kann die Meßgenauigkeit durch eine Wiederho-
        lungsmessung mit einem zugeschaltetem @570[Notchfilter],
        welches die Grundwelle des zu messenden Signals
        dämpft, erhöht werden.
    FAST:
        Die Wiederholungsmessung wird nicht durchgeführt.
        dadurch sinkt zwar die erreichbare Auflösung etwas,
        jedoch kann sich die Meßzeit halbieren.

Hinweis: - das Notchfilter kann bei @20[RMS] und @30[FFT]
           @570[manuell zugeschaltet] werden.
         - Bei Betrieb als O33 Empfänger sollte FAST
           eingestellt sein.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]

.536
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_REJEC

Rejection stellt die Charakteristik des verwendeten
Notchfilters bei @25[THD+N] ein.

Auswahl aus: Narrow, Wide

Beschreibung:
    Narrow: Das Rauschen wird bis knapp neben dem
            Träger gemessen.
    Wide:   Um den Träger wird zusätzlich ein zweipoliges
            Notchfilter berücksichtigt. Damit werden
            Trägernahe Störanteile genauso wie in bis-
            herigen analogen MeßGeräten nur gedämpft be-
            wertet.
    Wenn sich bei Narrow ein deutlich schlechterer Meßwert
    als bei Wide ergibt, dann kann eine Modulation der
    DUT (z.B. bedingt durch Jittern od. eine Pegelregelung)
    die Ursache sein.

Hinweis: Die obere Grenzfrequenz des analogen Notchfilters
    ist 22.5 kHz.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]   @25[THD+N]

.537
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_WFRUL

Standard legt die Norm fest, nach der die @29[Wow&Flutter] Aus-
wertung vorgenommen wird.

Auswahl aus:  DIN/IEC, NAB, JIS, 2 Sigma 5s, 2 Sigma 10s

Beschreibung:
            Norm:       Bezugsfreq. Auswertung
DIN/IEC:    DIN 45507   3150 Hz     Quasi-Peak
            IEC 386                 Anstiegszeit:  30,8 ms,
            CCIR 409-J              Abfallzeit:    606 ms

NAB:        NAB         3000 Hz     Mittelung
                                    Zeitkonstante: 300 ms

JIS:        JIS         3000 Hz     RMS-Bewertung
                                    Integrationszeit 0.5 s

2Sigma 5s:  IEC 386/1988            Integrationszeit: 5 s
2Sigma 10s:                         Integrationszeit: 10 s
    Es wird eine Schwelle (Threshold) v für den Wow und
    Flutter-Wert gesucht, bei der 5%% der Meßwerte betrags-
    größer als diese Schwelle v sind. Dadurch beein-
    flußen vereinzelte Ausreißer das Meßergebnis nicht.

Hinweis: Wow+Flutter sollte nur einkanalig gemessen werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]   @29[Wow & Flutter]

.538
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_WFWGT

Weight stellt das Bewertungsfilter des demodulierten
Signals ein.

Auswahl aus:    ON oder OFF

Beschreibung:
    ON:     Bewertung mit Bandpaß 4 Hz nach IEC 386
    OFF:    Bewertung mit Hochpaß 0.5 Hz

siehe auch: @537[Standard]

Hinweis: Wow+Flutter sollte nur einkanalig gemessen werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]   @29[Wow & Flutter]

.539
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_MEATM

Meas Time stellt die Integrationszeit und damit auch
die Meßzeit bei @20[RMS], @21[RMS SELECT], @25[THD+N/SINAD],
@150[DC], @155[3rd OCTAVE] und @220[12th OCTAVE] ein.

Auswahl aus:  RMS(SELECT):    AUTO FAST, AUTO, VALUE:,
                              GEN TRACK, TRIGGERED
              DC:             FIX 200ms, VALUE:
              THD+N/SINAD:    SUPERFAST, FAST, SLOW
              3rd/12th OCTAVE:VALUE:
Beschreibung:
    VALUE:     feste Meßzeit: @540[Zeiteingabe]

    nur für @150[DC]:
    FIX 200ms: feste Meßzeit von 200 ms

    nur für @20[RMS] und @21[RMS SELECT]:
    AUTO FAST: Die Meßzeit wird soweit als möglich an das
    AUTO:      Eingangssignal angepaßt. Dies ist jedoch nur
               möglich, wenn der Analysator (Nach ev. ein-
               gestellten internen Filtern!) noch zu min-
               destens 0.1%% ausgesteuert ist.
               Sollte die Aussteuerung geringer sein, wird
               je nach eingestellter @429[Min Freq] gemessen.
               Bei AUTO ist die Meßgenauigkeit etwa 0.1%%,
               bei AUTO FAST 1%%, jedoch ist diese Messung
               dann normalerweise 10x so schnell.
    GEN TRACK: Die Meßzeit ist 100 Samples oder Kehrwert der
               Generatorfrequenz (je nach dem was größer ist).
               Der Generator justiert seine Ausgangsfrequenz
               so, daß der Analysator mit einer ganzen Zahl
               von Samples integrieren kann. Hierdurch kommt
               es zu Frequenzabweichungen von bis 1%% .
               Hinweis: Wenn der interne Generator ein
               - @45[MODDIST]-Signal erzeugt, bezieht sich 
                 GEN TRACK auf die @301[LOWER FREQ]
               - @50[ARBITRARY]-Signal erzeugt, bezieht sich 
                 GEN TRACK auf die Länge der geladenen @279[Datei].
    TRIGGERED: Die Messung beginnt, nachdem das Signal den
               eingestellten @605[Trig Level] erreicht hat und
               dauert die @540[eingestellte Meßzeit].

    Hinweis: Beim Analysatorinstrument ANLG 110kHz wird
             die Verarbeitung nicht online durchgeführt.
             Die Summe aus Meßzeit und
             @634[Filtereinschwingzeit] wird durch die
             maximale Speichertiefe beschränkt.

    nur für @25[THD+N/SINAD]-Messung
    SUPERFAST: 0.5 k FFT-Size   Anpassung der Meßgeschwin-
    FAST:      2   k FFT-Size   digkeit an die geforderte
    SLOW:      8   k FFT-Size   Genauigkeit.
               Höhere  Meßgeschwindigkeit durch Reduzierung
               der FFT-Größe.

    Hinweis: Bei eingeschalteter @584[Post FFT] kann die
             @585[FFT Size] unabhängig von den hier
             getroffenen Vorgaben beliebig eingestellt
             werden, d.h. die Wahl der THD+N-Meß-
             geschwindigkeit wird ignoriert.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]

.540
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_MTMVL

Einstellung der Integrationszeit.

Auswahl aus:  Zeitangabe; Eingabegrenzen abhängig von
              der gewählten @528[Analysatorfunktion]:
              @155[3rd OCTAVE]: Untere Grenze abhängig
                 von der gewählten @441[Abtastrate].
              @220[12th OCTAVE]: Untere Grenze abhängig
                 von dem gewählten @577[unteren Frequenzlimit].

Beschreibung:
    Optimal sind Integrationszeiten, die ein möglichst
    großes und vor allem ganzzahliges Vielfache der
    Eingangssignalfrequenz (@20[RMS-Messung]) bzw. (bei
    @150[DC-Messung]) der Frequenz einer überlagerten 
    AC-Komponente sind.
    nur für @220[12th OCTAVE analysis]: Die gewählte
       Integrationszeit bestimmt die Anzahl der 
       FFT-Mittelungen pro Messung. Die Messzeit
       wird auf ein ganzzahliges Vielfache der 
       Mindestmesszeit gerundet.

    siehe auch @539[Meas Time]!

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]

.541
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_ITVTM

Intv Time stellt die Auslesegeschwindigkeit bei
@22[PEAK] und @23[QUASI PEAK] ein.

Max Hold (@155[Terz] oder @220[12tel Okatav]-Analyse) aktiviert die Hold-
funktion für die Maximalwerte der einzelnen Terzen/Bänder.
Das Rücksetzen erfolgt durch Betätigen der START-Taste.
Die Maxhold-Werte können wahlweise grafisch als waagrechte
Marker im Spektrum oder numerisch als "Spektrum-Liste"
dargestellt werden.
Für die numerische Darstellung ist der Scan #2
einzuschalten (PgUp- oder PgDn-Taste).

Auswahl aus:  3rd OCTAVE:  OFF, FOREVER, SLOW/FAST DECAY,
              12th OCTAVE: OFF, ON (wirkt wie FOREVER)
              (QUASI)PEAK: FIX 50ms, FIX 200ms, FIX 1000ms
                           FIX 3 SEC, VALUE

Beschreibung @22[PEAK]-Messung:
    FIX 50ms:   Meßgeschwindigkeit ca. 50ms
    FIX 200ms:  Meßgeschwindigkeit ca. 200ms
    FIX 1000ms: Meßgeschwindigkeit ca. 1s
    VALUE:      Meßgeschwindigkeit mit
                @542[folgender Eingabe] einstellbar.

Beschreibung @23[QUASI-PEAK]-Messung:
    FIX 3 SEC:  Meßgeschwindigkeit ca. 3s,
    VALUE:      Meßgeschwindigkeit mit
                @542[folgender Eingabe] einstellbar.

    Hinweis: Anstiegszeit bei QUASI-PEAK: ca. 144 ms,
             deshalb sind die Einstellung FIX 50 ... 1000ms
             nicht verfügbar.
             Für getriggerte Einzelmessungen und Sweeps
             wird empfohlen, FIX 3 SEC zu wählen, um
             eingeschwungene Meßwerte zu erhalten.

Beschreibung Max Hold (für @155[3rd] oder @220[12th] OCTAVE-Analyse):
    OFF:        Maxhold-Funktion abgeschaltet;
                es werden nur die Balken dargestellt.
    FOREVER/ON: die Marker bleiben auf dem höchsten Wert
                stehen; Rücksetzen nur durch Start der
                Messung (START-Taste).
    SLOW DECAY: (nur bei @155[Terzanalyse]); die Marker bleiben 
                für eine in der nächsten Zeile einstellbare 
                @542[Hold time] stehen und gehen dann nach einer 
                e-Funktion (Zeitkonstante 0,5 s) zurück.
    FAST DECAY: (nur bei @155[Terzanalyse]); die Marker bleiben 
                für eine in der nächsten Zeile einstellbare 
                @542[Hold time] stehen und fallen dann auf den 
                aktuellen Meßwert der Terz zurück.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]

.542
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_ITMVL

Einstellung des Wertes für die
    - @541[Meßgeschwindigkeit] (bei @22[PEAK]- und @23[QUASI PEAK]-Messung)
      bzw.
    - @541[Hold Time] (bei @155[3rd OCTAVE]-Messung).

Auswahl aus:   Zeit in sec.










weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]

.543
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN1UNIT

Unit Ch1:  Einstellung der für Anzeige verwendeten Einheit.

Auswahl aus:  je nach gewähltem @425[Analysator] aus
              @82[digitalen] oder @81[analogen] Einheiten.
              Wenn @426[Jitter/Phas] gewählt ist:
              @85[Schnittstellen-Einheiten].
              Die @77[Kohärenzmessung] benutzt eine eigene
              Einheit τ².

Beschreibung: Die eingestellte Einheit wird sowohl im
              oberen @3[Meßanzeigefenster] verwendet als
              auch im @91[DISPLAY-Panel] zur Voreinstellung
              der Graphik-Beschriftung benutzt.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]

.544
TITEL: Analyzer-Befehl: FN2UNIT



siehe @543[Unit CH1]!

.545
TITLE: Command: FN_GRAPH

internal, always ON
.546
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_REFMD

Reference stellt den Bezugswert für die jeweilige
@528[Meßfunktion] ein.

Auswahl aus:  MEAS CH1, MEAS CH2, GEN TRACK,
              STORE CH1, STORE CH2, STORE, VALUE:

Beschreibung:
    MEAS CH1, MEAS CH2: Der gewählte Kanal wird jeweils
            aktuell als Bezugswert verwendet.
    GEN TRACK: Der momentane eingestellte Ausgangspegel des
            @92[Generators] wird als Bezugswert verwendet.
    STORE CH1, STORE CH2, STORE:  Der momentan gemessene
            Wert wird als Bezugswert abgespeichert.
    VALUE:  Einstellung eines Bezugswertes in der folgenden
            @547[Eingabe].

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @93[ANALYZER-Panel]  @81[analoge Einheiten]  @82[digitale Einheiten]
.!@1005[Conv Fact]

.547
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_REFVL

Eingabe des Referenzwertes für relative Messungen.

Auswahl aus:  Pegeleingabe

Beschreibung:
    siehe @546[Reference].







weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @21[RMS-Selektiv]     @93[Analysator]

.548
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_FUNDA

Fundamentl stellt die Art und Weise ein, wie der Analy-
sator bei der @24[THD-Messung] und bei der @25[THD+N-Messung]
die Grundfrequenz des Eingangssignals bestimmt.

Auswahl aus:   AUTO, VALUE

Beschreibung:
AUTO:   Die Grundwelle wird automatisch bestimmt, dazu
        muß aber der entsprechende Meßbereich mindestens
        zu 0.1%% (für @24[THD]) and 1%% (für @25[THD+N]) ausgesteuert
        und der Klirrfaktor besser als -30dB sein.
VALUE:  Die Grundfrequenz wird mit der folgenden
        @549[Einstellung] angegeben.

Hinweise: untere Grenzfrequenz:
            @24[THD]: @441[Abtastrate] / 8190;
                        d.h. bei ANLG22: ca. 6 Hz.
            @25[THD+N]: @441[Abtastrate] / 2400;
                        d.h. bei ANLG22: ca. 20 Hz.
    benötigte Genauigkeit bei THD-VALUE: (hier für ANLG22)
            besser als 100 ppm unter 40 Hz,
            besser 1000 ppm unter 100 Hz,
            besser 1%% sonst.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]

.549
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_FNDVL

Angabe der Grundfrequenz der @24[THD]-Messung.

Auswahl aus:   Eingabe einer Frequenz in Hz

Beschreibung:
     siehe @548[Fundamentl].







weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]

.550
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_BANDW

Bandwidth legt die Durchlaßbreite des verwendeten Band-
filters fest.

Auswahl aus: BP: 1%%, 3%%, 1/3 OCT, 1/12 OCT, FIX, FAST
             BS: 1%%, 3%%, 1/3 OCT, 1/12 OCT, FIX, FAST

Beschreibung:
    1%%:      Das Bandfilter hat eine Durchlaßbreite (bei
             0.1dB) von 1%% der @553[Mittenfrequenz]
    3%%:      Das Bandfilter hat eine Durchlaßbreite (bei
             0.1dB) von 3%% der Mittenfrequenz
    1/3 OCT: Terzfilter; rel. Bandbreite 23%% (bei 3dB)
    1/12 OCT:Bandbreite = 1/12 Oktav;
             rel. Bandbreite 6%% (bei 0.1dB)
    FIX:     Bandbreite fest mit @551[folgender Einstellung]
             eingestellt.
    FAST:    Bandfilter mit nur 40 dB Dämpfung, Terz-
             bandbreite und besonders kurzer Einschwingzeit.

Hinweise:
  - Das verwendete Bandpaßfilter hat eine Welligkeit
    von 0.1dB im Durchlaßbereich und eine Sperrdämpfung
    vom mind. 100dB (bei ANLG 22kHz und DIGITAL) bzw.
    74dB (bei ANLG 110kHz).
  - bei tiefen @553[Mittenfrequenzen] und kleiner
    Durchlaßbreite kann es Einschwing- und Stabilitäts-
    probleme geben. (siehe auch Hinweise im Hilfeabschnitt
    über die @21[RMS-Selektiv-Messung] ).
  - Das verwendete Bandpaßfilter hat eine minimale Breite
    von 10 Hz.
  - Der Bandpaß wird geometrisch symmetrisch zur
    @553[Mittenfrequenz] eingestellt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @21[RMS-Selektiv]    @32[Filterentwurf]

.551
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_BWFVL

Werteingabe bei fester @550[Bandbreite].

Auswahl aus:  fester Frequenzbereich

Beschreibung:
    Hier wird die 0.1dB Breite, nicht die 3dB Breite
    angegeben. Der Bandpaß wird arithmetrisch symmetrisch
    zur @553[Mittenfrequenz] eingestellt.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @21[RMS-Selektiv]    @32[Filterentwurf]

.552
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_SWPMD

SWEEP CTRL legt die Betriebsart des SWEEPs fest.

Auswahl aus: OFF, AUTO SWEEP, AUTO LIST,
                  MANU SWEEP, MANU LIST, GEN MLTSINE

Beschreibung:
    OFF:          kein SWEEP
    AUTO SWEEP:   Weiterschalten auf den nächsten Sweep-
                  punkt (automatisch vom UPL berechnet)
                  je nach @561[Next Step].
    AUTO LIST:    Weiterschalten auf den nächsten Sweep-
                  eintrag in der Liste je nach @561[Next Step].
    MANU SWEEP:   wie AUTO SWEEP, jedoch Weiterschalten
                  durch Taste @18[Single] oder Drehrad.
                  (nur im GRAPH-Panel).
    MANU LIST:    wie AUTO LIST, jedoch Weiterschalten
                  durch Taste @18[Single] oder Drehrad.
    GEN MLTSINE:  Die jeweiligen Frequenzen des @41[Multisinus]
                  werden als Sweeppunkte verwendet.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]

.553
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_FRQMD

FREQ MODE legt fest, wie die (Mitten-)frequenz des Band-
filter oder die Suchfrequenz des @93[Analysators] einge-
stellt wird.

Auswahl aus:  @21[RMS Sel.]: FIX, GEN TRACK, FREQ CH1, FREQ CH2
              @27[DIM]:      FIX, GEN TRACK
Beschreibung:
    FIX:        Die Frequenz ist mit der
                @554[folgenden Eingabe] einstellbar.
    GEN TRACK:  Die Generatorfrequenz wird übernommen.
    FREQ CH1:   Das (letzte) Meßergebnis der Frequenz-
                messung in Kanal 1 wird verwendet.
    FREQ CH2:   Das (letzte) Meßergebnis der Frequenz-
                messung in Kanal 2 wird verwendet.

Hinweis bei RMS-SELECT:
  - bei tiefen Mittenfrequenzen und kleiner
    @550[Durchlaßbreite] kann es Einschwing- und Stabilitäts-
    probleme geben. (siehe auch Hinweise im Hilfeabschnitt
    über die @21[RMS-Selektiv-Messung] ).


weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @21[RMS-Select]     @93[Analysator]

.554
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_FMDVL

Eingabe der Mittenfrequenz des Bandfilters bei der
@21[RMS-Selektiv Messung].

Auswahl aus:  Frequenzeingabe in Hz.

Beschreibung:
    siehe @553[FREQ MODE] und @550[Bandwidth].
    Werte kleiner als 10Hz oder @441[Abtastrate] / 5000
    können nicht eingestellt werden.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @21[RMS-Selektiv]     @93[Analysator]

.555
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_SQAVL

Square/Sin legt das zu messende Frequenzpaar bei der
@27[DIM]-Messung fest.

Auswahl aus:  2.96/14kHz oder 3.15/15kHz

Beschreibung:
    Die erste Zahl legt die Grundwelle des Rechtecks, die
    zweite die des Sinus fest. Der Analysator sucht jeweils
    in einer Umgebung von 3%% der angegebenen Frequenzen
    nach den Anregungssignalen. Ausgehend von diesen werden
    die Suchstellen für die zu messenden Signale bestimmt.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]

.556
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_FNDFC

Beschreibung:
  Gibt den Faktor an, um den die Bandpass-@553[Mittenfrequenz]
  der @21[RMS SELECT]-Messung bzw. die Hochpass-Frequenz
  der @49[RUB & BUZZ]-Messung höher ist als die
  Generatorfrequenz. Mit einem ganzahligen Faktor größer 1
  läßt sich so eine einzelne Harmonische (RMS SELECT) bzw.
  der RUB&BUZZ-Wert ab der angegebenen Harmonischen ausmessen.
  Um die Grundwelle zu selektieren, ist der Faktor auf 1
  zu stellen.
  Der Faktor wirkt nicht auf die @571[Notchfilterfrequenz]. Bei
  der Wahl von GEN TRACK wird das @570[Notchfilter] ohne Berück-
  sichtigung von "Factor" genau auf die Generatorfrequenz
  gestellt, damit durch die (analoge) Unterdrückung der
  Grundwelle unabhängig von der Meßaufgabe eine höhere
  Dynamik erzielt werden kann.,

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]

.557
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_SW_SY

Auswahl aus: NORMAL, FAST, BLOCK

Beschreibung:
  NORMAL: Normale Sweep-Fortschaltung ohne zusätzliche
    Geschwindigkeitsoptimierung; kann für jeden Sweep
    benutzt werden.
  FAST: Beschleunigte Sweep-Fortschaltung für die
    Meßfunktionen @21[RMS SELECT] and @49[RUB & BUZZ].
    Einzel-Meßergebnisse werden nicht mehr angezeigt.
  BLOCK:
    Höchste Sweep-Geschwindigkeit bei automatischen
    Generatorfrequenz-Sweeps für die Meßfunktionen
    @20[RMS S/N], @21[RMS SELECT] und @49[RUB & BUZZ].
    Einzel-Meßergebnisse werden nicht mehr angezeigt;
    zusätzlich wird die Sweep-Kurve erst am Sweep-Ende
    gezeichnet.

  FAST und BLOCK sind nur in den Analysatoren ANLG 22 kHz
  und DIG 48 kHz verfügbar.
  Der Sweep Mode erscheint nicht im @1014[high rate mode] der 
  Option UPL-B29.
  Voraussetzungen des Generators:
    @262[Funktion]      SINE
    @264[Low Dist]      OFF
    @301[SWEEP CTRL]    AUTO ...
    @310[X Axis]        FREQ
    @311[Z Axis]        OFF

    Der 1. Sweep-Durchlauf erfolgt immer mit normaler
    Geschwindigkeit, wobei die Generator-Parameter
    für die folgenden Sweep-Durchläufe erlernt und
    gespeichert werden.
    Ab dem 2. Sweep-Durchlauf wird auf die erlernten
    Parameter zugegriffen und so die Einstellzeiten für
    die einzelnen Sweeppunkte wesentlich verkürzt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @228[SWEEPs]

.558
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_SWPSC

Spacing legt fest, WIE der @21[RMS-Select]-SWEEP unterteilt
wird.

Auswahl aus:  LIN POINTS, LIN STEPS, LOG POINTS, LOG STEPS

Beschreibung:
    LIN POINTS: lineare Unterteilung, es werden @561[Points]
                verschiedene Frequenzen erzeugt.
    LIN STEPS:  lineare Unterteilung, der Unterschied von
                Schritt zu Schritt ist ein konstante
                @562[Frequenz].
    LOG POINTS: logarithmische Unterteilung, es werden
                @561[Points] verschiedene Frequenzen erzeugt.
    LOG STEPS:  logarithmische Unterteilung, der Unter-
                schied von Schritt zu Schritt ist ein
                konstantes @562[Verhältnis].

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]

.559
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_SWPST

Start legt die "Beginn-"Frequenz des @21[RMS-Selectiv]-SWEEPs
fest.

Auswahl aus:  Frequenzangabe

Beschreibung:
    Beim Drücken der @16[START]-Taste beginnt der SWEEP
    mit der eingestellten Frequenz. Die Start-Frequenz
    des SWEEPs kann größer oder kleiner als die
    @570[Stop-Frequenz] sein.

!-> Start darf nicht kleiner als 10Hz oder @441[Abtastrate] /
    5000 sein.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]

.560
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_SWPSP

Stop legt die Ende-Frequenz des @21[RMS-selectiv]-SWEEPs fest.

Auswahl aus:  Frequenzangabe

Beschreibung:
    Die Stop-Frequenz des SWEEPs kann größer oder kleiner
    als die @559[Start-Frequenz] sein. Stop ist in jedem
    Fall die letzte durchgeführte Messung.


!-> Stop darf nicht kleiner als 10Hz oder @441[Abtastrate] /
    5000 sein.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]

.561
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_SWPPN

Points legt die Anzahl der Punkte des @21[RMS-Selectiv]-SWEEPs
fest.

Auswahl aus:  Zahlangabe: 2 .. 1024

Beschreibung:
    Der SWEEP läuft von Start bis Stop, wobei insgesamt
    (incl. der beiden Endpunkte) die angegebene Zahl
    an Meßpunkten durchlaufen wird.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]

.562
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_SWPSE

Step legt die Schrittweite des Sweeps bei der Wahl von
LIN STEPS oder LOG STEPS bei @558[Spacing] fest.

Auswahl aus:  LIN STEPS: Frequenzeingabe
              LOG STEPS: Verhältnisangabe

Beschreibung:
    Der Sweep beginnt bei der angegebenen @559[Startfrequenz]
    und wird mit den eingestellten Schritten bis zur
    @560[Stopfrequenz] durchgeführt. Sollte die Stopfrequenz
    nicht ganz erreicht werden, so wird diese noch
    extra eingestellt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]

.563
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_LSTFL

SWEEP-Datei für RMS-selektiv-SWEEP

Auswahl aus:   @9[Dateinamen]

Beschreibung:
    In der Datei stehen für jeden Sweepstep die jeweiligen
    Mittenfrequenzen des Selektivfilters.

    Sollten in der Datei weniger Frequenzen angegeben sein
    als SWEEP-Punkte für den aktiven SWEEP definiert
    sind, so wird die letzte Frequenz für alle übrigen
    SWEEP-Punkte verwendet.

    voreingestellter Dateityp: .spf

Beispiel: siehe c:\UPL\user\r&s_exam.spf

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @92[Analysator-Panel]

.! @564-@568 FN_LSTF0 - FN_LSTF4
.564
TITEL: Über den Mithörausgang

Aus- und Einschalten:
    Durch Betätigen der Taste @15[LOCAL] (oder Strg+F12) wird
    der Mithörausgang aus- bzw. eingeschaltet.
    Um das Gehör - insbesondere mit Kopfhörer - vor 
    versehentlich zu hoher Lautstärke zu schützen, wird 
    der Speaker immer automatisch ausgeschaltet, wenn 
    ein Meßfunktions-, Instrument- oder Setupwechsel
    erfolgt oder die Speaker-Quelle umgeschaltet wird.

Einstellen der Lautstärke:
    Beim Betätigen der Taste '+/-' (oder '#') erscheint
    ein kleines Menue, in dem mit dem Drehgeber oder den
    Cursortasten die Lautstärke eingestellt werden kann.
    Alternativ kann mit @612[Spk Volume] die Lautstärke
    in @93[Analysator]-Panel eingestellt werden.



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @610[Mithörquelle]   @611[Vorverstärkung]

.565
TITEL: Meßgrenzen des UPL

Frequenzbereich der Analysatoren:

ANLG 22kHz :    10Hz ... 21,9kHz
ANLG 110kHz:    20Hz ... 110kHz
DIGITAL    :    10Hz ... Abtastrate*117/256

Für Sample Frq können die Festfrequenzen
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz gewählt werden.
@442[VALUE] erlaubt die Einstellung einer beliebigen
externen @112[Taktrate].


weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.569
TITEL: Analysator Befehl FN_CH_DL

Ausgleich von Laufzeitunterschieden des Meßobjekt;
erforderlich zur Kohärenz- oder Phasenmessung.

Auswahl aus: Wertangabe in s

Beschreibung:
  Nur bei 2-kanaliger FFT (ohne Zoom) oder Kohärenz-
  messung in den Analysatoren ANLG 25 kHz oder DIGITAL.
  Eingegeben wird die Zeit, um die der Kanal 1 gegenüber
  dem Kanal 2 verzögert werden soll. Negative Zeiten
  verzögern den Kanal 2 gegenüber Kanal 1.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @77[Kohärenz]   @30[FFT]

.570
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_NOTCH

Anlg Notch schaltet das im UPL vor den Wandlern eingebaute
analoge Vorfilter ein oder aus.

Auswahl aus:   OFF, 0 dB, 12 dB oder 30 dB

Beschreibung:
    Das Vorfilter ist nur bei den (analogen) Meßfunktionen
    @23[QUASI PEAK], @30[FFT], @20[RMS] einstellbar.
    Das Vorfilter dämpft die eingestellte Frequenz um ca.
    30dB und hebt das Restsignal um die angegebene Ver-
    stärkung an.

    Die (Sperr-) Frequenz des Vorfilters wird mit
    @571[Notch Freq] eingestellt.

Hinweise:
  - Bei @24[THD], @25[THD+N], @26[MOD DIST] und @28[DFD] wird dieses
    Notchfilter automatisch eingeschaltet. Dies kann
    mit @535[Dyn Mode] verhindert werden.
  - Quantisierungsrauschmessung:
    siehe hierzu Hinweise bei @23[QUASI PEAK];
  - Die Anzeige der FFT berücksichtigt die eingestellte
    Verstärkung, so daß außer der gedämpften Linien alle
    Linien richtig sind.
  - Die obere Grenzfrequenz des Notchfilters ist 22.5 kHz.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYSATOR-Panel]

.571
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_NOFRQ

Notch Freq legt fest, WIE die Frequenz des (analogen)
@570[Notchfilters] eingestellt wird.

Auswahl aus:  GENTRK oder VALUE:

Beschreibung:
    GENTRK: Die Frequenzeinstellung des Generators wird
            übernommen (nur bei Sinussignalen)
    VALUE:  Die Grundfrequenz wird mit der folgenden
            @572[Einstellung] angegeben.

Die obere Grenzfrequenz des Notchfilters ist 22.5 kHz.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYSATOR-Panel]

.572
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_NOFVL

Werteingabe der Sperrfrequenz des @570[analogen Vorfilters].

Auswahl aus:  Frequenzangabe zw. 10Hz und 22.5 kHz

Beschreibung:
    Das Vorfilter dämpft die eingestellte Frequenz und hebt
    das Restsignal um ca. 30dB an.
    Die obere Grenzfrequenz des Notchfilters ist 22.5 kHz.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYSATOR-Panel]

.573
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_FILT1

Filter 1 - 3:

Auswahl aus: 1 aus 9 im @94[FILTER-Panel] vom Benutzer
             definierten Filtern (gekennzeichnet durch
             @635[Kurznamen]) oder eines der vordefinierten
             Filter:
             A Weighting,   C MESSAGE,    CCITT,
             CCIR wtg,      CCIR unwtd,   DEEM 50/15,
             DEEMPH 50,     DEEMPH 75,    DEEMPH J.17,
             RUMBLE wtd,    RUMBLE unw,   DC NOISE HP,
             CCIRARM,       DIN 315,      JITTER wtd.

Beschreibung:
    je nach Funktion sind eine unterschiedliche Zahl von
    Filtern wählbar:
    @20[RMS]:          bis zu 3 Filter
    @21[RMSSEL]:       1 Filter
    @22[PEAK]:         bis zu 3 Filter (*)
    @23[QUASI-PEAK]:   bis zu 3 Filter (*)
    @25[THD+N/SINAD]:  1 Filter
    @614[WAVEFORM]:     1 Filter (*)
    @155[3rd-OCTAVE]:   1 Filter (*)
    @49[RUB & BUZZ]:   bis zu 2 Filter
    @30[FFT]:          bis zu 3 Filter (*)
(*) kein Filter im high rate mode (UPL-B29) oder ANLG 110 kHz

    Das Zeit und Frequenzverhalten der Filter kann mit
    der Analysatorfunktion @31[FILTSIM] simuliert werden.

    Eine mehrfache Wahl des gleichen Filters an verschie-
    denen Positionen ist möglich (um z.B. höhere Steil-
    heiten oder Dämpfungen zu erreichen).

Hinweis: Sollte ein weiteres Filter benötigt werden, bitte
         mit Rohde & Schwarz Kontakt aufnehmen.
         CCIRARM wird manchmal mit CCIR_2kHz bezeichnet.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]  @20[RMS & S/N]   @32[Filterentwurf]

.574
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_FILT2

            Siehe Hilfe zu @573 [Filter 1] !

.575
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_FILT3

            Siehe Hilfe zu @573 [Filter 1] !

.576
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_FILT4

nur UPD.

.577
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_BLLOW

FrqLim Low stellt die untere Meßgrenze ein.

Auswahl aus:  Frequenzwert in den angegeben Grenzen.

Beschreibung:
    Bei der @25[THD+N-Messung] wird das Rauschen und die
       Verzerrungsprodukte beginnend ab dieser Frequenz
       bis zu @578[FrqLim Upp] bewertet.
       Die Graphikdarstellung erfolgt immer über den
       gesamten Meßbereich unabhängig von den hier für
       die Auswertung angegebenen Grenzen.

    Bei der @155[3rd OCTAVE] und @220[12th OCTAVE]-Analyse beginnt 
       die Darstellung und Berechnung der (Terz)bänder 
       mit dem Band, in dem die untere Grenzfrequenz liegt.
       Leistungsanteile unterhalb des untersten Bandes
       gehen ebenso wie Anteile oberhalb des obersten
       Bandes (@578[FrqLim Upp]) nicht in die Berechnung des
       Gesamt-RMS-Wertes ein.
       Je höher die untere Grenzfrequenz liegt, desto
       schneller schwingt das Signal ein und desto kürzer
       wird die Meßzeit (für die 1. Messung).
       nur für die @220[12th OCTAVE-Analyse]: je tiefer die
          untere Grenzfrequenz ist, desto grösser ist der 
          erforderliche Zoom-Factor der FFT und desto 
          länger die minimale @540[Meas Time].

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @25[THD+N-Messung]   @155[Terz]/@220[12tel-Oktav]-Analyse

.578
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_BLUPP

FrqLim Upp stellt die obere Meßgrenze ein.

Auswahl aus:  Frequenzwert in den angegeben Grenzen.

Beschreibung:
    Bei der @25[THD+N]-Messung wird das Rauschen und die
       Verzerrungsprodukte von @577[FrqLim Low] bis zu
       dieser Frequenz bewertet.
       FrqLim Upp muß größer als FrqLim Low sein.
       Die Graphikdarstellung erfolgt immer über den
       gesamten Meßbereich unabhängig von den hier für die
       Auswertung angegebenen Grenzen.
       Beim Analysator ANLG 110kHz kann die obere Frequenz-
       grenze bis 125kHz eingestellt werden; daß ist die
       3-dB-Eckfrequenz des Analysators.

    Bei der @155[3rd OCTAVE] und @220[12th OCTAVE]-Analyse endet
       die Darstellung und Berechnung der (Terz)bänder 
       mit dem Band, in dem die obere Grenzfrequenz liegt.
       Leistungsanteile oberhalb des obersten Bandes
       gehen ebenso wie Anteile unterhalb des unteren
       Bandes (@577[FrqLim Low]) nicht in die Berechnung des
       Gesamt-RMS-Wertes ein.
       Auf die Meßgeschwindigkeit hat FrqLim Upp keinen
       Einfluß.
       nur bei @220[12tel Oktavanalysis]: eine hohe 
          obere Grenzfrequenz zusammen mit einer
          tiefen unteren Grenzfrequenz kann intern
          eine zusätzliche Messung erforderlich machen
          und so die Gesamtmesszeit geringfügig erhöhen.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @25[THD+N-Messung]   @155[Terz]/@220[12tel-Oktav]analyse

.579
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_SETTL

Settling erlaubt die Einstellung eines Filters für die
Meßergebnisse (der jeweiligen @528[Meßfunktion]).

Auswahl aus:  OFF, EXPONENTIAL, FLAT, AVERAGE

Beschreibung:
    OFF:         Settlingverfahren abgeschaltet
    EXPONENTIAL: Exponentieller Verlauf der Toleranz- und
                 Resolutionbetrachtung.
    FLAT:        Horizontaler Verlauf der Toleranz- und
                 Resolutionbetrachtung.
    AVERAGE:     @147[Arithmetische Mittelwertbildung] über die
                 Meßergebnisse

Hinweise:
  - Die Funktion Settling ist nicht wählbar bei:
    @30[FFT], @33[POLARITY] und @614[WAVEFORM].
  - @583[Timeout] gibt die max. Zeit für das Settling an.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @79[Settling]   @93[ANALYZER-Panel]

.580
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_SESMP

Samples bestimmt die Zahl der Meßpunkte, die beim Settling
oder bei der @147[arithmetischen Mittelwertbildung] berück-
sichtigt werden. (incl. des letzten)

Auswahl aus:  Zahleingabe 2 .. 6   (Settling)
                          2 .. 100 (Mittelwertbildung)

Beschreibung:
    Beispiel für Settling:
              3 bedeutet, daß der momentane Meßwert mit den
              2 vorangegangenen Meßwerten verglichen wird.



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]   @579[Funktions-Settling]

.581
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_SETOL

Tolerance bestimmt die Startöffnung des @579[Settling]-Trichters.

Auswahl aus:  Prozent oder dB-Angabe

Beschreibung:
    Der Toleranzwert bezeichnet die max. zulässige
    Abweichung gegenüber dem vorherigen Meßwert, die ein
    eingeschwungener Meßwert haben darf, um vom UPL als
    gültig eingestuft zu werden. Der Wert der max.
    zulässigen Abweichung des aktuellen Meßwertes gegenüber
    dem 2./ 3./ 4./ und 5.-letzen Meßwert wird von der
    Einstellung EXPONENTIAL | FLAT bestimmt.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]   @579[Settling]

.582
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_SERES

Resolution bestimmt die Startöffnung des Resolution-
trichters oder -schlauches (abhängig von EXPONENTIAL oder
FLAT).

Auswahl aus:   Wertangabe in der jeweilige @99[Meßeinheit].

Beschreibung:
    Wird eine Toleranzbedingung verletzt, dann legt dieser
    Resolutionverlauf die Auflösung fest, die überschritten
    werden muß, damit der Meßwert noch als gültig einge-
    stuft wird und die @579[Settling]bedingung erfüllt ist.

    Siehe Handbuch, Kap. 2.3.

Hinweis: Menüpunkt erscheint nur, wenn @579[Settling] auf
         EXP oder FLAT gestellt ist.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]   @579[Settling]

.583
TITEL: Analyzer-Befehl: FN_SETOU

Timeout gibt die max. Zeitdauer des Settling an.

Auswahl aus:   Zeitangabe in Sekunden.

Beschreibung:
    Wenn der Meßwert nicht innerhalb der angegebenen
    Zeit zur Ruhe gekommen ist, wird die Messung
    abgebrochen und ein ungültiger Meßwert gemeldet.
    (Im Multiplexbetrieb wird dann auf den anderen
    Kanal geschaltet, bzw. der Sweep wird fortgesetzt)



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER-Panel]   @579[Settling]

.584
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_PSTFT

Post-FFT:     nach der aktuellen Messung (@20[RMS], @29[W+F], @25[THD+N])
              wird eine @30[FFT] berechnet.

Auswahl aus:  ON oder OFF

Beschreibung: nach dem Einschwingen der (ausgewählten)
              @573[Filter] und Abwarten der für die FFT not-
              wendigen Eingangsdaten, wird die aktuelle
              Messung angehalten und eine FFT berechnet.
              Dabei ergibt sich eine spektrale Darstellung
              des Eingangssignals mit den Filtern bzw.
              des demodulierten Signals.

Hinweis: PostFFT bei @25[THD+N]:
            Hier sind folgende Einstellungen der FFT fest-
            gelegt:
              @585[FFT-Size]:  8192
              @586[Window]:    RIFE VINC 3

            Falls analogue gemessen wird, und der THD+N-
            Wert besser als 70dB ist, wird bei der Post-
            FFT das Spektrum nach(!) dem analogen Vorfilter
            dargestellt. In diesem Fall ist die @548[Grundwelle]
            um etwa 30dB kleiner dargestellt. Der Bezugswert
            ist der Effektivwert des Signals.

    PostFFT with @20[RMS]:
           Falls die @530[S/N Messung] eingeschaltet ist, kann
           keine PostFFT gewählt werden.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]    @94[FILTER-Panel]

.585
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_FTSIZ

FFT Size:     Anzahl der verarbeiteten Punkte in der @30[FFT]

Auswahl aus:  256, 512, ..., 8192

Beschreibung: eine größere FFT-Size ergibt bessere
             @596[Auflösung], die @597[Meßzeit] steigt jedoch
             mit zunehmender Größe an.






weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]

.586
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_FTWIN

WINDOW: wählt eine Fensterfunktion für die @30[FFT] oder
        @77[COHERENCE] aus.

Auswahl aus: HANN,        RECTANGULAR,  BLACKMAN-H,
             RIFE-VINC 1, RIFE-VINC 2,  RIFE-VINC 3,
             HAMMING,     FLAT_TOP,     KAISER

Beschreibung: Fensterfunktionen werden verwendet, um das
      der FFT eigene "Verwischen" (=leakage) im Spektral-
      bereich zu kompensieren. Durch das Anwenden der
      Fenster kann man einen Kompromiss zwischen Frequenz-
      auflösung und Nebenwellenunterdrückung finden.

Anwendung von Fensterfunktionen:

HANN: gut für allgemeine Analyse, relativ scharf und gute
      Nebenlinienunterdrückung.         (P)
RECTANGULAR (or BOXCAR): keine Anwendung einer Fenster-
      funktion. Optimal für Signale mit Frequenzen, die ein
      Vielfaches der Frequenzauflösung (@596 [fftresolution])
      sind. Siehe hierzu auch: @48[RANDOM, Domain=Frequency]
      und @38[Applikation FFT-Rauschen].
BLACKMAN-HARRIS: Nebenlinienunterdrückung bei ca. -80dB
RIFE VINC 1, 2, 3: sehr gute Nebenlinienunterdrückung!
      Verschiedene Kompromisse zwischen Frequenzauflösung
      und Unterdrückung sind möglich.   (P)
HAMMING: keine wesentlichen Vorteile.
FLAT-TOP: schlechte Frequenzauflösung aber genaue Ablesung
      von Sinusamplituden im dargestellten Spektrum.
KAISER: Kompromiss zwischen Frequenzauflösung und Neben-
      linienunterdrückung durch die Wahl von @587[ß]
      einstellbar.

Hinweis: (P): geeignet für Frequenz- und Phasenmessung

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]    @30[FFT]  @77[COHERENCE]

.587
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_FTWVL

ß-Factor: Parameter bei @586[Window] = KAISER

Auswahl aus:   von 1.5 - 20

Beschreibung:
      ß = 8 ergibt gute Frequenzauflösung, die Ferndämpfung
      ist jedoch nur ca. -90dB.
      ß = 16 ergibt gute Ferndämpfung, dafür ist jedoch
      die Frequenzauflösung nicht so gut.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]   @30 [FFT]

.588
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_FTAVM

Avg Mode:     Wahl des Mittelungsverfahren in der @30[FFT]

Auswahl aus:  NORMAL oder EXPONENTIAL

Beschreibung: Mittelungen glätten die FFT Anzeige.
    NORMAL: Die @589[angegebene Zahl] von FFTs wird durch-
            geführt, die Teilergebnisse addiert und dann
            durch diese Zahl geteilt.
    EXPONENTIAL: Fortlaufende Mittelung.

            Beispiel (Average = 3):
            Ergebnis = 0.333 * (aktuelle Messung) +
                       0.667 * (alte Mittelung)

Hinweise:
  - Nach einem Neustart der Messung (z.B. bedingt durch
    SWEEP, @1105[Kalibrierung] oder Cursorbewegungen) beginnt die
    Mittelung wieder von vorn.
  - Average wird nicht ausgeführt, falls der
    Display @807[Mode] auf MAX HOLD steht.
  - Umskalierung werden während dem Mitteln unterdrückt
    und nach Abschluß eines Mittelungslaufes ausgeführt.
  - @30[FFT] und SWEEP:
    Die Mittelung wird bei jedem Sweepschritt durchgeführt.
    NORMAL:      Ein Bild je Sweepschritt.
    EXPONENTIAL: Die gegebene Zahl Bilder je Sweepschritt
                 werden dargestellt, dadurch wird das Ein-
                 schwingen der Mittelung sichtbar.
                 Falls @807[Waterfall] gewählt ist, wird
                 nach diesem Einschwingen die 3D Dar-
                 stellung angesteuert.
                 Dies wird bei jedem Sweepschritt getrennt
                 durchgeführt und beim Weiterschalten
                 gelöscht.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]

.589
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_FTAVR

Avg Count:    Anzahl der Mittelungen in der @30[FFT]
              oder @77[COHERENCE]

Auswahl aus:  1 .. 256 (FFT)
              2 .. 2048 (COHERENCE)

Beschreibung: Mittelungen glätten die FFT Anzeige, bzw.
         reduzieren das Rauschen.

Hinweis: Avg Count muß auf 1 gestellt werden, wenn
         Display @807[Mode] MAX HOLD ausgewählt werden soll.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]   @588[Average Mode]

.590
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_FTZOM

Zooming:      Vorverarbeitung (= Unterabtastung) bei
              der @30[FFT]

Auswahl aus:  OFF oder ON(2..128)

Beschreibung: OFF: eine normale FFT wird durchgeführt.
              ON(2..128):
                   durch Vorverarbeitung des Signals
                   wird die Auflösung der FFT verbessert.
                   Mit @591 [CENTER] und @592 [SPAN] wird
                   die Vorverarbeitung eingestellt.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]

.591
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_FTCEN

Center:       Mittenfrequenz des in der @30 [FFT] berechneten
              Spektrums

Auswahl aus:  jeder Wert im Meßbereich

Beschreibung: Die Ausschnittvergrößerung (ZOOM) wird um die
              gewählte Mittenfrequenz durchgeführt. Der
              eingestellte Wert beeinflußt @594[Start]
              und @595[Stop].




weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]

.592
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_FTSPN

Span:         Breite des berechneten Spektrums der @30 [FFT]

Auswahl aus:  einer von bis zu 7 vorgegebenen Bereichen

Beschreibung: Span bestimmt die Anzahl der Unterabtast-
              schritte.
              siehe auch @593[Zoom Fact].






weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]

.593
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_FTZFC

Zoom Fact:    Anzahl der Unterabtastschritte in der @30[FFT]

Auswahl aus:  NUR ANZEIGE!
              (nur wenn @590 [Zooming] auf ON steht).

Beschreibung: Die Anzahl der Unterabtastschritte hängt von
              @592 [SPAN] ab.






weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]

.594
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_FTST

Start:        Beginn des in der @30 [FFT] berechneten
              Spektrums

Auswahl aus:  Nur Anzeige!

Beschreibung: Start hängt von der @441 [Abtastrate],
              der @591 [Mittenfrequenz (CENTER)] und von
              der gewählten Bandbreite @592 [(SPAN)] ab
              (falls @590 [Zooming] auf ON gestellt wurde).
              Wenn Zooming OFF geschaltet ist, dann ist
              Start 0.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]

.595
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_FTSP

Stop:         Ende des berechneten Spektrums der @30 [FFT]

Auswahl aus:  Nur Anzeige!

Beschreibung: Stop hängt von der @441[Abtastrate], der
              @591[Mittenfrequenz(CENTER)] und von der gewählten
              Bandbreite @592[(SPAN)] ab (falls @590 [Zooming] auf
              ON gestellt wurde).
              Wenn Zooming OFF geschaltet ist, dann ist
              Stop 117/256 der @441[Abtastrate].

              Stop ist die erste Linie außerhalb des
              Spektrums.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]

.596
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_FTRES

Resolution:   Frequenzauflösung der @30[FFT]

Auswahl aus:  NUR ANZEIGE!

Beschreibung: gibt den Abstand der Frequenzlinien in der
              FFT an.
              Die Auflösung wird mit größerer @585 [SIZE]
              und mit kleinerem @592[SPAN] (bei ZOOM-FFT)
              besser.
                             @441[Abtastrate]
            Auflösung = ----------------------
                          @585[Size] * Zoomfaktor


weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]

.597
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_FTMTM

Meas-Time:    Signalaufnahmezeit der @30 [FFT]

Auswahl aus:  Nur Anzeige!

Beschreibung:
    zeigt die zu Signalaufnahme notwendige Zeit der FFT an.
    Starke Meßspreizung (=kleiner @592 [SPAN]) und große
    @585[FFT Size] ergeben lange Meßzeiten, aber hohe
    Auflösung (@596 [Resolution]).

Hinweis:
    bei ZOOM in den "schnellen" Analysatoren wird das
    Signal zuerst zwischengespeichert und dann unterabge-
    tastet; dadurch ist die Bildwiederholrate größer als
    die Meßzeit.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[ANALYZER-Panel]

.598
TITEL: Analysator-Befehl: IP_EQ

Equalizer erlaubt die Frequenzgangkorrektur des 
aufgenommenen FFT-Spektrums für die Anzeige und 
für die Berechnung des RMS- bzw. THD+N-Messwertes. 

Auswahl aus:  ON oder OFF

Beschreibung:
    ON:    Die einzelnen FFT-Bin werden mit den (ggf.
           interpolierten) Korrekturfaktoren der 
           @599[Entzerrerdatei] multipliziert
           voreingestellter Dateityp: *.VEQ
    OFF:   keine Frequenzgangkorrektur

Die Entzerrerdatei kann nach einem Sweep mit dem Befehl
@956[STORE:EQUALIZATION] in @95[FILE-Panel] erzeugt werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[Analysator-Panel]

.599
TITEL: Analysator-Befehl: IP_EQ_FL

Equal.File: Name der Datei, welche den vorbestimmten
Amplitudengang enthält.

Auswahl aus:  @8[DOS]-@9[Dateinamen]

Beschreibung:
    In der Datei sind für einzelne Frequenzwerte 
    Korrekturfaktoren für die jeweiligen Amplituden 
    enthalten. Diese werden (ggf. nach Interpolation)
    zur Entzerrung des FFT-Spektrums benutzt.

    voreingestellter Dateityp: .VEQ

Die Entzerrerdatei kann nach einem Sweep mit dem Befehl
@956[STORE:EQUALIZATION] in @95[FILE-Panel] erzeugt werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @93[Analysator-Panel]

.! @600[IP_EQFL0] - @604[IP_EQFL4] free
.605
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_OSZTL

Trig Level stellt die Triggerspannung ein.

Auswahl aus:  Pegeleinstellung

Beschreibung:
    Der Triggerlevel ist fest, unabhängig von jeweiligen
    Meßbereich (der entweder FIX oder durch @34[Auto Range]
    eingestellt wird.
    Der Triggerzeitpunkt liegt immer am Beginn des
    Speichers und zwar für jeden Kanal separat, die
    beiden Kanäle haben in der Darstellung kein zeitlichen
    Bezug zueinander.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @614[WAVEFORM]   @606[Trig Slope]

.606
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_OSZTS

Trig Slope stellt die Triggerflanke ein.

Auswahl aus: RISING oder FALLING

Beschreibung:
   RISING: Bei Signaldurchgang durch den Triggerlevel
           von unten nach oben erfolgt die Triggerung.
   FALLING: Bei Signaldurchgang durch den Triggerlevel
           von oben nach unten erfolgt die Triggerung.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @614[WAVEFORM]   @605[Trig Level]

.607
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_OSZIP

Interpol wählt die Interpolationsstufen zur Darstellung
des aufgenommenen Kurvenzuges aus.

Auswahl aus: 1, 2, 4, 8, 16, 32

Beschreibung:
    Mit der Einstellung Interpol kann bei wenigen Samples
    je Periode des Eingangssignals eine geglättete
    Darstellung erreicht werden.
    Dies allerdings auf Kosten der max. zulässigen
    @608[Tracelänge].


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @614[WAVEFORM]

.608
TITEL: ANALYZER-Befehl: FN_OSZLE

Trace Len stellt die Länge des aufzunehmenden Signals ein.

Auswahl aus:  Zeiteingabe

Beschreibung:
    Trace Len ist abhängig von der @441[Abtastrate] und von
    @607[Interpol].
    Es gilt (bei @531[STANDARD]):

                                7487
    max. Trace Len = -----------------------------
                        Abtastrate * Interpol

    Es gilt (bei @531[COMPRESSED]):

                         65535
    max. Trace Len = ------------- * @533[Comp Fact]
                      Abtastrate

Beispiel: Abtastrate = 48 kHz, Interpol = 1:
          Trace Len  = 156 ms

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @614[WAVEFORM]

.609
TITEL: Analysator Befehl FN_OSZTC

Trig Src legt den Triggerkanal fest.

Auswahl aus: 1, 2 oder GEN BURST

Beschreibung:
  1,2:  Bei zweikanaliger Messung erfolgt die Zeitdar-
        stellung mit zeitlichen Bezug zwischen den
        Kanälen.
        Der andere Kanal wird als "COUPLED" angezeigt.
  GEN BURST:
        Die Triggerung wird vom Generator (der auf ein
        Burstsignal eingestellt ist) gesteuert.
        @606[Slope] = rising: Bei Beginn des "high"-Pegels
                         wird getriggert. 
        Slope = falling: Bei Ende des "high"-Pegels
                         wird getriggert. 
        Damit kann die Laufzeit eines Testobjektes gemessen
        werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @614[WAVEFORM]   @37[Laufzeitmessung]

.610
TITEL: Befehl: FN_SPEAK

SPEAKER stellt die Quelle des @564[Mithörausgangs] ein.

Auswahl aus: OFF, FUNCT CH1, FUNCT CH2, FUNCT Ch1&2
             INPUT CH1, INPUT CH2, INPUT Ch1&2
             DIG IN CH1, DIG IN CH2, DIG CH1&2

Beschreibung:
    FUNCT...:
            Mithören des gefilterten Signals des
            @93[Analysators]. 
            Auch das Restsignal der @25[THD+N]-Messung 
            kann direkt mitgehört werden (nicht im @1014[high rate mode]
            mit der Option UPL-B29). Da das
            Restsignal meistens sehr leise ist, muß mit
            einer entsprechend hohen Vorverstärkung
            @611[Pre Gain] gearbeitet werden.
            Gehörschutz - insbesondere mit Kopfhörer -
            siehe @564[Mithörausgang].
    DIG IN ...:
            Mithören des ungefilterten Eingangssignals der
            Digital Audio-Option.
    INPUT ...:
            Mithören des ungefilterten, aber gepegelten
            Eingangssignals der Analoghardware. Diese
            Auswahl ist in beiden analogen Instrumenten
            möglich.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @564[Mithörausgang]   @611[Vorverstärkung]   @15[Abschalten]
@612[Lautstärke]

.611
TITEL: Befehl: FN_PGAIN

PRE GAIN erlaubt die Eingabe eines Filter-Korrekturfaktors

Auswahl aus:  Faktor von -120dB bis 120dB

Beschreibung:
    Da bei der Wahl der @610[Mithörquelle] auf FUNCT.. das
    Signal nach den internen Filtern mitgehört wird und
    diese Filter eine wählbare Verstärkung haben können
    (z.B. bei FILE DEF), kann hier der Pegel des Signals
    korrigiert werden, bevor es digital-analog gewandelt
    wird.

    Bei Standardfiltern ist hier 0dB einzustellen.

Hinweis:
    Ist im Signal ein DC-Anteil vorhanden (entweder von der
    DUT oder vom A/D-Wandler des @1[UPL]), dann kann großer
    Pre Gain den D/A-Wandler der Mithöroption übersteuern.
    Der AC-Anteil des Signales ist dann nicht mehr hörbar.
Ausweg:
    Hochpaßfilter zur Unterdrückung des DC-Anteiles
    einschalten!

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @610[Mithörquelle]   @564[Mithörausgang]   @612[Lautstärke]

.612
TITEL: Befehl: FN_SPVOL

Spk Volume stellt die Lautstärke des Mithörausgangs ein.

Auswahl aus:  0 .. 100 %%

Beschreibung:
    Die Lautstärke wird logarithmisch eingestellt.

    Weiter Möglichkeit zur Lautstärkeeinstellung:

    Beim Betätigen der Taste '+/-' (oder '#') erscheint
    ein kleines Menue, in dem mit dem Drehgeber oder den
    Cursortasten die Lautstärke eingestellt werden kann.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @610[Mithörquelle]   @564[Mithörausgang]   @15[Abschalten]

.613
TITEL: Befehl: FN_PHONE

Phone Out wählt die Kopplung des Kopfhörerausgangs.

Auswahl aus:  ≡ SPEAKER, PERMANENT

Beschreibung:
    ≡ SPEAKER:   Wenn der Lautsprecher abgeschaltet wird,
                 dann wird der Kopfhörerausgang auch mit
                 ausgeschaltet.
    PERMANENT:   Der Kopfhörerausgang ist immer einge-
                 schaltet, unabhängig davon ob der
                 Lautsprecher an oder aus ist.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @610[Mithörquelle]   @564[Mithörausgang]   @15[Abschalten]

.! @614=TITLE: Command: SN1_DAT1 = Func Result Ch1
.614
TITEL: Funktion: WAVEFORM

Analyzer arbeitet als einfaches Oszilloskop. Damit kann
das Audiosignal an digitalen Schnittstellen im Zeitbereich
dargestellt werden.
Die beiden Kanäle werden bei den Instrumenten ANLG 22kHz
und DIGITAL zeitsynchron verarbeitet; Beim Instrument
ANLG 100kHz werden die beiden Kanäle nacheinander gemessen
und jeweils alleine getriggert.

zugehörige Einstellungen:
 -@531[Meas Mode]:     Betriebsart
 -@605[Trig Level]:    Triggerschwelle
 -@606[Trig Slope]:    Triggerflanke
 -@607[Interpol]:      Glättung der Kurve
 -@608[Trace Len]:     Aufgenommene Signalzeit in sec
 -@609[Trig Src]:      Aktiver Triggerkanal oder Generator
                       Burst. (nicht bei ANLG 110kHz)

Die Skalierung der X- und Y-Achse erfolgt im @91[DISPLAY-Panel].

Die Speicherlänge der Aufzeichnung ist im Mode 
STANDARD und COMPRESSED auf 7488 Samples begrenzt.
Im UPD sind längere Aufzeichnungen möglich (bis 64k).

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @2[alle Panel]   @528[andere Funktionen]   @37[Laufzeitmessung]

.615
TITLE: Command: SN1_DAT2

Func Result Ch2

.!---------------- FILTER-Panel
.616
TITLE: Filter-Command: FL_IN_SL

intern only!
dummy!

.617
TITEL: FILTER Befehl FL1_TYPE

Filter:      Typ des zu definierenden Filters

Auswahl aus: HPASS, LPASS, BPASS, BSTOP, NOTCH,
             1/3 OCTAVE, OCTAVE, FILE-DEF

Beschreibung:
    Alle Filter haben 8 Pole und Nullstellen und eine
    Welligkeit von 0.1dB im Durchlaßbereich.

    HPASS:    Hochpaß mit vorgegebener @619[Durchlaßfrequenz]
              und @627[Dämpfung].
    LPASS:    Tiefpaß mit vorgegebener @619[Durchlaßfrequenz]
              und @627[Dämpfung].
    BPASS:    Bandpaß mit vorgegebener @620[unterer Durchlaßf.],
              @621[oberer Durchlaßfrequenz] und @627[Dämpfung].
    BSTOP:    Bandsperre mit vorgegebener @620[unt. Durchlaßf.],
              @621[oberer Durchlaßfrequenz] und @627[Dämpfung].
    NOTCH:    Bandsperre mit vorgegebener @622[Mittenfrequenz],
              @623[Breite] und @627[Dämpfung].
    1/3 OCT:  Terz-Bandpaß bei der angegebenen
              @622[Mittenfrequenz], die Breite ist 0.231 *
              Mittenfrequenz. (Der Durchlaßbereich reicht
              von Mittenfrequenz/1.122 bis Mitten-
              frequenz*1.122).
    OCTAVE:   Bandpaß bei der angegebenen @622[Mittenfrequenz],
              die Breite ist 0.707 * Mittenfrequenz. (Der
              Durchlaßbereich reicht von Mitten-
              frequenz/1.414 bis Mittenfrequenz*1.414).
    FILE-DEF: Frei definierbares Filter, wird von der Datei
              mit @628 [Dateinamen] eingelesen.
              Wichtig: die @634[Filtereinschwingzeit] sollte bei
                       Delay angegeben werden.

Hinweis: Bei Oktav- und Terzfiltern wird die 0,1dB-
         Bandbreite soweit reduziert, daß bei den
         Eckfrequenzen eine Dämpfung von ca. 3 dB erzielt
         wird. Daher ist der Zahlenwert von "Width"
         kleiner als die rechnerisch exakte Bandbreite.

weitere Hilfe über:
@94[FILTER-Panel]  @32[Filterentwurf]   @69[Optimierung Einschwingen]

.618
TITEL: Analyzer-Befehl: FL1_DEGR

Auswahl aus: 8, 4

Beschreibung:
  Angabe des Filtergrades.
  Durch Reduzierung des Filtergrades von 8 (Standard) auf
  4 können schnellere, dafür aber weniger steilere Filter
  erzeugt werden. Für jeden Hoch- oder Tiefpaß kann der
  Filtergrad individuell bestimmt werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]

.619
TITEL: Filter-Befehl FL1_PASS

Passband: Eckfrequenz des Tief- oder Hochpasses

Auswahl aus:  beliebige Zahl.

Beschreibung: Die angegebene Frequenz ist die Eckfrequenz
              des zu entwerfenden Filter, nicht der 3dB-
              Punkt.

siehe hierzu auch: @617[Filtertyp]




weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @93[ANALYZER-Panel]  @94[FILTER-Panel]  @32[Filterentwurf]

.620
TITEL: FILTER-Befehl: FL1_PBLW

Passbd low:   legt die untere Durchlaßfrequenz fest.

Auswahl aus:  beliebiger Frequenzwert.

Beschreibung:
    Der angegebene Wert wird als Eingangsgröße beim
    @32[Filterentwurf] verwendet. Frequenzangaben an den
    Meßbereichsgrenzen (z.B. 10 Hz oder 20kHz) können
    zu rauschbehafteten oder sogar instabilen Filtern
    führen.
    Die angegebene Frequenz ist die Eckfrequenz
    des zu entwerfenden Filter, nicht der 3dB-Punkt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @93[ANALYZER-Panel]  @94[FILTER-Panel]

.621
TITEL: FILTER-Befehl FL1_PBUP

Passbd upp:   legt die obere Durchlaßeckfrequenz fest.

Auswahl aus:  beliebige Frequenz

Beschreibung: wird als Ausgangsbasis für den Entwurf ver-
              wendet.

siehe auch:   @620[Passband lower]





weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @93[ANALYZER-Panel]  @94[FILTER-Panel]  @32[Filterentwurf]

.622
TITEL: Filter-Befehl: FL1_CNTR

Center:       legt die Mittenfrequenz von NOTCH, OCT FLT
              und 1/3 OCT FLT (=Terz) fest.

Auswahl aus:  beliebige Frequenz

Beschreibung:
    Die bei @623[Width] angegebene Filterbreite wird geo-
    metrisch symmetrisch um die Mittenfrequenz angegeben.

Hinweis:
    Bei Terzfiltern sind die bevorzugten Frequenzen:
      10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, ...
      Die untere bzw. obere Filterdurchlaßgrenze ist
      Mitte / 1.122462048 bzw. Mitte * 1.122462048 .

    Bei Oktavfiltern sind die bevorzugten Frequenzen:
      10, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, ...
      Die untere bzw. obere Filterdurchlaßgrenze ist
      Mitte / 1.4142 bzw. Mitte * 1.4142 .

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @93[ANALYZER-Panel]  @94[FILTER-Panel]  @32[Filterentwurf]

.623
TITEL: Befehl: FL1_WIDT

Width:        legt die Filterbreite eines NOTCH Filters
              fest.

Auswahl aus:  beliebige Frequenz

Beschreibung:
    Die angegebene Filterbreite wird geometrisch
    symmetrisch um die @622[Mittenfrequenz] eingestellt.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @93[ANALYZER-Panel]  @94[FILTER-Panel]  @32[Filterentwurf]

.624
TITEL: FILTER-Befehl FL1_STOP

Stopband:    zeigt die Sperrgrenze nach dem Filterentwurf
             an.

Auswahl aus:  Nur Anzeige!

Beschreibung: Die Angabe wird erst nach der Wahl des
              Filters im Analysatorpanel gültig.






weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @93[ANALYZER-Panel]  @94[FILTER-Panel]  @32[Filterentwurf]

.625
TITEL: FILTER-Befehl FL1_SPLW

Stopbd upp:   zeigt die untere Sperrgrenze nach dem Filter-
              entwurf an.

Auswahl aus:  Nur Anzeige!

Beschreibung: Die Angabe wird erst nach der Wahl des
              Filters im Analysatorpanel gültig.






weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @93[ANALYZER-Panel]  @94[FILTER-Panel]  @32[Filterentwurf]

.626
TITEL: FILTER-Befehl FL1_SPUP

Stopbd upp zeigt die obere Sperrbandgrenze nach dem Filter-
    entwurf an.

Auswahl aus:  Nur Anzeige

Beschreibung: diese Angabe ist nur nach dem Entwurf gültig.
              Ein Filterentwurf wird durchgeführt, wenn das
              Filter in der momentanen ANALYZER Funktion
              gewählt wird.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @93[ANALYZER-Panel]  @94[FILTER-Panel]  @32[Filterentwurf]

.627
TITEL: Filter Command: FL1_ATTN

Attenuation:  Dämpfung im Sperrbereich der Filter

Auswahl aus:  jeder Wert von 3 bis 120 dB

Beschreibung:
    Das ausgewählte Filter wird mit der angegebenen
    Dämpfung oder einer höheren entworfen. Die nach dem
    Entwurfsprozeß realisierte Dämpfung wird angezeigt.

    Nur die in der Filterdatenbasis 'ref_lp.rlp' enthalten-
    en Dämpfungen der Referenzfilter sind realisierbar.

    Falls die vorgegebene Dämpfung nicht erreicht wird,
    kann eine @69[Verlängerung der Filtereinschwingzeit]
    helfen.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @93[ANALYZER-Panel]  @94[FILTER-Panel]  @32[Filterentwurf]

.628
TITEL: Filter Befehl: FL1_FILE

Dateiname der Datei, in der die Filterkoeffizienten
gespeichert sind.

Auswahl aus:  gültiger @9[Dateiname]

Beschreibung: Die angegebene Datei wird beim Start einer
              Messung eingelesen.

Hinweis: Die @634[Einschwingzeit] kontrollieren und
         ev. korrigieren.



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @32[Filterentwurf]

.!
.! FL1_FIL0 - FL1_FIL4
.634
TITEL: Befehl: FL1_DELY

Delay stellt bei extern erzeugtem Filter die Filterein-
schwingzeit ein.

Auswahl aus:  Zeitangabe in sec.

Beschreibung:
    Bei einer Messung mit Filtern wird die Einschwingzeit
    abgewartet und dann die Messung begonnen.

    Beim Einstellen eines Filters wird vom UPL eine
    Abschätzung der Einschwingzeit vorgenommen, die hier
    als Voreinstellung verwendet wird.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @32[Filterentwurf]   @69[Verbessern des Filtereinschwingens]

.635
TITEL: FILTER-Befehl: FL1_SNAM

Shortname: Kurzname, zeigt die vom UPL vergebene Kurz-
           bezeichnung des entworfenen Filters an, die
           dann im Auswahlfenster im Analysator erscheint.

Auswahl aus:  Nur Anzeige!

Beschreibung: Filternamen werden wie folgt abgekürzt:
              HPASS: HP,   LPASS: LP,   BPASS:      BP
              BSTOP: BS,   NOTCH: NO,   1/3 OCTAVE: TO
              OCTAVE:OC,   FILE-DEF: FI
              gefolgt von der (unteren) Durchlaßfrequenz
              oder der Mittenfrequenz.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @93[ANALYZER-Panel]  @94[FILTER-Panel]  @32[Filterentwurf]

.!
.! von @636 = FL2_TYPE bis @788 = FL_DUMMY wird nie angesprungen
.! frei
.!--------------- DISPLAY-Panel
.789
TITLE: Command: DS_IW_SL
intern only!
.790
TITLE: Command: DS_DISCO

internal only!
(Display Configuration)

.791
TITEL: Befehl: DS_TR_OP

OPERATION stellt die Darstellart des @90[GRAPH-Panels] ein.

Auswahl aus: SWEEP LIST, SWP LIM REP, BARGRAPH, CURVE PLOT,
             SPECTR LIST, SPC LIM REP, SPECTRUM,
             PROTOCOL, PROTO AUTO

Beschreibung:
    SWEEP LIST: Darstellung der Meßergebnisse als Liste
    SWP LIM REP: Darstellung der Limitüberschreitungen des
                Meßobjekts (für SWEEPs)
    SPC LIM REP: Darstellung der Limitüberschreitungen des
                Meßobjekts (für @30[FFT] oder @584[Post-FFT])
    BARGRAPH:   Darstellung der Meßergebnisse als Balken-
                diagramm mit Min-Max-Schleppzeigern
                (diese können durch Drücken von @16[START]
                zurückgesetzt werden).
    CURVE PLOT: SWEEP-Kurve, aus einzelnen Messungen zu-
                sammengesetzt bzw. @614[WAVEFORM].
    SPECTRUM:   spektrale Darstellung; nur bei der @30[FFT]
                oder bei einer Messung mit @584[Post-FFT]
                möglich.
                Liniengraphik bei: @24[THD], @26[MOD DIST], @28[DFD].
                                  @155[3rd OCTAVE], @220[12th OCTAVE]
    SPECTR LIST: Listendarstellung der Spektralwerte.
    PROTOCOL:   Es wird @801[AES/EBU Protokollauswertung] anstatt
                der normalen Graphik dargestellt. Auswahl-
                punkt erscheint nur bei Wahl der Meßfunktion
                PROTOCOL im digitalen Analysator.
                Wenn als @792[Source] CHAN STAT gewählt ist,
                dann kann ein @800[Proto File] geladen werden,
                um die Channelstatus-Daten im Consumer- oder
                Professional-Format zu dekodieren.
    PROTO AUTO: Wie PROTOCOL, aber das @800[Proto File] wird
                automatisch geladen abhängig vom Status des
                Professional'-Bits in den Channelstatus-Daten.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]   Display @807[Mode]

.792
TITEL: Befehl: DS_EB_SR

Source wählt die darzustellenden Daten aus.

Auswahl aus:  CHAN STAT L, CHAN STAT R, USER L, USER R

Beschreibung:
    CHAN STAT L:    Channel Status Daten links werden
                    dargestellt.
    CHAN STAT R:    Channel Status Daten rechts werden
                    dargestellt.
    USER L:         User Daten links werden dargestellt.
    USER R:         User Daten rechts werden dargestellt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]    @794[User-File]   @800[Status-File]
@801[Protokoll Bildschirm]   @805[Dump User Daten]

.793
TITEL: Befehl: DS_EB_US

Format wählt den Interpretationsmode für USER Daten.

.!Auswahl aus:  BIN, HEX, ASCII, AES18, FILE_DEF
Auswahl aus:  BIN, HEX, ASCII, FILE_DEF

Beschreibung:
    BIN:      Userdaten werden als 01010-Folge dargestellt.
              Darstellung erfolgt Block aligned.
              C:\UPL\REF\BINARY.PAU wird als Protokolldatei
              verwendet.
    HEX:      Userdaten werden als ABC-Folge dargestellt.
              Darstellung erfolgt Block aligned.
              C:\UPL\REF\HEX.PAU wird als Protokolldatei
              verwendet.
    ASCII:    Userdaten werden als Text dargestellt.
              Darstellung erfolgt Block aligned.
              C:\UPL\REF\ASCII.PAU wird als Protokolldatei
              verwendet.
.!    AES18:    Userdaten werden gemäß AES18 (HDLC)
.!              interpretiert.
.!              (Diese Funktion noch nicht implementiert)
    FILE_DEF: Userdaten werden gemäß den Definition in
              der @794[Protokolldatei] ausgewertet.

Falls eine Analyse in AES18 nötig ist, bitte mit R&S in
Verbindung setzen.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]    @794[User-File]   @805[Dump]

.794
TITEL: Befehl: DS_US_FL

Proto File wählt die Interpretationsdatei für User Daten
aus.

Auswahl aus:  @9[Dateinamen], voreingestellter Dateityp: *.PAU

Beschreibung:
   siehe @800[Protokoll Datei für Channel Status].

Beispiel: siehe R&S_AES3.PAU



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]   @801[Protokoll Bildschirm]   @802[Dateiformat]
@805[Speicherung der Userdaten]

.! DS_US0FL - DS_US4FL
.800
TITEL: Befehl: DS_ST_FL

Proto File wählt die Interpretationsdatei für
Channel Status Daten aus. Dazu muß @791[OPERATION]
auf PROTOCOL stehen.

Auswahl aus:  @9[Dateinamen], voreingestellter Dateityp: *.PAC

Beschreibung:
   Die Protokollinformation wird in zwei Teilen darge-
   stellt; die beiden oberen Zeilen werden fest formatiert
   dargestellt und enthalten Informationen über Validity,
   Parity, sonstige Fehler sowie über Unterschiede der
   beiden Kanäle.

   Die von Benutzer definierbaren Zeilen der
   @801[Protokollinformation] werden an Hand der @802[Formatangaben]
   in der Datei dargestellt, wobei den einzelnen Bits
   jeweils ein beliebiger Ausgabetext zugeordnet werden
   kann. Diese Datei kann vom Anwender an beliebige
   Protokolle angepaßt werden.

Beispiel: siehe R&S_AES3.PAC

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]   @792[Analysedaten]

.! @801-@785 DS_ST0FL - DS_ST4FL
.801
TITEL: Über den PROTOCOL-BILDSCHIRM

Die Protokollinformation wird in zwei Teilen dargestellt:
 - die beiden oberen Zeilen werden fest formatiert darge-
   stellt und enthalten Informationen über Validity,
   Parity, sonstige Fehler sowie über Änderungen der Channel
   Status Daten oder Unterschiede der beiden Kanäle.
 - die unteren 13 Zeilen sind frei definierbar und
   werden gemäß den Angaben in der Datei @800[Proto File]
   formatiert. (@802[Hinweise zum Format])

Mögliche Fehler, die in den oberen Zeilen angezeigt werden:
    - LOCK:     Der Empfänger ist nicht eingerastet.
    - CONFIDEN: Daten sind sicher empfangen.
    - CODING:   Kodierungsfehler.
    - NONE:     kein Fehler

Beim Feld "Change" bedeutet:
    - NO:       kein Wechsel seit der letzten Ausgabe
    - LTC:      nur Veränderung in den Bits 112-143 (=local
                timecode) und 184-191 (=CRC)
    - YES:      irgend ein Bit hat sich verändert.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]   @792[Analysedaten]   @87[Protokoll Generierung]

.802
TITEL: Über die PROTOCOL-Steuerdatei (1)

In der @800[Protokoll-Steuerdatei] kann die Formatierung des
@801[Protokollbildschirms] festgelegt werden. Die Datei
enthält in jeder Zeile eine Anweisung:

PRINT   1,  2, "Beispiel"
    In Spalte 1, Zeile 2 wird der Text 'Beispiel' aus-
    gegeben.
VALUE   17, 2, BIT:0,    0="cons",  1="prof"
    In Spalte 17, Zeile 2 wird der Inhalt des Bits 0
    ausgegeben, wobei 0 zu 'cons' und 1 zu 'prof'
    konvertiert wird.

@803[weitere Anweisungen]

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]   @801[Protokollbildschirm]

.803
TITEL: Über die PROTOCOL-Steuerdatei (2)

Anweisungen in der @800[Protokoll-Steuerdatei]:

VALUE   17,11, CRC_L_ERR
    In Spalte 17, Zeile 11 wird der Inhalt des
    CRC Fehlerz"hlers (links) ausgegeben.
    weitere Variablen: CRC_R_ERR, @804[MEASURED_RATE],
                       SET_RATE
TEXT    39, 8, BIT:80-111
    In Spalte 39, Zeile 8 wird der Inhalt der Bits
    80 bis 111 als Text ausgegeben. (ASCII) (nicht
    druckbare Zeichen werden als ? oder als · falls 0
    ausgegeben)
TIME    17, 9, BIT:112-143, RATE:@804[MEASURED_RATE]
    In Spalte 17, Zeile 9 wird der Inhalt der Bits
    112 bis 143 als Zeitangabe ausgegeben, wobei vorher
    durch RATE (=MEASURED_RATE oder SET_RATE) geteilt
    wird. RATE kann auch eine Zahl sein.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @91[DISPLAY-Panel]  @801[Protokollbildschirm]  @804[Taktratenmessung]

.804
TITEL: Über die Taktratenmessung bei AES/EBU

Die Taktrate an digitaler Schnittstelle kann mit dem
@1[UPL] gemessen werden. Hierzu ist im Analysator die
Einstellung @426[Meas Mode] auf COMMON/INP zu stellen.
Dann kann die Frequenzmessung auf Taktratenmessung
umgestellt werden.

Wenn beim @803[Schlüsselwort] VALUE in der
@800[Protocol Definitionsdatei] die Anweisung
MEASURED_RATE steht, wird die gemessene Taktrate
im Protokollbildschirm ausgegeben.

Bei fehlerhafter Messung wird RATE ?? ausgegeben.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]   @801[Protokollbildschirm]   @65[BAL (XLR)]

.805
TITEL: Speichern der User Bits

Schade, das geht leider mit dem UPL nicht, jedoch mit
dem UPD.











weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]   @792[Analysedaten]   @801[Protokoll Bildschirm]

.806
TITLE: Command: DS_VW_IM

IEC-Bus only!
Plot immediate

.807
TITEL: DISPLAY-Befehl: DS_TR_MD

Bei FFT wird die Betriebsart der Anzeige eingestellt.

Auswahl aus: DEL BEF WR, MAXHOLD, WATERFALL.

Beschreibung:
  DEL BEF WR: Jede neue FFT löscht die alte.
  MAX HOLD:   Es wird das Maximum aller Kurven dargestellt,
              das RMS-Ergebnis der @30[FFT] wird dabei
              ausgeschaltet. @589[Avg Count] (im Analysator-
              Panel) muß auf 1 stehen.
  WATERFALL:  Die alten Kurven werden vor der neuen
              Graphikausgabe nach rechts oben verschoben
              und teilweise durch die neue Ausgabe
              verdeckt ("Wasserfalldarstellung").
          !-> Menuepunkt erscheint nur bei einkanaliger
              Messung! @838[TRACE B] wird abgeschaltet!

Hinweise zu WATERFALL (Darstellung):
  - Die X-Achse sollte nach rechts Platz haben!
  - Die Y-Achse sollte nach oben Platz haben!
  - Das Rauschen sollte durch die untere Bildschirmgrenze
    (teilweise) ausgeblendet werden.
  - Bei Sweep hängt Waterfall auch von @588[Average] ab.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]

.808
TITEL: Befehl: DS_TRCNT

Scan Count legt die Anzahl der Meßreihen fest und entschei-
det, ob eine einzelne Meßreihe (Scan Count = 1) oder eine
Kurvenschar (Scan Count >= 2) dargestellt, als eine Einheit
intern gespeichert und auf Datei abgelegt oder gelesen
wird.

Auswahl aus: Integerzahl

Beschreibung:
  Scan Count = 1
    Es soll nur eine einzelne Kurve bzw. ein @810[Kurvenpaar] 
    (Trace A und B) aufgenommen bzw. geladen werden. Jede 
    neue Kurve überschreibt die alte Kurve. Ein Continuous-
    Sweep (ohne Z-Achse) läuft in dieser Einstellung unend-
    lich oft; gespeichert wird aber nur der jeweils letzte 
    Durchlauf. Wird ein Singlescan-Trace von Datei geladen,
    dann überschreibt diese Datei den aktuellen Inhalt des 
    Trace-Buffers. Wird eine Multiscan-Trace von Datei 
    geladen, dann wird nur der 1. Scan in den Trace-Buffer 
    geladen; die restlichen Scans werden ignoriert.
  
  Scan Count >1
    Bei dieser Einstellung wird nicht nur eine Meßreihe 
    (Sweep-Durchlauf, Scan) aufgenommen und dargestellt, 
    sondern beliebig viele. Intern gespeichert und auf 
    Datei abgelegt bzw. von Datei gelesen wird jedoch nur 
    die hier gewählte Anzahl, höchstens jedoch 17. Die 
    nicht gespeicherten Scans sind nur in der Grafik 
    (Curve Plot) vorhanden und gehen beim Umskalieren, 
    beim Speichern/Laden von Trace-Dateien sowie beim Spei-
    chern/Laden von "ACTUAL+DATA"-Setups verloren.
    Ein Continuous-Sweep (ohne Z-Achse) wird nach der hier 
    angegebenen Anzahl von Durchläufen beendet; gespeichert
    werden aber nur die letzen 17 Durchläufe. 
    Wird eine Singlescan-Trace von Datei geladen, dann wird 
    dieser Scan an die bereits vorhandenen Scans angehängt.
    Wird eine Multiscan-Trace von Datei geladen, dann wird 
    der Trace-Buffer gelöscht und maximal die hier angege-
    bene Anzahl von Scans in den Trace-Buffer geladen; die 
    restlichen Scans der Datei werden ggf. ignoriert.
    Werden mehr Scans aufgenommen als hier angegeben wurde, 
    dann werden nur die letzten Scan (maximal 17)
    gespeichert. Werden mehr als 17 Scans angegeben, dann 
    werden nur die 17 letzten Scan gespeichert.

    Beachte: 
    Mit der START-Taste werden die alten Sweep-Kurven 
    gelöscht.
    
    Weitere Erläuterungen sind in den Kapiteln
    2.9.3.3 Kurvenschar und 
    2.11.8  Mehrere Sweep-Kurven in einem Diagramm
    des Bedienhandbuches zu finden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.809
TITEL: Befehl: DS_US_UN

User Label ermöglicht die Eingabe 'freier' Einheiten und
Kurvenbeschriftungen.

Auswahl aus:  ON oder OFF

Beschreibung:
    ON:     für die @869[X-Achse] und die Y-Achse des Trace @818[A]
            und @847[B] kann jeweils eine freie Zeichenfolge als
            'Einheit' und Kurvenbeschriftung (ohne Umrech-
            nung) angegeben werden.
            (Die Zeichenfolgen werden mit der angegebenen
            Einheit und Meßfunktion vorbelegt.)
    OFF:    die im DISPLAY-Panel angegebene Einheit wird
            verwendet. Eventuell definierte Zeichenfolgen
            werden gelöscht.

Hinweis:
    - Die Beschriftung wird nicht verändert, wenn eine neue
      Meßfunktion gewählt wird.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]

.810
TITEL: Befehl: DS_TR_FD

TRACE A wählt die darzustellende Information für die
Kurve A aus.

Auswahl aus:  OFF, HOLD, FILE, FUNC CH1, FUNC CH2,
              DUAL FILE

Beschreibung:
    OFF:        keine Darstellung
    HOLD:       die momentane Darstellung wird festgehalten
    FILE:       Angabe einer Datei mit @811[Filename].
                Wird ein DUAL FILE angesprochen, dann wird
                die Kurve A geladen.
    FUNC CH1:
    FUNC CH2:   Darstellung des Ergebnisses der jeweiligen
                @528[Meßfunktion]. Dabei sind nur die
                Kanäle anwählbar, die auch gemessen werden.
    DUAL FILE:  Es wird ein Kurvenpaar geladen (trace A und
                trace B gleichzeitig).

Hinweise: wenn ein Kanal für einen TRACE gewählt ist und
    dieser Kanal abgeschaltet wird, dann wird vom UPL der
    Trace auf eine mögliche Einstellung verändert.
  - FILE kann nur geladen werden, wenn ein SWEEP einge-
    stellt ist. Beim Laden werden die Punkte auf die
    aktuellen SWEEP-Parameter umgerechnet.
  - Wenn zwischen dem Speichern und Laden der Kurve
    die SWEEP-Parameter verändert wurden, dann kann
    die Kurve wegen der "Neuabtastung" auf die aktuellen
    SWEEP-Punkte etwas anders dargestellt werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]

.811
TITEL: Befehl: MM_LDTR1

Filename erlaubt die Angabe der Datei für @810[TRACE A]

Auswahl aus:    @9[Dateiname]

Beschreibung:
   Nur wenn kein Sweep aktiv ist, kann die Datei unverändert
   in den Trace A übernommen werden. Ansonsten müssen die
   Daten beim Laden interpoliert bzw. abgeschnitten werden.
   Wenn die Datei nur 1 (Mono- oder Stereo-) Trace enthält
   und @808[Scan Count] größer als 1 ist, werden die Daten
   zu dem aktuellen Trace A hinzugefügt.
   voreingestellter Dateityp: .trc




Beispiel: siehe c:\UPL\user\r&s_exam.trc


weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @91[DISPLAY-Panel]

.! MM_LDT00 - MM_LDT04
.817
TITEL: DISPLAY-Befehl: DS_TR_UN

Unit: Einstellung der für die Graphik @810[TRACE A] verwendeten
Einheit.

Auswahl aus:  je nach gewähltem @425[Analysator] aus
              @82[digitalen] oder @81[analogen] Einheiten.

Beschreibung: Diese Einstellung wird jeweils aus der
              bei der entsprechenden Analysatorfunktion
              @543 [eingestellten Einheit] vorbelegt und kann
              hier verändert werden.



weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @93[ANALYZER-Panel]   @91[DISPLAY-Panel]

.818
TITEL: Display-Befehl: DS_1Y_US

Unit/Label definiert die Beschriftung der Y-Achse des
@810[Traces A].

Auswahl aus:  Stringeingabe

Beschreibung:
    Die angegebene Zeichenfolge wird wie folgt
    interpretiert:
    - die ersten 5 Zeichen werden als Einheit eingetragen.
    - die nächsten 12 Zeichen erscheinen als Titel über der
      Graphik, gegebenfalls zentriert und mit Leerzeichen
      aufgefüllt.

Hinweis:
    - Die Beschriftung wird nicht verändert, wenn eine neue
      Meßfunktion gewählt wird.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @91[DISPLAY-Panel]   @809[Benutzereinheiten]

.! @819 - @823  DS_1Y_U0-DS_1Y_U4
.824
TITEL: Befehl: DS_1Y_RM

Reference or Limit Ref legt fest, WIE die Referenz für
relative Eingaben im @810[TRACE A] gewählt wird.

Auswahl aus: OTHER TRACE, MAX, o CURSOR, * CURSOR, VALUE:,
             GEN TRACK, MEAS CH1, MEAS CH2, FILE, HOLD,
             FILE INTERN

Beschreibung:
    bei referenzbezogenen Eingabe (z.B. dBr) im @90[Graph-Panel]
    werden die Eingaben auf diesen Wert bezogen.
    OTHER TRACE: Die SWEEP-Kurve des anderen Traces
            wird als Referenz benutzt. (nicht bei SPECTRUM)
    MAX:    Bezugspunkt ist der größte Wert im
            Sweep oder Spektrum.
    o CURSOR, * CURSOR: Bezugspunkt ist die momentane
            Cursorposition.
    GEN TRACK: Der Bezugspunkt wird jeweils aktuell mit
            dem Pegel oder der Frequenz des @92[Generators]
            gesetzt.
    VALUE:  @825[manuelle Eingabe]
    MEAS CH1: Bezug für referenzbezogene Einheiten ist der
            Meßwert vom Kanal 1. Bei Frequenzdarstellung
            wird der Frequenzmeßwert, bei Darstellung
            einer Meßfunktion das entsprechende Ergebnis
            verwendet. (nur wenn Kanal 1 eingeschaltet,
            nicht bei SPECTRUM oder @614[WAVEFORM]).
    MEAS CH2: wie bei MEAS CH1.
    FILE:   Referenzwerte werden von einer separaten @826[Datei]
            genommen.
    HOLD:   Die momentan verwendete Referenzkurve wird
            eingefroren.
    FILE INTERN: Die Referenzwerte aus der unter @810[Trace A]
            geladenen Datei werden benutzt.

Hinweis:
    Wenn kein Referenzbezug gewählt wird, dann gelten
    die Referenzwerte für die Grenzwertüberwachung.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @91[DISPLAY-Panel]
.!@1005[Conv Fact]

.825
TITEL: Befehl: DS_1Y_RL

Werteingabe zu @824[Reference].

Auswahl aus:  Werteingabe in der entsprechenden
              @817[Displayeinheit] für @810[TRACE A].

Beschreibung:
    Relative Anzeigen werden auf den hier eingestellten
    Wert bezogen.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @91[DISPLAY-Panel]

.826
TITEL: DISPLAY-Befehl: DS_1Y_RF

Dateiname der Datei, aus der die @824[Referenzwerte]
gelesen werden.

Auswahl aus:  @9[Dateiname]

Beschreibung:
    voreingestellter Dateityp: .trc


Beispiel: siehe c:\UPL\user\r&s_exam.trc



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]

.! @827 - @831  DS_1Y_R0-DS_1Y_R4
.832
TITEL: Display Befehl DS_1Y_NM

Mit Normalize kann die Referenzkurve so multipliziert
werden, daß an der gewünschten X-Stelle ein bestimmter
Y-Wert erzielt werden kann. 

Auswahl aus: VALUE, o-CURSOR, *-CURSOR

Beschreibung:
  VALUE:    @833[Eingabe] eines festen Multiplikationsfaktors
  o-CURSOR, *-CURSOR:
            Der Multiplikationsfaktor ergibt sich aus dem
            Meßwert an der Cursorposition geteilt durch
            den Referenzwert an der Cursorposition.
            Damit ergibt sich der neue Bezug an dieser
            Stelle gleich dem Meßwert (= 0 dBr).
  
weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.833
TITEL: Display Befehl DS_1Y_NL

Eingabe eines Multiplikationsfaktors.

Auswahl aus: Floatzahl

Die hier angegebene Zahl wird auf den Referenzwert
multipliziert; damit kann der Bezug einer Meßkurve 
beliebig festgelegt werden.






weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]   @832[Normalize]

.834
TITEL: Befehl: DS_1Y_AT

Scale gibt an, wie die Skalierung des @810[TRACE A] festgelegt
wird.

Auswahl aus:  MANUAL, AUTO ONCE

Beschreibung:
    MANUAL:    manuelle Einstellung der Displayparameter
               für @836[Top] und @837[Bottom].
    AUTO ONCE: Die Y-Skalierung wird an die Messung
               oder den Sweep angepaßt. Der Befehl
               wird beim Schließen des Auswahlfensters
               ausgeführt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @91[DISPLAY-Panel]

.835
TITEL: DISPLAY-Befehl: DS_1Y_SP

Spacing stellt die Unterteilung der Y-Achse des @810[TRACE A] ein

Auswahl aus: LIN oder LOG

Beschreibung:
    LIN:  lineare Darstellung von @836[Top] bis @837[Bottom].

    LOG:  logarithmische Darstellung von @836[Top] bis
          @837[Bottom].

Hinweis: Wenn als @817[Einheit] eine logarithmische  Einheit
    (z.B. dBV) gewählt wurde, ist nur noch LIN möglich.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @91[DISPLAY-Panel]

.836
TITEL: DISPLAY-Befehl: DS_1Y_TP

Top bestimmt den oberen Rand der Graphikskalierung.

Auswahl aus:   beliebiger Pegel

Beschreibung:
    Top und @837[Bottom] bestimmen den Anzeigebereich in
    y-Richtung in der Graphik für den Kanal A. Top muß
    immer größer als Bottom sein, deshalb ist keine Eingabe
    für Top möglich, die kleiner als Bottom ist (--> zuerst
    Bottom verstellen).
    Die möglichen Einheiten für Top ergeben sich aus dem
    gewählten Analysatorinstrument.
    Die Beschriftung wird mit der Einstellung von @817[Unit]
    ausgewählt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]   @90[GRAPH-Panel]

.837
TITEL: DISPLAY-Befehl: DS_1Y_BT

Bottom bestimmt den unteren Rand der Graphikskalierung
@810[TRACE A].

Auswahl aus:   beliebiger Pegel

Beschreibung:
    @836[Top] und Bottom bestimmen den Anzeigebereich in
    y-Richtung in der Graphik für den Kanal A. Top muß
    immer größer als Bottom sein, deshalb ist keine Eingabe
    für Bottom möglich, die größer als Top ist (--> zuerst
    Top verstellen).
    Die möglichen Einheiten für Bottom ergeben sich aus dem
    gewählten Analysatorinstrument.
    Die Beschriftung wird mit der Einstellung von @817[Unit]
    ausgewählt.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]   @90[GRAPH-Panel]

.838
TITEL: DISPLAY-Befehl: DS_TR2FD

TRACE B wählt die darzustellende Information für die
Kurve B aus.

Auswahl aus: OFF, HOLD, FILE, FUNC CH1, FUNC CH2, DUAL FILE

Beschreibung:
    OFF:        keine Darstellung
    HOLD:       die momentane Darstellung wird festgehalten
    FILE:       Angabe einer Datei mit @839[Filename].
                Wird ein DUAL FILE angesprochen, dann wird
                die Kurve A geladen.
    FUNC CH1:
    FUNC CH2:   Darstellung des Ergebnisses der jeweiligen
                @528[Meßfunktion]. Dabei sind nur die
                Kanäle anwählbar, die auch gemessen werden.
    DUAL FILE:  Diese Einstellung wird automatisch gewählt,
                wenn beim Befehl @810[Trace A] ein Kurvenpaar
                geladen wurde.

Hinweise:
    - wenn ein Kanal für einen TRACE gewählt ist und
      dieser Kanal abgeschaltet wird, dann wird vom UPL der
      Trace auf eine mögliche Einstellung verändert.
    - die Skalierung kann entweder gleich oder unabhängig
      von @810[TRACE A] gewählt werden; siehe @845[Scale B].
    - Wenn der Display Display @807[Mode] auf WATERFALL steht,
      wird TRACE B abgeschaltet (OFF). Eine andere Auswahl
      ist dann nicht möglich.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]

.839
TITEL: Befehl: MM_LDTR2

Filename erlaubt die Angabe der Datei für @838[TRACE B]

Auswahl aus:    @9[Dateiname]

Beschreibung:
   Nur wenn kein Sweep aktiv ist, kann die Datei unverändert
   in den Trace B übernommen werden. Ansonsten müssen die
   Daten beim Laden interpoliert bzw. abgeschnitten werden.
   Wenn die Datei nur 1 (Mono- oder Stereo-) Trace enthält
   und @808[Scan Count] größer als 1 ist, werden die Daten
   zu dem aktuellen Trace B hinzugefügt.
   voreingestellter Dateityp: .trc




Beispiel: siehe c:\UPL\user\r&s_exam.trc


weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @91[DISPLAY-Panel]

.! MM_LDT00 - MM_LDT04
.845
TITEL: DISPLAY-Befehl: DS_2Y_EQ

Scale B legt fest, ob die Skalierung des @838[TRACE B] identisch
zu der des @810[TRACE A] ist oder nicht.

Auswahl aus:  EQUAL A oder NOT EQUAL A

Beschreibung:
    EQUAL A:     Der TRACE B verwendet die gleiche y-
        Skalierung wie der TRACE A.
    NOT EQUAL A: Die Skalierung des TRACE B ist unabhängig
        vom TRACE A einstellbar, auch wenn bei beiden TRACE
        die gleiche darzustellende Information gewählt ist.
        Die Skala für den TRACE B erscheint rechts neben
        der Ausgabegraphik.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]

.846
TITEL: DISPLAY-Befehl: DS_2Y_UN

Unit: Einstellung der für die Graphik @838[TRACE B] verwendeten
Einheit.

Auswahl aus:  je nach gewähltem @425[Analysator] aus
              @82[digitalen] oder @81[analogen] Einheiten.

Beschreibung: Diese Einstellung wird jeweils aus der
              bei der entsprechenden Analysatorfunktion
              @543 [eingestellten Einheit] vorbelegt und kann
              hier verändert werden.



weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @93[ANALYZER-Panel]   @91[DISPLAY-Panel]

.847
TITEL: Display-Befehl: DS_2Y_US

Unit/Label definiert die Beschriftung der Y-Achse des
@838[TRACE B].

Auswahl aus:  Stringeingabe

Beschreibung:
    Siehe bei @818[Label-Befehl zu Trace A]






weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @91[DISPLAY-Panel]   @809[Benutzereinheiten]

.! @848 - @852  DS_2Y_U0-DS_2Y_U4
.853
TITEL: DISPLAY-Befehl: DS_2Y_RM

Reference legt fest, WIE die Referenz für relative
Eingaben im @838[TRACE B] gewählt wird.

Auswahl aus: OTHER TRACE, MAX, o CURSOR, * CURSOR, VALUE:,
             GEN TRACK, MEAS CH1, MEAS CH2, FILE, HOLD,
             FILE INTERN

Beschreibung:
    bei referenzbezogenen Eingabe (z.B. dBr) im @90[Graph-Panel]
    werden die Eingaben auf diesen Wert bezogen.
    OTHER TRACE: Die SWEEP-Kurve des anderen Traces
            wird als Referenz benutzt. (nicht bei SPECTRUM)
    MAX:    Bezugspunkt ist der größte Wert im
            Sweep oder Spektrum.
    o CURSOR, * CURSOR: Bezugspunkt ist die momentane
            Cursorposition.
    GEN TRACK: Der Bezugspunkt wird jeweils aktuell mit
            dem Pegel oder der Frequenz des @92[Generators]
            gesetzt.
    VALUE:  @854[manuelle Eingabe]
    MEAS CH1: Bezug für referenzbezogene Einheiten ist der
            Meßwert vom Kanal 1. Bei Frequenzdarstellung
            wird der Frequenzmeßwert, bei Darstellung
            einer Meßfunktion das entsprechende Ergebnis
            verwendet. (nur wenn Kanal 1 eingeschaltet,
            nicht bei SPECTRUM oder WAVEFORM).
    MEAS CH2: wie bei MEAS CH1.
    FILE:   Referenzwerte werden von einer separaten @855[Datei]
            genommen.
    HOLD:   Die momentan verwendeten Referenzwerte werden
            eingefroren.
    FILE INTERN: Die Referenzwerte aus der unter @838[Trace B]
            geladenen Datei werden benutzt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @91[DISPLAY-Panel]
.!@1005[Conv Fact]

.854
TITEL: DISPLAY-Befehl: DS_2Y_RL

Werteingabe zu @853[Reference].

Auswahl aus:  Werteingabe in der entsprechenden
              @846[Displayeinheit] für @838[TRACE B].

Beschreibung:
    Relative Anzeigen werden auf den hier eingestellten
    Wert bezogen.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.855
TITEL: DISPLAY-Befehl: DS_2Y_RF

Dateiname der Datei, aus der die @853[Referenzwerte]
gelesen werden.

Auswahl aus:  @9[Dateiname]

Beschreibung:
    voreingestellter Dateityp: .trc


Beispiel: siehe c:\UPL\user\r&s_exam.trc



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]

.! @856 - @860  DS_2Y_R0-DS_2Y_R4
.861
TITEL: Display Befehl DS_2Y_NM

Mit Normalize kann die Referenzkurve so multipliziert
werden, daß an der gewünschten X-Stelle ein bestimmter
Y-Wert erzielt werden kann. 

Auswahl aus: VALUE, o-CURSOR, *-CURSOR

Beschreibung:
  VALUE:    @862[Eingabe] eines festen Multiplikationsfaktors
  o-CURSOR, *-CURSOR:
            Der Multiplikationsfaktor ergibt sich aus dem
            Meßwert an der Cursorposition geteilt durch
            den Referenzwert an der Cursorposition.
            Damit ergibt sich der neue Bezug an dieser
            Stelle gleich dem Meßwert (= 0 dBr).
  
weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.862
TITEL: Display Befehl DS_2Y_NL

Eingabe eines Multiplikationsfaktors.

Auswahl aus: Floatzahl

Die hier angegebene Zahl wird auf den Referenzwert
multipliziert; damit kann der Buzug einer Meßkurve 
beliebig festgelegt werden.






weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]   @861[Normalize]

.863
TITEL: DISPLAY-Befehl: DS_2Y_AT

Scale gibt an, wie die Skalierung des @838[TRACE B] festgelegt
wird.

Auswahl aus:  MANUAL, AUTO ONCE

Beschreibung:
    MANUAL:    manuelle Einstellung der Displayparameter
               für @865[Top] und @866[Bottom].
    AUTO ONCE: eine automatische Skalierung wird einmalig
               durchgeführt. Der Befehl
               wird beim Schließen des Auswahlfensters
               ausgeführt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @91[DISPLAY-Panel]

.864
TITEL: DISPLAY-Befehl: DS_2Y_SP

Spacing stellt die Unterteilung der Y-Achse des @838[TRACE B]
ein.

Auswahl aus: LIN oder LOG

Beschreibung:
    LIN:  lineare Darstellung von @865[Top] bis @866[Bottom].
    LOG:  logarithmische Darstellung von @865[Top] bis
          @866[Bottom].

Hinweis: Wenn als @846[Einheit] eine logarithmische Einheit
    (z.B. dBV) gewählt wurde, ist nur noch LIN möglich.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]

.865
TITEL: DISPLAY-Befehl: DS_2Y_TP

Top bestimmt den oberen Rand der Graphikskalierung.

Auswahl aus:   beliebiger Pegel

Beschreibung:
    Top und @866[Bottom] bestimmen den Anzeigebereich in
    y-Richtung in der Graphik für den Kanal B. Top muß
    immer größer als Bottom sein, deshalb ist keine Eingabe
    für Top möglich, die kleiner als Bottom ist (--> zuerst
    Bottom verstellen).
    Die möglichen Einheiten für Top ergeben sich aus dem
    gewählten Analysatorinstrument.
    Die Beschriftung wird mit der Einstellung von @846[Unit]
    ausgewählt.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]   @90[GRAPH-Panel]

.866
TITEL: Befehl: DS_2Y_BT

Bottom bestimmt den unteren Rand der Graphikskalierung für
@838[TRACE B].

Auswahl aus:   beliebiger Pegel

Beschreibung:
    @865[Top] und Bottom bestimmen den Anzeigebereich in
    y-Richtung in der Graphik für den Kanal B. Top muß
    immer größer als Bottom sein, deshalb ist keine Eingabe
    für Bottom möglich, die größer als Top ist (--> zuerst
    Top verstellen).
    Die möglichen Einheiten für Bottom ergeben sich aus dem
    gewählten Analysatorinstrument.
    Die Beschriftung wird mit der Einstellung von @846[Unit]
    ausgewählt.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]   @90[GRAPH-Panel]

.867
TITLE: Command: DS_X_FE

intern only!
Dim of X-axis

.868
TITEL: Befehl: DS_X_UN

Unit legt die Maßeinheit der X-Achse fest.












weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @91[DISPLAY-Panel]    @876[Scale]

.869
TITEL: Display-Befehl: DS_X_US

Unit/Label definiert die Beschriftung der X-Achse.

Auswahl aus:  Stringeingabe

Beschreibung:
    Die angebene Zeichenfolge wird wie folgt interpretiert:
    - die ersten 5 Zeichen werden als Einheit eingetragen.
    - die nächsten 12 Zeichen erscheinen als Titel über der
      Graphik, gegebenfalls zentriert und mit Leerzeichen
      aufgefüllt.

Hinweis:
    - Die Beschriftung wird nicht verändert, wenn eine neue
      Meßfunktion gewählt wird.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @91[DISPLAY-Panel]   @809[Benutzereinheiten]

.! @870 - @874 DS_X_US0-DS_X_US4
.875
TITEL: Display-Befehl: DS_X_RL

Reference stellt den Bezugswert für relative X-Koordinaten
ein.

Auswahl aus:  Abhängig von der physikalischen Einheit der
              X-Achse
              Frequenz oder Pegel

Beschreibung:
    relative Einheiten werden auf diesen Wert bezogen.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @91[DISPLAY-Panel]   @80[Frequenz-Einheiten]

.876
TITEL: Befehl: DS_X_AT

Scale legt fest, WIE die X-Achse bestimmt wird.

Auswahl aus:  MANUAL oder AUTO

Beschreibung:
    MANUAL: Einstellung der X-Achse mit folgenden
            Einstellungen:
            @877[Spacing]:  LIN oder LOG
            @877[Left]:     linker Rand
            @877[Right]:    rechter Rand
    AUTO:   Der dargestellte X-Bereich wird aus der momen-
            tanen Analysatorfunktion, bzw. von der letzten
            Messung (falls vorhanden) übernommen.

            Einstellbar:
            @877[Spacing]:  LIN oder LOG

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @91[DISPLAY-Panel]

.877
TITEL: Befehl: DS_X_SP

Spacing legt die Unterteilung der X-Achse fest.

Auswahl aus:  LIN oder LOG

Beschreibung:
    LIN:    lineare Unterteilung der X-Achse
    LOG:    logarithmische Unterteilung der X-Achse

Hinweis: bei der @30[FFT] sind die Ausgangsdaten immer
    linear unterteilt, deshalb ist dort eine logarithmische
    Unterteilung nicht sinnvoll.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]

.878
TITEL: Befehl: DS_X_LF

Left legt den linken Rand der Anzeige fest.

Auswahl aus:  Frequenzangabe in Hz

Beschreibung:
    Die durch eine SWEEP oder eine @30[FFT] erzeugte
    Graphik wird im Bereich von @878[Left] bis
    @879[Right] auf dem Schirm dargestellt.
    @877[Spacing] bestimmt dabei die Unterteilung
    der X-Achse.



weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @91[DISPLAY-Panel]

.879
TITEL: DISPLAY-Befehl: DS_X_RG

Right legt den rechten Rand der Anzeige fest.

Auswahl aus:  Frequenzangabe in Hz

Beschreibung:
    Die durch eine SWEEP oder eine @30[FFT] erzeugte
    Graphik wird im Bereich von @878[Left] bis
    @879[Right] auf dem Schirm dargestellt.
    @877[Spacing] bestimmt dabei die Unterteilung
    der X-Achse.



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]

.880
TITLE: DISPLAY command MM_TI_LM

Headline: LIMIT CHECK
.881
TITEL: DISPLAY-Befehl: CL_LM_UL

Mode wählt die dargestellten Limitkurven aus.

Auswahl aus:  OFF, LOWER, UPPER, LOW&UP

Beschreibung:
    OFF:     keine Limitkurve
    LOWER:   nur die untere Limitkurve
    UPPER:   nur die obere Limitkurve
    LOW&UP:  beide Limitkurven

Hinweise:
  - Nur bei der @30[FFT] (nicht bei der @584[Post-FFT])
    wird die Limitprüfung im Spektrum durchgeführt.
    Bei allen anderen Messungen erfolgt die Limit-
    prüfung im Curve Plot (Sweep). Deswegen wird
    in solchen Fällen die Limitprüfung abgeschaltet.
  - Limitcheck ist OFF bei Waveform und Protocol.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]

.882
TITEL: DISPLAY-Befehl: CL_LM_ON

Check wählt den zu überwachenden Trace aus.

Auswahl aus:  TRACE A oder TRACE B

Beschreibung:
    TRACE A: die Darstellung "A" wird auf Grenzüber-
             schreitung überwacht.
    TRACE B: die Darstellung "B" wird auf Grenzüber-
             schreitung überwacht.

Hinweis: Die Zuordnung von @810[TRACE A] und @838[TRACE B]
         zu den Meßfunktionen erfolgt im @91[DISPLAY-Panel].

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]

.883
TITEL: DISPLAY-Befehl: CL_LU_MD

Lim Upper gibt an, WIE die obere Grenze bestimmt wird.

Auswahl aus:  VALUE: oder FILE

Beschreibung:
    VALUE:  oberer Grenzwert wird durch ein @884[Datum]
            bestimmt.
    FILE:   obere Grenzkurve wird aus einem File gelesen.
            @885[Filename] gibt den Dateinamen an.


Hinweise: siehe bei @881[Lim Lower]


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]   @9[Dateinamen]

.884
TITEL: DISPLAY-Befehl: CL_LM_UP

Value gibt den Wert zu @883[Lim Upper] an.

Auswahl aus:  Zahleingabe

Beschreibung:
    Je nach mit @882[Check] ausgewählten Trace und den für
    diesem Tracebuffer gewählte Tracefunktion ergeben
    sich Grenzen und Einheit.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]

.885
TITEL: DISPLAY-Befehl: MM_LLUNM

Dateiname der Datei, aus der die Grenzwertkurve für
den @883[oberen Grenzwert] gelesen wird.

Auswahl aus:  @9[Dateiname]

Beschreibung:
    voreingestellter Dateityp: .lup


Beispiel: siehe c:\UPL\user\r&s_exam.lup



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]

.! 584 - 588 MM_LLUN0 - MM_LLUN4
.891
TITEL: DISPLAY-Befehl: CL_LL_MD

Lim Lower gibt an, WIE die untere Grenze bestimmt wird.

Auswahl aus:  VALUE: oder FILE

Beschreibung:
    VALUE:  unterer Grenzwert wird durch ein @892[Datum]
            bestimmt.
    FILE:   untere Grenzkurve wird aus einem File gelesen.
            @893[Filename] gibt den Dateinamen an.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]   @9[Dateinamen]

.892
TITEL: DISPLAY-Befehl: CL_LM_LW

Value gibt den Wert zu @891[Lim Lower] an.

Auswahl aus:  Zahleingabe

Beschreibung:
    Je nach mit @882[Check] ausgewählten Trace und den für
    diesem Tracebuffer gewählte Tracefunktion ergeben
    sich Grenzen und Einheiten.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]

.893
TITEL: DISPLAY-Befehl: MM_LLLNM

Filename einer Datei für die Grenzwertkurve des
unteren Grenzwertes

Auswahl aus:  @9[Dateiname]

Beschreibung:
    voreingestellter Dateityp: .llw



Beispiel: siehe c:\UPL\user\r&s_exam.llw


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]

.! @894-@898 filename
.899
TITEL: DISPLAY-Befehl: DS_TX_ST

Comment erlaubt die Eingabe eines Kommentartextes in die
Ausgabegraphik.

Auswahl aus:  Texteingabe

Beschreibung:
    Der angegebene Text wird an der X-Position @905[X Pos]
    und der Y-Position @906[Y Pos] eingetragen, wobei
    versucht wird, den Text innerhalb der Graphik zu
    positionieren.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]    @962[Druckkommentar]

.! .600-.604 comment
.905
TITEL: DISPLAY-Befehl: DS_TX_X

X Pos gibt die horizontale Position des @899[Kommentartextes] an.

Auswahl aus:  0 .. 100 %%

Beschreibung:
    Es wird vom linken Schirmrand aus gerechnet.
    Der Text wird aber immer so positioniert,
    daß er vollständig auf dem Schirm ist.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]

.906
TITEL: DISPLAY-Befehl: DS_TX_Y

Y Pos gibt die vertikale Position des @899[Kommentartextes] an.

Auswahl aus:  0 .. 100 %%

Beschreibung:
    Es wird vom unteren Schirmrand aus gerechnet.
    Der Text wird aber immer so positioniert,
    daß er vollständig auf dem Schirm ist.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @91[DISPLAY-Panel]

.907
TITLE: Command: DS_1Y_ON

Softkey: Trace A on;

Selectable:   !

Description:
    no help on softkeys up to now!









.908
TITLE: Command: DS_2Y_ON

Softkey: @838[TRACE B] on;

Auswahl aus:

Beschreibung:
    keine Hilfe zu Softkeys!








.909
TITEL: Befehl: DS_AT_AL

Softkey: autoscale

Auswahl aus:

Beschreibung:
    keine Hilfe zu Softkeys!







weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.910
TITEL: Befehl: DS_CR_AC

Softkey: change active cursor

Auswahl aus:

Beschreibung:
    keine Hilfe zu Softkeys!







weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.911
TITEL: Befehl: DS_CR1MD

Softkey: set Cursor 1 mode

Auswahl aus:

Beschreibung:
    keine Hilfe zu Softkeys!







weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.912
TITEL: Befehl: DS_CR1PM

Softkey: set Cursor 1 to value

Auswahl aus:

Beschreibung:
    keine Hilfe zu Softkeys!







weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.913
TITEL: Befehl: DS_CR1PV

Softkey: Cursor 1 Freq-wert

Auswahl aus:

Beschreibung:
    keine Hilfe zu Softkeys!







weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.914
TITEL: Befehl: DS_CR2MD

Softkey: set Cursor 2 mode

Auswahl aus:

Beschreibung:
    keine Hilfe zu Softkeys!







weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.915
TITEL: Befehl: DS_CR2PM

Softkey: set Cursor 2 to value

Auswahl aus:

Beschreibung:
    keine Hilfe zu Softkeys!







weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.916
TITEL: Befehl: DS_CR2PV

Softkey: Cursor 2 Freq-wert

Auswahl aus:

Beschreibung:
    keine Hilfe zu Softkeys!







weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.917
TITEL: Befehl: DS_CR3PV

Softkey: Cursor Freq-wert

Auswahl aus:

Beschreibung:
    keine Hilfe zu Softkeys!







weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.918
TITEL: Befehl: DS_ZM_MD

Softkey: Zoom

Auswahl aus:

Beschreibung:
    keine Hilfe zu Softkeys!







weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.919
TITEL: Befehl: DS_ZM_CN

Softkey: Zoom

Auswahl aus:

Beschreibung:
    keine Hilfe zu Softkeys!







weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.920
TITEL: Befehl: DS_ST_RF

Softkey: set reference

Auswahl aus:

Beschreibung:
    keine Hilfe zu Softkeys!







weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.921
TITEL: Befehl: DS_TR1MM

Softkey: Maximum Trace A

Auswahl aus:

Beschreibung:
    keine Hilfe zu Softkeys!







weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.922
TITEL: Befehl: DS_TR2MM

Softkey: Maximum @838[TRACE B]

Auswahl aus:

Beschreibung:
    keine Hilfe zu Softkeys!







weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.923
TITEL: Befehl: DS_TR1HM

Softkey: Harmonics Trace A

Auswahl aus:  ON oder OFF

Beschreibung:
    keine Hilfe zu Softkeys!







weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.924
TITEL: Befehl: DS_TR2HM

Softkey: Harmonics @838[TRACE B]

Auswahl aus:  ON oder OFF

Beschreibung:
    keine Hilfe zu Softkeys!







weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.925
TITEL: Befehl: DS_TRIDX

mit Tasten page up/down verändert

weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.926
TITLE: Command: DS_TR_KP

Softkey: Keep Last Trace

    no help on softkeys!

.927
TITLE: Command: DS_RMK

intern only!
roll key

.928
TITLE: Command: DS_DUMMY

intern only!
dummy!

.929
TITLE: Command: FE_IN_SL

intern only!
dummy!

.930
TITLE: FILE command MM_TI_LS

Headline: LOAD INSTRUMENT STATE
.931
TITEL: File Befehl: MM_AP_MD

Vorauswahl der gewünschten Meßanwendung, die unter 
@934[Filename] angeboten werden soll.

Auswahl aus: USER DEF,
             ANLG-ANLG, ANLG-DIGI, DIGI-ANLG, DIGI-DIGI   

Beschreibung:
  USER DEF:  Benutzerdefinierte Messanwendung.
             Benutzer kann wählen, welche @932[Art von Setup]
             angeboten und welche @934[Datei] geladen bzw. 
             dargestellt werden soll.
             Hinweis: USER DEF muß eingestellt sein, um 
                 die Grundeinstellung zu laden oder 
                 PCX-Bilder anzusehen.    
  ANLG-ANLG: Messanwendungen mit analogem Generator und
             analogem Analysator 
  ANLG-DIGI: Messanwendungen mit analogem Generator und
             digitalem Analysator
  DIGI-ANLG: Messanwendungen mit digitalem Generator und
             analogem Analysator 
  DIGI_DIGI: Messanwendungen mit digitalem Generator und
             digitalem Analysator

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @95[File-Panel]

.932
TITEL: File Befehl: MM_LS_MD

Mode legt fest, WAS geladen wird.

Auswahl aus:  DEFAULT, ACTUAL, COMPLETE, SETUP, VIEW PCX 

Beschreibung:
  DEFAULT: Das mit dem UPL ausgelieferte Komplettsetup
        "DEFAULT.SET" wird geladen. (Das geschieht auch bei
        Programmstart mit UPL -d).
  COMPLETE: Das mit @934[folgender Eingabe] bezeichnete kom-
        plette Setup (incl. aller zur Zeit nicht aktiven
        Einstellungen und Ausdruckkommentaren) wird
        geladen. (Das geschieht auch bei Programmstart mit
        UPL -sfilename.ext).
        Standard-Dateierweiterung: *.SCO
  ACTUAL: Das mit @934[folgender Eingabe] bezeichnete TEIL-
        Setup wird geladen. In einem Teilsetup sind nur 
        die zur Zeit aktiven Einstellungen des UPL 
        gespeichert; dadurch ist die Dateigröße kleiner
        und diese Dateien können schneller ge@941[speichert] 
        und geladen werden
        'ACTUAL+DATA'-Setups, die zusätzlich Meßwerte und
        -kurven enthalten, werden ebenfalls unter diesem
        Auswahlpunkt geladen. Beim Laden eines solchen
        Setups müssen auch grafische Daten geladen und ggf. 
        dargestellt werden, so daß die Ladezeit erheblich 
        länger sein kann.
        Standard-Dateierweiterung: *.SAC
  SETUP: An Hand des Dateityps wird entschieden, was geladen
        wird:  .sac-Dateien werden als ACTUAL
               .sco-Dateien werden als COMPLETE geladen.
  VIEW PCX: Die mit @934[folgender Eingabe] bezeichnete PCX-
        Datei wird am Bildschirm dargestellt. Das PCX-Bild 
        bleibt solange auf dem Bildschirm sichtbar, bis 
        entweder die HCOPY-Taste (um dieses Bild 
        auszudrucken) oder eine beliebige andere
        Taste betätigt wird.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @95[File-Panel]

.933
TITEL: Befehl: INFO_EN

Info Displ schaltet die Anzeige des Infotextes ein.

Auswahl aus: ON oder OFF

Beschreibung:
    ON: Zusammen mit dem Setup ist eine @943[kurze Beschreibung]
        gespeichert. Diese wird bei geöffnetem Datei-
        @934[auswahlmenü] in der Hilfezeile am unteren Bildschirm-
        rand angezeigt.
        Dadurch wird die Bewegung innerhalb des Auswahl-
        menüs etwas langsamer, da ja der Beschreibungstext
        gelesen werden muß.
    OFF: keine Anzeige.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @9[Dateinamen]   @943[Info Text]

.934
TITEL: Befehl: MM_LS_NM

'Filename' gibt den Namen des zu ladenden Gerätezustandes bzw.
der PCX-Datei an.
'Measuring' öffnet eine Dialogbox zur Wahl einer Meßaufgabe.

Auswahl aus:  @8[DOS]-Dateinamen bzw. Applikationsliste

Beschreibung:
    Die voreingestellte Dateierweiterung ist je nach 
    gewähltem @932[Mode] ".SCO", ".SAC" oder ".PCX".

    Der Gerätezustand in Datei "DEFAULT.SET" ist der
    Auslieferungszustand des UPLs und wird automatisch bei
    Aufruf des UPL mit der Option "-d" sowie bei der
    Wahl von @932[Mode] DEFAULT geladen.

    Bei Eingabe eines PCX-Dateinamens im @932[Mode] PCX
    wird das PCX-Bild auf dem Bildschirm in Originalgröße
    dargestellt. Mit dem nächsten Tastendruck wird es
    wieder gelöscht und der UPL-Bildschirm restauriert.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @9[Dateinamen]   @932[Mode]

.! @935 - @939 MM_LS_N0 - MM_LS_N4
.940
TITLE: FILE command MM_TI_SS

Headline: STORE INSTRUMENT STATE
.941
TITEL: Befehl: MM_SS_MD

Mode legt fest, WAS gespeichert wird.

Auswahl aus:  COMPLETE, ACTUAL, ACTUAL+DATA, ASCII

Beschreibung:
    COMPLETE:    Der Gerätezustand wird komplett auf
                 die angegebene Datei gesichert.
                 (incl. @962[Druckkommentar] und inaktiven
                 Einstellungen)              (*.SCO)
    ACTUAL:      Nur die momentan aktiven Einstellungen
                 werden gespeichert.         (*.SAC)
    ACTUAL+DATA: Aktuelle Geräteeinstellung einschließlich
                 der Meßwerte aus dem Meßergebnisfenster
                 und der Meßkurven wird
                 gespeichert.                (*.SAC)
    ASCII:       Der Inhalt aller Panels wird als ASCII-
                 Datei gespeichert und kann so mit einem
                 ASCII-Editor gelesen und auch ausgedruckt
                 werden. Die Datei-Erweiterung muß 'TXT'
                 lauten.
                 Beachte: ASCII-Dateien können nicht als
                          Setup geladen werden.

Das Attribut der gespeicherten Datei ist bei @942[Attrib]
wählbar. Ein gesetztes Read-only Attribut kann nur auf
@8[DOS]-Ebene mit dem Befehl 'attrib -r <datei>' gelöscht
werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @932[Setup laden]

.942
TITEL: FILE-Befehl: MM_ST_RO

Attrib legt den Typ der gespeicherten Datei fest.

Auswahl aus:  READ ONLY, READ/WRITE

Beschreibung:
    READ ONLY:  Die gespeicherte Datei ist nur noch lesbar
                und kann damit nicht mehr versehentlich
                gelöscht oder überschrieben werden.
                (dazu muß erst auf @8[DOS]-Ebene das
                Attribut mit 'attrib -r <datei>' zurück-
                gesetzt werden).

    READ/WRITE: Die gespeicherte Datei kann beliebig
                verändert werden.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.943
TITEL: Befehl: INFO_STR

Info Text erlaubt die Eingabe eines Beschreibungstextes.

Auswahl aus:  Texteingabe

Beschreibung:
    Der Text (max. 40 Zeichen) wird zusammen mit dem
    Setup abgespeichert. Beim Laden des Setups wird dieser
    Text dann in der Hilfezeile um unteren Bildschirmrand
    eingeblendet. Damit lassen sich Hinweise für den
    Anwender eines Setups anzeigen.

    Die Anzeige erfolgt nur bei eingeschalteter @933[Info Displ].

weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.!  @944-@948 frei
.949
TITEL: Befehl: MM_SS_NM

Filename gibt den Namen der Datei an, in welcher der
Gerätezustandes abgespeichert wird.

Auswahl aus:  @8[DOS]-Dateinamen

Beschreibung:
    Die voreingestellte Dateierweiterung ist ".SET"

    Der Gerätezustand "DEFAULT.SET" ist der Auslieferungs-
    zustand des UPLs und wird automatisch bei Aufruf des
    UPL mit der Option "-d" geladen.

    Der Gerätezustand "UPL.SET" entspricht dem im internen
    Speicher abgelegten Zustand und wird dann verwendet,
    wenn der Zustand des internen Speichers fehlerhaft ist.
    (z.B. wenn die Batterie leer ist)

Das Attribut der gespeicherten Datei ist mit @942[Attrib]
wählbar.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @9[Dateinamen]

.! .641 - .645 MM_SS_N0 - MM_SS_N4
.955
TITLE: FILE command MM_TI_ST

Headline: STORE TRACE LIST
.956
TITEL: Befehl: MM_ST_MD

Store legt fest, WAS gespeichert wird.

Auswahl aus:  OFF, TRACE A, TRACE B, TRACE A+B,
              DWELL VALUE, EQUALIZATN, LIM REPORT,
              LIM LOWER, LIM UPPER,
              X AXIS, Z AXIS

Beschreibung:
    OFF:        keine Speicherung
    TRACE A:    Daten des @810[TRACE A]
    TRACE B:    Daten des @838[TRACE B]
    TRACE A+B:  Daten beider Meßwert-Reihen
    DWELL VALUE:Puffer der Verweilzeit
    EQUALIZATN: Daten des Trace A oder B werden als
                Entzerrerdatei (.VEQ) gespeichert, diese
                kann dann bei 'Equalizer' im @286[Generator]
                zur Vorverzerrung oder im @598[Analysator] zur
                Korrektur des FFT-Spectrums eingelesen werden.
                siehe hierzu @958[Volt Source].
    LIM REPORT: Liste der Grenzwertüberschreitungen
    LIM LOWER:  Die untere (bzw. obere) Grenzwertkurve
    LIM UPPER:  wird gespeichert.
    X AXIS:     Sweep: Punkte der @310[X-Achse]
    Z AXIS:     Sweep: Punkte der @311[Z-Achse]

Hinweis: Eine gespeicherte Kurve kann durch Einstellen des
    entsprechendes Traces (@810[A] oder @838[B]) auf FILE
    wieder dargestellt werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @95[FILE-Panel]

.957
TITEL: Befehl: MM_ST_FR

Format legt fest, in welchem Zahlenformat eine Traceliste
gespeichert wird.

Auswahl aus:   REAL, ASCII, EXPORT

Beschreibung:
  REAL:   Binäre Zahldarstellung als 32-Bit I453-Float.
          TRC-Dateien sind besonders kurz und können
          sehr schnell in den UPL/UPD geladen werden.
  ASCII:  textuelle Zahldarstellung in Grundeinheit mit 
          Zusatzinformationen zum Laden in den UPL/UPD;
          können vom Benutzer in einem beliebigen Zeichen-
          Editor (z.B. NOTEPAD) gelesen und geändert werden.
  EXPORT: textuelle Zahldarstellung in gewählter Einheit
          ohne Zusatzinformationen;
          können vom Benutzer in viele Programme (z.B. EXEL)
          exportiert werden, ohne die Daten in die 
          gewünschte Einheit umrechnen zu müssen
          Beachte: EXP-Dateien können nicht in den UPL/UPD
              geladen werden

weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.958
TITEL: Befehl: CL_EQ_FD

Volt Source gibt die Quelle für die Spannungswerte der
Equalization an.

Auswahl aus:  TRACE A oder TRACE B

Beschreibung:
    TRACE A:    Die Daten werden aus dem @810[TRACE A] genommen.
    TRACE B:    Die Daten werden aus dem @838[TRACE B] genommen.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.959
TITEL: Befehl: CL_EQ_NF

Normfreq gibt die Bezugsfrequenz für die Normierung der
Equalization-Datei an.

Auswahl aus:  Frequenzangabe in Hz

Beschreibung:
    Bei der angegeben Frequenz ist die Entzerrerkurve auf
    1.0 normiert. Es werden nur relative Amplituden
    abgespeichert.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @80[Frequenzeinheiten]

.960
TITEL: Befehl: CL_EQ_IV

Invert 1/n legt fest, ob die Equalization-Datei normal
oder invertiert abgespeichert wird.

Auswahl aus:  ON oder OFF

Beschreibung:
    ON:     Beim Erzeugen einer Equalization-Datei wird der
            Frequenzgang bezogen auf die @959[Normfreq]
            invertiert.
    OFF:    Direkte Erzeugung der Datei (dabei Bezug auf
            die @959[Normfreq]), d.h. es werden nur relative
            Amplituden abgespeichert.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.961
TITEL: Befehl: MM_ST_NM

Filename gibt den Namen der Datei an, in welcher die
mit @956[Store] gewählte Liste abgespeichert wird.

Auswahl aus:  @8[DOS]-Dateinamen

Beschreibung:
    voreingestellter Dateityp: abhängig von der bei
    @956[Store] gewählten Funktion.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @9[Dateinamen]

.! @962 - @966 MM_ST_N0 - MM_ST_N4
.962
TITEL: Über den Druckkommentar

  @1017[Destin] = PRINTR/SPC 
    (nicht PLOTTR/HPGL, FILE/PCX, FILE/HPGL, PRINTR/HPGL) 
    Es kann gewählt werden, ob unter dem Bildschirmausdruck 
    (Hardcopy) ein zusätzlicher Kommentartext mit ausge-
    druckt wird.
  @1017[Destin] = PRINTR/PS
           FILE/PS
           FILE/EPS
    Es kann gewählt werden, ob ein zusätzlicher Text als 
    Titel über oder als Kommentartext unter dem Bildschirm-
    ausdruck ausgedruckt wird.

  Der Text kann bei Wahl des Feldes "Edit Comment" erstellt
  werden. Hierzu wird ein Texteditor verwendet, in dem
  mit den üblichen Steuerzeichen Text eingegeben und
  überarbeitet werden kann. Der Texteditor kann mit
  CTRL+ENTER (oder ESC) wieder verlassen werden.

  Es sind maximal 1500 Zeichen insgesamt und 256 Zeichen
  je Zeile erlaubt.
  Der Druckkommentar wird bei @941[ACTUAL] nicht gespeichert.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @96[OPTIONS-Panel]  @14[H COPY]

.967
TITLE: FILE command MM_TI_UT

Headline: UTILS
.968
TITEL: Befehl: MM_DLT

Delete gibt den Namen einer Datei an, die gelöscht werden
soll.

Auswahl aus:  @8[DOS]-Dateinamen

Beschreibung:
    Es erscheint ein Auswahlfenster, in dem die zu
    löschende Datei angewählt werden kann.

    Jokerzeichen (Wildcards) werden nicht unterstützt, es
    kann immer nur eine Datei gelöscht werden.

    Eine Datei mit gesetztem Read-Only Attribut kann nicht
    mit der UPL-Software gelöscht werden. Zum Löschen muß
    der UPL mit @19[SYSTEM] oder Strg F9 verlassen werden.

Hinweis:
    Zum teilweisen oder ganzen Löschen von Verzeichnissen
    (incl. zugehöriger Unterverzeichnisse) dient das
    mitgelieferte Programm XDEL.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @9[Dateinamen]

.! MM_DLT0 - MM_DLT4
.974
TITEL: FILE-Befehl: MM_CDR

Work Dir gibt den Namen eines Verzeichnisses oder eine
@9[Datei] an, die die Arbeitsverzeichnisse bestimmt.

Auswahl aus: Verzeichnis oder Dateiname.

Beschreibung:
  Angabe eines Verzeichnisses:
    Bei allen Dateioperationen, bei denen der Dateiname
    in der jeweiligen Auswahl ohne Verzeichnis angegeben
    wird, wird das hier angegebene Verzeichnis verwendet.

    Tip: durch Anlegen eines eigenen Verzeichnisses für
         jeden Benutzer des UPL's können mehrere Benutzer
         ohne gegenseitige Störung nacheinander mit dem UPL
         arbeiten.

  Angabe eines @9[Dateinamen] mit Steueranweisung:
    Die angegebene Datei enthält Steueranweisungen, mit
    denen das Arbeitsverzeichnis individuell für verschie-
    dene Dateitypen festgelegt wird.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @975[Beispiel]  @976[Steueranweisungen]

.! MM_CDR0 - MM_CDR4
.975
TITEL: Beispiel zur Work Dir Steuerdatei

Beispiel zur @974[Work Dir] Steuerdatei

Durch Angabe einer Datei beim Befehl Work Dir lassen
sich individuelle Arbeitsverzeichnisse für jeden Dateityp
(@9[Filename]) festlegen.

Zeile:                      Bedeutung:
 .SCO C:\EXAMPLE\SETUP      Laden und Speichern von Setups
 .SAC C:\EXAMPLE\SETUP      nach \EXAMPLE\SETUP
 .TRC C:\EXAMPLE\TRACE      Laden und Speichern von Traces
 .PPC C:\UPL\USER           Protokolldefinitionen
 .PAC C:\UPL\USER
 .PAU C:\UPL\USER
 .*   C:\UPL\USER           voreingestelltes Verzeichnis

Tip:  Wenn mehrere Anwender jeweils den gleichen Pfad für
      Setups, aber veschiedene Pfade für abzuspeichernde
      Daten verwenden, lassen sich Einstellungen gemeinsam
      verwenden, die Meßergebnisse bleiben jedoch getrennt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @976[Steueranweisungen]

.976
TITEL: Work Dir Steueranweisungen

@974[Work Dir] Steueranweisungen:

Durch Angabe einer Datei beim Befehl Work Dir lassen
sich individuelle Arbeitsverzeichnisse für jeden Dateityp
festlegen.

Dazu wird in dieser Datei in jeweils einer Zeile der
Dateityp (= Extension des @9[Filenamen]) und der damit
verbundene Pfad angegeben.

Der Dateityp ".*" dient zur Angabe eines voreingestellten
Arbeitsverzeichnisses, das immer dann verwendet wird, wenn
für den jeweiligen Dateityp kein individueller Pfad
definiert ist.

Kommentarzeilen sind zulässig und beginnen mit #.

Diese Datei kann mit jedem Editor, der unformatierten
ASCII-Text erzeugen kann, aus der DOS-Ebene heraus
erstellt werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @9[Dateinamen]  @975[Beispiel]

.980
TITEL: Befehl: MM_CY_SR

Copy gibt den Namen einer Datei an, die kopiert werden
soll.

Auswahl aus:  @8[DOS]-Dateinamen

Beschreibung:
    Die angegebene Datei wird nach der bei @986[To] ange-
    gebenen Datei kopiert.

    Wildcards (* und ?, sog. Jokerzeichen) werden nicht
    unterstützt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @9[Dateinamen]

.! MM_CY_S0 - MM_CY_S4
.986
TITEL: Befehl: MM_CY_DS

To gibt den Namen einer Datei an, auf die kopiert wird.

Auswahl aus:  @8[DOS]-Dateinamen

Beschreibung:
    Die bei @980[Copy] angegebene Datei wird auf die
    hier angegebenen Datei kopiert.

    Wildcards (* und ?, sog. Jokerzeichen) werden nicht
    unterstützt.



weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @9[Dateinamen]

.! MM_CY_D0 - MM_CY_D4
.992
TITLE: Command: XX_DS_SH

intern only!
exit to DOS-Shell

.993
TITLE: Command: FE_DUMMY

intern only!
dummy!

.994
TITLE: Command: OP_IN_SL

intern only!
dummy!

.995
TITEL: Options-Command: SY_CM_DV

Remote via stellt die Schnittstelle für die Fernbedienung
ein. 

Auswahl aus:  IEC BUS, COM2:

Beschreibung:
  IEC BUS: Fernsteuerung über IEC-Bus (mit Option UPL-B4)
  COM2:    Fernsteuerung über serielle Schnittstelle
           COM 2, die Parameter der RS232-Verbindung sind
           mit den folgenden Befehlen einstellbar (nur mit 
           Option UPL-B4). 





weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @96[OPTIONS-Panel]


.996
TITEL: OPTIONS Befehl: SY_CM_AD

UPL IECadr stellt die IEC-Bus-Adresse des UPL ein.

Auswahl aus:  0 .. 31

Beschreibung:








weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @96[OPTIONS-Panel]

.997
TITEL: OPTIONS-Befehl MM_BS_FL

Aufruf eines BASIC-Makros.

Auswahl aus: @8[DOS]-Dateiname

Beschreibung:
  Nur bei installierter Option UPL-B10 (Ablaufsteuerung).
  Angabe einer R&S-BASIC-Datei, die unter der BASIC-
  Ablaufsteuerung als Makro ausgeführt werden soll.

  PARAMETER  : Text

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @96[OPTIONS-Panel]   @1199[Automatic Control (UPL-B10)]

.! MM_BS_F0 - MM_BS_F4
.1003
TITEL: Befehl: SY_BP_ST

Beeper legt fest, ob bei Falscheingaben mit einem
Warnton reagiert wird.

Auswahl aus:  ON oder OFF

Beschreibung:
    ON:  Falscheingaben und Fehler werden mit einem
         Warnton angezeigt.
    OFF: kein Warnton!

Hinweis: Warntöne, die von @8[DOS] erzeugt werden, sind
         von dieser Einstellung nicht betroffen.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @96[OPTIONS-Panel]

.1004
TITEL: Command: OP_CF_TI

.1005
TITEL: Command: OP_CF_VL

DC Volt stellt die Ausgangsgleichspannung am Mithör-
ausgang ein.

Auswahl aus: -2V .. 2V   (-tdcl)
             -6V .. +6V  (-tdch)

Beschreibung:
    Achtung:  ES IST EIN HARDWARE-UMBAU ERFORDERLICH!

    Diese Einstellung erscheint nur, wenn der @1[UPL]
    mit dem Aufrufparameter '-tdcl' or '-tdch' gestartet
    wird.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.1006
TITEL: Befehl: OP_TI_TO

weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.1007
TITEL: Befehl: OP_TKOVR

Die ersten 10 Auswahlpunkte von Param Link bewirken ein
  Parameterübernahme wenn am @1[UPL] eine neue Funktion
  oder ein neues Instrument eingegeben wird.
GEN -> ANL function tracking:
  Änderung der @262[Signalfunktion] im Generator bewirkt Ein-
  stellung einer geeigneten @528[Meßfunktion] im Analysator.
Übernahme nur nach vorheriger Bestätigung.

Parameterübernahme von
- Konfigurations-Einstellungen bei Wechsel zwischen
  gleichartigen Instrumenten, d.h. nicht bei Wechsel
  zwischen Analog- und Digitalinstrument.
- Signal- oder Meßfunktionen, wenn im gewählten Instrument
  möglich.
- Einstellungen in Befehlszeilen, wenn die Einstellung in
  der neuen Funktion oder im neuen Instrument möglich ist.
  Beispiel: Umschaltung von

  RMS-@528[Meßfunktion]    auf   DC-Meßfunktion
  +-----------+            +-----------+
  ▌ @539[Meas time] +------+     ▌ Meas Time +----+
  +-----------+      ▌     +-----------+    ▌
           ▌AUTO FAST▌        +---> ▌FAST   ▌
           ▌AUTO     ▌        ▌ +-> ▌VALUE: ▌
           ▌SUPERFAST▌        ▌ ▌   +-------+
           ▌FAST     ▌ -------+ ▌ FAST und VALUE:
           ▌SLOW     ▌          ▌ können mitgenommen
           ▌VALUE:   ▌ ---------+ werden.
           +---------+
- Werten, wenn die zugehörige Einheit in der neuen Funktion
  oder im neuen Instrument möglich ist.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.1008
TITEL: OPTIONS Befehl B8_TITLE

Nur @162[UPL16]; Überschrift

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @102[GENERATOR Typ]   @425[ANALYZER Typ]   @157[DAI]

.1009
TITEL: OPTIONS Befehl B8_STAND

Nur @162[UPL16]; z. Zt. nur im Testmode (-tdai) bedienbar

Auswahl aus: GSM, COMMON TEST

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @102[GENERATOR Typ]   @425[ANALYZER Typ]   @157[DAI]

.1010
TITEL: OPTIONS Befehl B8_INTRF

Nur @162[UPL16]; wählt den Betriebszustand der Schnittstelle.

Auswahl aus: DAI to MS, DAI to SS, AUX to SS

Beschreibung:
  DAI to MS: UPL ist System-Simulator (SS) und wird an ein
             Mobile (MS) angeschlossen.
             Nur dieser Betriebszustand, wie er in GSM
             11.10-1 Kapitel 36.4 definiert ist, sollte
             zur Messung der Akustik-Test-Cases benutzt
             werden.
             Der UPL sendet einen Reset-Puls und wartet
             dann auf den Datentakt zum Beginn der
             Datenübertragung.
  DAI to SS: Der UPL simuliert ein Mobile (MS) und kann
             an einen System-Simulator (SS) angeschlossen
             werden. Die Richtung der Signale auf dem DAI
             ist gegenüber dem Betriebszustand DAI to MS
             umgedreht: Der UPL wartet auf einen Reset-
             Puls und sendet dann den Datentakt zum Beginn
             der Datenübertragung.
             In dieser Betriebsart ist es möglich, eine
             digitale Verbindung mit Geräten aufzubauen,
             deren DAI fest als System-Simulator
             konfiguriert ist.
             Auf diese Weise kann der UPL z. B. an die
             digitale Schnittstelle des Speech Codecs
             eines System-Simulators angeschlossen werden.
             Die Test Control Lines sind hochohmig.
  AUX to SS: Die zweite (auxiliary) Audio-Schnittstelle
             wird benutzt. Sie hat die gleiche Funktiona-
             lität, aber eine andere Pin-Belegung wie die
             DAI to SS Schnittstelle.
             Für diese zusätzliche Schnittstelle werden
             nur solche Pins benutzt, die in GSM 11.10
             als "not used" definiert sind

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @102[GENERATOR Typ]   @425[ANALYZER Typ]   @157[DAI]

.1011
TITEL: OPTIONS Befehl B8_MOBIL

Nur @162[UPL16] im Betriebszustand DAI/AUX to SS;
wählt aus, wie sich der UPL als Mobile am DAI verhält.

Auswahl aus: NORMAL, SPECIAL

Beschreibung:
  NORMAL:  Der UPL verhält sich so, wie es in GSM 11.10
           für ein Mobile am DAI festgelegt ist: Der UPL
           wartet auf einen Reset-Puls und sendet dann
           den Datentakt zum Beginn der Datenübertragung.
  SPECIAL: Soll der UPL an ein DAI angeschlossen werden,
           das nicht exakt der GSM 11.10 entspricht,
           können hier die Eigenschaften der Reset- und
           Clock-Signale verändert werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @102[GENERATOR Typ]   @425[ANALYZER Typ]   @157[DAI]

.1012
TITEL: OPTIONS Befehl B8_RESET

Nur @162[UPL16]; ermöglicht das Senden eines (negativen) Reset-
Pulses. Wenn @1011[Mobile] SPECIAL gewählt ist, kann außerdem
die Richtung der Reset-Leitung (Eingang oder Ausgang)
festgelegt werden.

Auswahl aus: START, INPUT

Beschreibung:
  START:  Reset-Leitung ist als Ausgang geschaltet.
          UPL sendet den Reset-Puls bei Bestätigen von START.
  INPUT:  Reset-Leitung ist als Eingang geschaltet.
          UPL wartet auf den Reset-Puls, wie im NORMAL-Mode.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @102[GENERATOR Typ]   @425[ANALYZER Typ]   @157[DAI]

.1013
TITEL: OPTIONS Befehl B8_CLOCK

Nur @162[UPL16]; legt Richtung und Polarität der Taktleitung fest.

Auswahl aus: INPUT, INPUT INV, OUTPUT, OUTPUT INV

Beschreibung:
  INPUT     : Der UPL wartet auf den Datentakt.
  INPUT INV : Der UPL wartet auf den invertierten Daten-
              takt: Die Daten werden mit der fallenden
              Flanke übernommen und ändern sich mit der
              steigenden Flanke.
  OUTPUT    : Der UPL sendet den Datentakt, wie im
              NORMAL-Mode.
  OUTPUT INV: Der UPL sendet den invertierten Datentakt: Die
              Daten werden mit der fallenden Flanke übernom-
              men und ändern sich mit der steigenden Flanke.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @102[GENERATOR Typ]   @425[ANALYZER Typ]   @157[DAI]

.1014
TITEL: OPTIONS Befehl B8_MODE

Verfügbar nur im @162[UPL16] im Betriebszustand "Interface
DAI to MS" oder im UPL mit Option UPL-B29 (Digital
Audio I/O 96 kHz).
@162[UPL16]:   Stellt den @219[Betriebszustand des Mobiles] ein.
UPL-B29: Bestimmt den erlaubten Bereich der Abtastrate für
         die Erzeugung und Messung von digitalen Signalen.

  BASE RATE: Bereich der Abtastrate: 35 kHz ... 55 kHz.
             Höchste Performance und keine Einschränkung
             des Funktionsumfangs.
             Sollte immer dann gewählt werden, wenn
             - kein Digitalinstrument eingeschaltet ist oder
             - weder Generator noch Analysator mit
               Abtastraten von mehr als 55 kHz laufen.
  HIGH RATE: Bereich der Abtastrate: 35 kHz ... 106 kHz.
             Muß immer dann gewählt werden, wenn
             Generator oder Analysator mit Abtastraten von
             über 55 kHz betrieben werden.
             Einige 2-kanalige Messungen laufen mit
             verminderter Performance und geringfügiger
             Einschränkung des Funktionsumfangs:
             - keine RUB&BUZZ-Messung
             - 3rd OCTAVE Messung nur analog.
             - 3rd OCTAVE, WAVEFORM, PEAK und QPEAK Messung
               ohne Filter.
             - Phasenmessung nur im Digitalanalysator nur
               noch mit den Meßfunktionen FFT, OFF oder RMS.
  Achtung:   Die Überschreitung des zulässigen Frequenzbe-
             reichs durch ein externes Meßsignal kann zur
             Übertaktung (ORUN) des DSPs führen. In diesem
             Fall muß der UPL neu gestartet werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @102[GENERATOR Typ]   @425[ANALYZER Typ]

.1015
TITEL: OPTIONS Befehl B8_DAISR

Nur @162[UPL16] im Betriebszustand Interface DAI to MS;
wählt die Signalquelle für die Audio-Daten vom UPL zum
Mobile.

Auswahl aus: AUDIO GEN, PCM Value 1

Beschreibung:
  AUDIO GEN:   Wenn im Generator-Panel das Digitalinstrument
               gewählt ist, dann sendet der UPL auf dem DAI
               das dort eingestellte Signal. Ist ein Analog-
               instrument gewählt, wird das Signal 0 ausge-
               geben.
  PCM Value 1: Das Signal ist der PCM Value 1, wie es für
               bestimmte Test Cases gefordert wird, unab-
               hängig von der Einstellung des Generators.
               Bei jedem zweiten Datenwort ist das LSB
               gesetzt, ansonsten sind alle Bits Null.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @102[GENERATOR Typ]   @425[ANALYZER Typ]   @157[DAI]

.1016
TITLE: OPTIONS command SY_TI_HC

Headline: SCREEN HARD COPY
.1017
TITEL: OPTIONS-Befehl: DS_CP_MD

Destin stellt ein, WOHIN und in welchem FORMAT die 
Druckausgabe erfolgen soll.
(Start der Druckausgabe mit @14[H COPY] oder Ctrl und F8)

Auswahl aus: PRINTR/SPC,  PLOTTR/HPGL, FILE/PCX, FILE/HPGL,
             PRINTR/HPGL, PRINTR/PS,   FILE/PS,  FILE/EPS

Beschreibung:
    PRINTR/SPC:  Ausgabe erfolgt auf den durch @1020[Printname]
                 ausgewählten Drucker. Ausgedruckt wird
                 der gesamte Bildschirm. Der Druck erfolgt
                 im Hintergrund; Es geht schneller, wenn
                 mit der @17[STOP]-Taste (oder Strg F7) die
                 Messung angehalten wird.
             !-> Ausgabeport: LPT1: ("PARALLEL PRINTER")
    PLOTTR/HPGL: Ausgabe erfolgt im HPGL Format auf den
                 Plotter an der Schnittstelle @1031[Plot on].
                 Mit @1019[Copy] kann der zu zeichnende
                 Bereich angegeben werden.
    FILE/PCX:    Ausgabe eines PCX-Pixelbild auf die unter
                 @1034[Filename] angegebene Datei.
    FILE/HPGL:   Ausgabe von HPGL-Plotbefehlen auf die unter
                 @1034[Filename] angegebene Datei.
                 Mit @1019[Copy] kann der zu zeichnende
                 Bereich angegeben werden.
             !-> Es gibt einzelne (fensterbasierte) Pro-
                 gramme, die HPGL nicht richtig einlesen
                 können (Bitte fragen Sie bei R&S nach).
    PRINTR/HPGL: Ausgabe erfolgt im HPGL Format auf den
                 Drucker an der Schnittstelle @1031[Plot on].
                 Mit @1019[Copy] kann der zu zeichnende
                 Bereich angegeben werden.
                 Bevor das HPGL-Format an den Drucker 
                 geschickt wird, wird der Inhalt des Prolog-
                 Files C:\UPL\REF\GL_PRO.LOG an den Drucker 
                 geschickt, danach der Inhalt 
                 des Epilog-Files C:\UPL\REF\GL_EPI.LOG.
                 Diese Files können Steuersequenzen ent-
                 halten, um Um- u. Rückschaltvorgänge am 
                 Drucker auszulösen.
                 Beispiele sind HPLJ3_P.LOG und HPLJ3_E.LOG 
                 für Laserjet3.
    PRINTR/PS:   PostScript-Format auf einen PostScript-
                 fähigen Drucker ausgeben.
    FILE/PS:     PostScript-Format in ein File 
                 (*.PS) ausgeben.
    FILE/EPS:    Encapsulated PostScript-Format in ein File 
                 (*.EPS) ausgeben.

    Zugehörige Einstellungen für die PostScript-Formate:

    @1018[Color]      wählt Farb- oder S/W-Darstellung,
    @1019[Copy]       wählt zu zeichnenden Bildschirmbereich,
    @1022[Comment]    wählt Kommentartext,
    @1027[Paper Size] wählt Papierformat
    @1028[Orientatn]  wählt Papierausrichtung
    @1031[Plot on]    wählt Ausgabeschnittstelle
    @1033[Plots/Page] wählt Anzahl der Bilder pro Seite

    Die Information, welche Kurven und Linien in welcher 
    Farbe/Graustufe, in welchem Linienmuster und in welcher 
    Linienbreite ausgedruckt werden sollen, werden der
    @86[PostScript-Konfigurationsdatei] C:\UPL\REF\PS.CFG
    entnommen.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @96[OPTIONS-Panel]   @1018[Farbe]   @1023[Linker Rand]
@962[zusätzlicher Kommentar]

.1018
TITEL: Befehl: OP_PCX_CO

Color stellt die Art der erzeugten PCX-Datei ein.

Auswahl aus:  ON oder OFF

Beschreibung:
    ON:   Farbgestaltung: 
          Destin FILE/PCX:  
            Paletten-Information aus Datei 
            C:\UPL\REF\PCX_CO.PLT wird benutzt.
          Destin PLOTTR/HPGL:
          Destin PRINTR/HPGL:
          Destin FILE/HPGL:
            Stiftwechselbefehle für jede Farbe.
          Destin PRINTR/PS:
          Destin FILE/PS:
          Destin FILE/EPS:
            Aus der @86[PostScript-Konfigurationsdatei] 
            C:\UPL\REF\PS.CFG wird für die Farbgestaltung der
            Kurvenzüge, der Limitkurven und des Grid die
            Farbinformation der Spalte "Color" entnommen.

    OFF:  Schwarz/weiß PCX Datei.
          Destin FILE/PCX:  
            Paletten-Information aus Datei 
            C:\UPL\REF\PCX_BW.PLT wird benutzt.
          Destin PLOTTR/HPGL:
          Destin PRINTR/HPGL:
          Destin FILE/HPGL:
            Die gesamte Zeichnung wird mit einem Stift
            gezeichnet.
          Destin PRINTR/PS:
          Destin FILE/PS:
          Destin FILE/EPS:
            Aus der @86[PostScript-Konfigurationsdatei] 
            C:\UPL\REF\PS.CFG wird für die Farbgestaltung der
            Kurvenzüge, der Limitkurven und des Grid die
            Farbinformation der Spalte "Gray" entnommen.

(Start der Druckausgabe mit @14[H COPY] oder Strg und F8)

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @96[OPTIONS-Panel]

.1019
TITEL: Befehl: DS_CP_TY

Copy wählt, WAS bei Hardcopy ausgedruckt werden soll.
(Start der Druckausgabe mit @14[H COPY] oder Strg und F8)

Auswahl aus:  SCREEN, CURVE/GRID, CURVE

Beschreibung:
    SCREEN:     der gesamte Bildschirm wird ausgedruckt.

    CURVE/GRID: nur die Meßkurve und die Hilfslinien
                im Meßfenster werden ausgedruckt.

    CURVE:      nur die Meßkurve wird ausgedruckt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @96[OPTIONS-Panel]   @962[zusätzlicher Kommentar]

.1020
TITEL: OPTIONS-Befehl: DS_CP_PN

Printname gibt den Namen des zu verwendenen Druckers
an. (Ausdruck mit Taste @14[H COPY] oder Ctrl F8).

Auswahl aus einer Liste mit 140 Druckern

Beschreibung:
    Die Drucker können aus der Liste gewählt werden.
    Für Farbausgabe sollte der entsprechende Farbdrucker
    (color, nicht b/w) gewählt werden.

Hinweise:
    Bei Farbdruckern wird die Paletteninformation aus
    der Datei PRN_CL.PLT, bei Schwarz/Weiß-Druckern das
    Dither-Muster aus PRN_BW.PLT geholt. Beide Dateien
    stehen in dem Verzeichnis \upl\ref und sind vom
    Benutzer anpaßbar.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @96[OPTIONS-Panel]  @9[Dateinamen]   @1024[Auflösung]

.1021
TITEL: OPTIONS-Befehl: OP_FR_CO

Bestimmt die Hintergrundfarbe des Rahmens des
@90[GRAPH-Panels] und des @3[Meßergebnis-Anzeigefeldes]
für die Ausgabe einer Bildschirmkopie.

Auswahl: WHITE, FILE DEF

Beschreibung:
    WHITE:    weißer Hintergrund
              sollte dann gewählt werden, wenn sich die
              Beschriftung vom Hintergrund nicht deutlich
              genugt abhebt.
    FILE DEF: Destin = PRINTR/SPC, FILE/PCX:
                 Die in den Dateien
                 \upl\ref\prn_bw.plt (S/W-Drucker) bzw.
                 \upl\ref\prn_cl.plt (Farb-Drucker)
                 definierte Farbe Nr. 2 wird benutzt.
              Destin = PRINTR/PS, FILE/PS, FILE/EPS:
                 Die Farbinformation für die Rahmen des
                 GRAPH-Panels wird dem PostScript-
                 Konfigurationsfile \upl\ref\ps.cfg,
                 Schlüsselwort "Background Frame Color",
                 entnommen.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @96[OPTIONS-Panel]  @1020[Printname]

.1022
TITEL: Befehl: OP_CMNT

Comment legt fest, ob beim Bildschirmausdruck
Kommentartext oder Title ausgedruckt wird.

Auswahl: ON | OFF

Beschreibung:
  ON:  Nach @14[H COPY]-Tastendruck (Strg F8) erscheint
       eine Auswahlbox mit der Möglichkeit, einen
       @962[Druckkommentar] neu zu erstellen oder zu
       editieren sowie die Bildschirmkopie tatsächlich
       auszulösen.
  OFF: Nach H COPY-Tastendruck wird eine Bildschirmkopie
       ohne Kommentar ausgelöst.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.1023
TITEL: Befehl: OP_PRLMG

Left Marg setzt den linken Rand beim Ausdrucken.

Auswahl aus:  Zahl

Beschreibung:
    Die angegebene Zahl bestimmt den linken Rand
    (in Zeichen). Die entstehende Breite ist vom
    verwendeten Drucker abhängig. Achtung: Manche
    Drucker unterstützen diese Eigenschaft nicht.

(Start der Druckausgabe mit @14[H COPY] oder Strg und F8)


weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @96[OPTIONS-Panel]   @962[zusätzlicher Kommentar]

.1024
TITEL: Befehl: OP_PR_RE

Prn Resol stellt die benutzte Druckauflösung ein.

Auswahl aus: LOW, MEDIUM, HIGH

Beschreibung:
    LOW:    geringe Auflösung (z.B. 75dpi)
    MEDIUM: mittlere Auflösung (z.B. 150dpi)
    HIGH:   feine Auflösung (z.B. 300dpi)

Die jeweils tatsächlich erzielbaren Auflösungen sind vom
verwendeten Drucker abhängig; Sollte die gewünschte
Auflösung am Drucker nicht verfügbar sein, wird die
nächstliegende verwendet.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @96[OPTIONS-Panel]   @962[zusätzlicher Kommentar]

.1025
TITEL: Befehl: OP_CP_XS

X Scaling gestattet die Skalierung der X-Achse einer
@14[hard copy].

Auswahl: X Scaling = Zahl von 0.1 ... 10

Beschreibung:
Jeder Drucker hat eine bestimmte @1024[Auflösung] in Dots/inch
auf der X- und Y-Achse, die in Verbindung mit der Bild-
schirmauflösung aber nicht immer ein ansprechendes Druck-
bild (@14[H COPY]) ergibt.
Um ein gefälliges Seitenverhältnis der X- und Y-Achse und
eine optimale Blattausnutzung zu erhalten, ist für manche
Drucker eine Skalierung der X- und @1026[Y-]Achse (möglichst in
ganzzahligen Vielfachen), sowie die Wahl des geeigneten
@1028[Papierformates] (Längsformat oder Hochformat) notwendig.

Achtung:
Bei nicht ganzzahligen Vielfachen werden Pixel unterdrückt
oder mehrfach dargestellt, wodurch das Aussehen des Aus-
drucks ev. beeinträchtigt wird.

Die tatsächliche Druckbildgröße wird in den Zeilen
Prn Width und Prn Height dargestellt. Für eine winkel-
getreue Abbildung muß ein Breiten/Höhenverhältnis von
640/435 = 1,47 eingestellt werden.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @1028[Ausrichtung auf dem Papier]

.1026
TITEL: Befehl: OP_CP_YS

Y Scaling gestattet die Skalierung der Y-Achse einer
@14[hard copy].

Auswahl: Y Scaling = Zahl von 0.1 ... 10

Beschreibung:
Jeder Drucker hat eine bestimmte @1024[Auflösung] in Dots/inch
auf der X- und Y-Achse, die in Verbindung mit der Bild-
schirmauflösung aber nicht immer ein ansprechendes Druck-
bild (@14[H COPY]) ergibt.
Um ein gefälliges Seitenverhältnis der X- und Y-Achse und
eine optimale Blattausnutzung zu erhalten, ist für manche
Drucker eine Skalierung, der @1025[X-] und Y-Achse (möglichst in
ganzzahligen Vielfachen), sowie die Wahl des geeigneten
@1028[Papierformates] (Längsformat oder Hochformat) notwendig.

Achtung:
Bei nicht ganzzahligen Vielfachen werden Pixel unterdrückt
oder mehrfach dargestellt, wodurch das Aussehen des Aus-
drucks ev. beeinträchtigt wird.

Die tatsächliche Druckbildgröße wird in den Zeilen
Prn Width und Prn Height dargestellt. Für eine winkel-
getreue Abbildung muß ein Breiten/Höhenverhältnis von
640/435 = 1,47 eingestellt werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @1028[Ausrichtung auf dem Papier]

.1027
TITEL: Analyzer-Befehl: OP_PSIZE

Auswahl aus: A4, LETTER

Beschreibung:
  Für Destin PRINTR/PS, FILE/PS, FILE/EPS erfolgt die 
  Plazierung der Bildschirmkopien optimal für das Papier-
  format
  A4      (21 cm * 29,6 cm) und umfaßt somit im PostScript-
          Defaultkoordinatensystem 600 * 845 Punkte 
          (ein Punkt = 1/72 Zoll = 0,35 mm).
  LETTER  (8,5 inch * 11 inch = 21,6 cm * 27,9 cm) und 
          umfaßt somit 617 * 797 Punkte.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]

.1028
TITEL: Befehl: OP_CP_PO

Oriantatn gestattet die Änderung des Papierformates
einer @14[hard copy].

Auswahl: Orientatn = LANDSCAPE | PORTRAIT

Beschreibung:
LANDSCAPE = Längsformat     PORTRAIT = Hochformat
+-----------------+         +------------+
▌ +-----------+   ▌         ▌ +--------+ ▌
▌ ▌ Aus-      ▌   ▌         ▌ ▌ Aus-   ▌ ▌
▌ ▌ druck     ▌   ▌         ▌ ▌ druck  ▌ ▌
▌ +-----------+   ▌         ▌ +--------+ ▌
+-----------------+         ▌            ▌
                            ▌            ▌
                            +------------+
weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @1025[XY-Scaling]

.1029
TITLE: Command: OP_PR_WI

.!Query only

.1030
TITLE: Command: OP_PR_HE

.!Query only

.1031
TITEL: Befehl: DS_CP_PL

Plot on legt fest, über welche Schnittstelle gedruckt wird.
(Start der Druckausgabe mit @14[H COPY] oder Ctrl und F8)

Auswahl aus:  IEC-BUS, COM2, LPT1

Beschreibung:
    IEC-BUS:    Ausdruck über die IEC-Bus-Schnittstelle,
                wobei mit @1032[IEC Adr] die Adresse des
                Druckers eingestellt wird.
    COM2:       serielle Schnittstelle 2 (9 pol. DSUB):
                @1044[Baud rate], @1045[Parity], @1047[Stop bits], @1048[Handshake]
    LPT1:       parallele Schnittstelle (25 pol. DSUB)

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @96[OPTIONS-Panel]

.1032
TITEL: Befehl: DS_CP_PA

IEC Adr legt die IEC-Bus Adresse des Plotters fest.

Auswahl aus:  0 .. 31

Beschreibung:
    Der Drucker wird über die IEC-Bus Schnittstelle
    unter der angegebenen Adresse als "Listener"
    angesprochen.





weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @96[OPTIONS-Panel]

.1033
TITEL: Analyzer-Befehl: OP_PPPAG

Auswahl aus: 1 bis 6

Beschreibung:
  Anzahl der Bildschirmkopien, die auf einer PostScript-
  Seite plaziert werden sollen.

  Bei zwei oder mehr Bildschirmkopien pro Seite erscheint 
  nach dem HCOPY-Tastendruck jeweils ein Fenster, in dem das 
  zu bedruckende Blatt und die bereits plazierten Bildschirm-
  kopien angezeigt werden: 
 
  Ausgefüllte Fläche: Dieses Bild ist bereits plaziert
  Schrafierte Fläche: Dieses Bild ist gerade in Bearbeitung
  Leerer Rahmen:      Diese(s) Bild(er) können (kann) noch 
                      plaziert werden

  FINISH gestattet den vorzeitigen Abbruch. Die bereits 
  plazierten Bilder bleiben jedoch erhalten!  

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]

.1034
TITEL: Befehl: MM_SC_NM

Filename gibt die Datei an, in die Druckausgabe erfolgt.
(Start der Druckausgabe mit @14[H COPY] oder Ctrl und F8)

Auswahl aus:   @9[Dateinamen]

Beschreibung:
    voreingestellter Dateityp: .PCX
    Die erzeugte Datei kann dann auf @8[DOS]-Ebene
    weiterverarbeitet werden. (z.B. DESIGNER)




weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @96[OPTIONS-Panel]

.! @1035 - @1039 MM_SC_N0 - MM_SC_N4
.1040
TITEL: Befehl: DS_CP_AB

Abort bricht den Druckvorgang ab.

Auswahl aus: NO oder YES

Beschreibung:
    NO:     Druckvorgang läuft weiter.
    YES:    Druckvorgang wird abgebrochen.






weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @96[OPTIONS-Panel]

.1041
TITLE: OPTIONS command SY_TI_PR

Headline: PRINT
.1042
TITEL: OPTIONS-Befehl: SY_PRINT

Type legt fest, WAS ausgedruckt wird.

Auswahl aus:  OFF, TRACE A, TRACE B, TRACE A+B,
              X AXIS, Z AXIS, DWELL, EQUALIZATN,
              LIM REPORT

Beschreibung:
    OFF:         kein Ausdruck
    TRACE A:     Ausdruck von Daten des @810[TRACE A]
    TRACE B:     Ausdruck von Daten des @838[TRACE B]
    TRACE A+B:   Ausdruck von Daten des @810[TRACE A] und @838[TRACE B]
    X AXIS:      Punkte der @310[X-Achse]
    Z AXIS:      Punkte der @311[Z-Achse]
    DWELL:       Puffer der Verweilzeit
    EQUALIZATN:  Entzerrerdatei (.VEQ), diese kann dann bei
                 'Equalizer' im @286[Generator] zur Vorverzerrung 
                 oder im @598[Analysator] zur Korrektur des FFT-
                 Spectrums eingelesen werden.
    LIM REPORT:  Liste der Grenzwertüberschreitungen


weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @96[OPTIONS-Panel]

.1043
TITEL: OPTIONS-Befehl: OP_CO_TI

z.Z. nicht freigeschaltet.

Auswahl aus:  

Beschreibung:


weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @96[OPTIONS-Panel]

.1044
TITEL: OPTIONS-Befehl: OP_CO_BD

Baud Rate stellt die Geschwindigkeit der seriellen
Schnittstelle COM2: ein.

Auswahl aus:  
        2400, 3600, 4800, 7200, 9600 Baud
        19200, 38400, 56000, 115000 Baud

Beschreibung:
        Bei Übertragungsproblemen kann eine
        beiderseitige Reduzierung der Baudrate
        helfen, insbesondere bei langen Verbindungen.

Die Einstellungen der Schittstellen müssen auf beiden
Seiten identisch sein.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @96[OPTIONS-Panel]

.1045
TITEL: OPTIONS-Befehl: OP_CO_PA

Parity wählt die optionale Paritätsprüfung bei der
seriellen Übertragung.

Auswahl aus:  NONE, EVEN, ODD
             
Beschreibung:
    NONE:   Es wird kein Paritätsbit hinzugefügt.
    EVEN:   Es wird ein Paritätsbit so hinzugefügt, daß
            die Quersumme gerade ist. (default)
    ODD:    Es wird ein Paritätsbit so hinzugefügt, daß
            die Quersumme ungerade ist.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @96[OPTIONS-Panel]

.1046
TITEL: OPTIONS-Befehl: OP_CO_DB

Data Bits wählt die Anzahl der übertragenen Datenbits.

Auswahl aus:  7 oder 8

Beschreibung:
    7:  Es werden 7 Datenbits übertragen.
    8:  Es werden 8 Datenbits übertragen.

Hinweis: 8 Datenbits sind zur Übertragen des vollen
    Zeichensatzes und von binären Zahlen notwendig.
    Deshalb wird die Wahl von 8 Datenbits empfohlen.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @96[OPTIONS-Panel]

.1047
TITEL: OPTIONS-Befehl: OP_CO_SB

Stop Bits wählt die Zahl der Stoppbits, die an die
Datenbits angefügt werden.
 
Auswahl aus:  1 oder 2

Beschreibung:
    2 ist die Default-Einstellung. 






weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @96[OPTIONS-Panel]

.1048
TITEL: OPTIONS-Befehl: OP_CO_HS

Handshake legt die Art der Synchronisation fest.

Auswahl aus:   RTS/CTS oder XON/XOFF

Beschreibung:
    RTS/CTS: Hardware-Handshake über die RTS- und CTS-
             Leitung. (default)
    XON/XOFF: Software-Handshake mit den dafür
             reservierten Zeichen ^S and ^Q
             (XOFF and XON).



weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @96[OPTIONS-Panel]

.1049
TITLE: Command: SY_TI_PK

Headline: Panel Keys
.1050
TITEL: Befehl: SY_KY_RR

Reptn Rate:  Einstellung der Wiederholrate für die Tastatur

Auswahl aus:  Frequenzangabe von 0 bis 20 Hz

Beschreibung:
    Nach Ablauf der @1051[Rep Delay] wird die momentan
    gedrückte Taste mit der angegebenen Frequenz wiederholt






weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @96[OPTIONS-Panel]

.1051
TITEL: Befehl: SY_KY_RD

Rep Delay: Verzögerungszeit bis zum Einsetzen der automa-
tischen Wiederholung.

Auswahl aus:  Zeitangabe von 0 bis 1s

Beschreibung:
    Beim Betätigen einer Taste wird diese einmal aktiviert.
    Nach Ablauf der Delay wird die Taste mit der in
    @1050[Reptn Rate] angegebenen Frequenz wiederholt.




weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @96[OPTIONS-Panel]

.1052
TITLE: Command: SY_TI_CC

Headline: Display
.1053
TITEL: OPTIONS Befehl: DS_EX_ST

Extrn Disp stellt die Betriebsart der eingebauten Graphik-
           karte ein. (VGA-Karte im @8[DOS]-Rechner).

Auswahl aus: INTERN ONLY, BOTH COLOR, BOTH AUTO, BOTH B/W

Beschreibung:
    INTERN ONLY:  nur der eingebaute LCD-Bildschirm ist
                  in Betrieb. Die Farbe wird automatisch
                  je nach installiertem LCD gewählt.
                  Bei der Variante UPL-66 wird dieser
                  Auswahlpunkt ignoriert und statt dessen
                  BOTH COLOR eingestellt.
    BOTH COLOR:   gleichzeitige Anzeige intern und
                  auf einem externen Monitor in Farbe.
    BOTH AUTO:    gleichzeitige Anzeige intern und
                  auf einem externen Monitor. Die Farbe
                  wird automatisch je nach installiertem
                  LCD gewählt.
    BOTH B/W:     gleichzeitige Anzeige intern und
                  auf einem externen Monitor in S/W.

Hinweis: Die Kontrasteinstellung bei schwarz-weissem LCD
        erfolgt mit einem Pop-Up Menu nach Tastendruck
        @12[CONTRAST] oder Strg F10.
        Monochrome Monitore benötigen den Speicherbereich
        B0000-B8000 der VGA-Karte. In diesem Fall darf
        dieser Speicher nicht in config.sys eingeschlossen
        werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @3[Bildschirmeinteilung]  @96[OPTIONS-Panel]

.1054
TITEL: Befehl: SY_RM_DS

Meas Disp wählt die Aktualisierung der Meßwert- und Status-
anzeige.

Auswahl aus:  ON oder OFF

Beschreibung:
    ON:  Die Meßwerte und @7[Statusinformation] werden
         immer auf dem aktuellen Stand gehalten.
    OFF: Eine Ausgabe der Meßwerte und Statusinformation
         wird unterdrückt. Dadurch lassen sich Meßreihen
         (z.B. SWEEP oder @30[FFT]) schneller durchführen.

Hinweis: Strg + D schaltet diese Einstellung um.

weitere Hilfe über:
@1[UPL] @3[Bildschirmeinteilung] @4[Tasten] @96[OPTIONS-Panel] @1055[Read. Rate]

.1055
TITEL: Befehl: OP_READR

Read. Rate stellt die Ausgabegeschwindigkeit der Anzeige
ein.

Auswahl aus: MAX SPEED, 6/s, 3/s, 1/s

Beschreibung:
    MAX SPEED:     ungebremste Darstellung der
                   Meßergebnisse
    6/s, 3/s, 1/s: Displaygeschwindigkeit entsprechend
                   gebremst.

    Ein Meßergebnis wird nicht in der Anzeige dargestellt,
    wenn seit der letzten Ausgabe noch nicht die
    entsprechende Zeit verstrichen ist.
    Diese Einstellung wirkt nur bei der Dauermessung, bei
    allen anderen Messungen (z.B. SWEEP) werden alle
    Ergebnisse unabhängig von der Read. Rate dargestellt.

    Mit der Taste @1054[Strg D] wird die Bildschirmausgabe
    ganz abgeschaltet.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @3[Bildschirmeinteilung]  @4[Tasten]  @96[OPTIONS-Panel]

.1056
TITEL: Befehl: OP_RESOL

Read Resol stellt die Anzeigegenauigkeit der Meßfenster
ein.

Auswahl aus:  Menuauswahl

Beschreibung:
    Bei Wahl dieses Menupunktes erscheint ein Auswahlmenu,
    in dem die Stellenzahl der Meßfenster individuell
    eingestellt werden kann.



weitere Hilfe über:
@1055[Ausleserate]
@1[UPL]  @3[Bildschirmeinteilung]  @4[Tasten]  @96[OPTIONS-Panel]

.1057
TITEL: Analyzer-Befehl: OP_TX_TI

Hilfe zu diesem Befehl ist noch nicht verfügbar.

Auswahl aus:

Beschreibung:

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]   @88[Eingänge]

.1058
TITEL: Analyzer-Befehl: OP_TRACC

Auswahl aus: MANUAL, DEFAULT, AUTO COLOR, AUTO LINE

Beschreibung:
 MANUAL:
   Für jede Scannummer, die mit den nachfolgenden Befehlen 
   @1059[Scannr.(A)] und @1062[Scannr.(B)] eingegeben wird, kann 
   Farbe/Graustufe und Linienmuster einzeln verändert werden.
 DEFAULT:
   Automatische Farb- und Linienmustervergabe für jeweils 
   17 scans für Trace A und Trace B. Alle Scans von Trace A
   in grün, alle Scans von Trace B in gelb mit jeweils 
   durchgezogenen dünnen Linien.
 AUTO COLOR:
   Automatische Farbvergabe für jeweils 17 scans für
   Trace A und Trace B, wobei sich die Farben GREEN,
   YELLOW, BLUE, CYAN, MAGENTA und WHITE in
   genau dieser Reihenfolge abwechseln. Für die
   Schwarz/Weiß-Darstellung: BLACK, DARK GRAY und LIGHT GRAY.
   Zur Unterscheidung der beiden Traces werden unterschied-
   liche Linienmuster für Trace A und Trace B vergeben.
 AUTO LINE:
   Automatische Linienmustervergabe für jeweils 17 scans für
   Trace A und Trace B, wobei sich die 4 dünnen Linienmuster
   ------, ------, ...... und .-.-.- in genau dieser
   Reihenfolge abwechseln.
   Zur Unterscheidung der beiden Traces werden unterschied-
   liche Farben für Trace A (grün) und B (gelb) vergeben.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]

.1059
TITEL: Analyzer-Befehl: OP_TA_NR

Auswahl aus: Integer Wert 0 .. 17

Beschreibung:
  Scannummer 1 ... 17, für die eine Farbe/Graustufe oder 
  ein Linienmuster mit den beiden nachfolgenden Befehle 
  @1060[Color(A)] und @1061[Line(A)] vergeben werden soll.

  Wird als Scannummer 0 angegeben, werden alle 17 Scans 
  mit ein und der selben Farbe/Graustufe und ein und dem 
  selben Linienmuster belegt, wenn nachfolgend einer der 
  Befehle Color(A) und Line(A) eingegeben wird.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]

.1060
TITEL: Analyzer-Befehl: OP_TA_CO

Auswahl aus: GREEN, YELLOW, BLUE, CYAN, MAGENTA, WHITE
             BLACK, DARK GRAY, LIGHT GRAY

Beschreibung:
  Farb/Graustufen-Vergabe für die mit dem Befehl @1059[Scannr.(A)] 
  angegebenen Scannummer. Farben können vergeben werden, 
  wenn mit dem Befehl @1053[Extrn Disp] = BOTH COLOR (bzw.
  BOTH AUTO bei eingebautem Farb-Display) eine farbige
  Display-Darstellung gewählt ist.

  Wird eine Farbe/Graustufe ausgewählt, während
  @1059[Scannr.(A)] = 0, dann werden alle 17 Scans mit ein und der
  selben Farbe belegt.
  Damit dies nicht versehentlich geschieht, muß vor der Aus-
  führung des Befehles eine Sicherheitsanfrage beantwortet
  werden.

  Wird bei @808[Scan Count] = 1 die Farbe für den Scan #1
  gewählt, dann werden auch die Meßergebisse, die Bargraphs
  und die @801[Protokollauswertung] in dieser Farbe dargestellt.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]

.1061
TITEL: Analyzer-Befehl: OP_TA_LI

Auswahl aus: ------, ------, ......, .-.-.-
             ------, ======, ::::::, :=:=:=

Beschreibung:
  Linienmuster für die mit dem Befehl @1059[Scannr.(A)]
  angegebene Scannummer.

  Wird ein Linienmuster ausgewählt, während @1059[Scannr.(A)] = 0, 
  dann werden alle 17 Scans mit ein und der selben Farbe belegt.
  Damit dies nicht versehentlich geschieht, muß vor der Aus-
  führung des Befehles eine Sicherheitsanfrage beantwortet 
  werden.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]

.1062
TITEL: Analyzer-Befehl: OP_TB_NR

Auswahl aus:  Integerwert: 0 .. 17

Beschreibung:
  Scannummer 1 ... 17, für die eine Farbe/Graustufe oder 
  ein Linienmuster mit den beiden nachfolgenden Befehle 
  @1063[Color(B)] und @1064[Line(B)] vergeben werden soll.

  Wird als Scannummer 0 angegeben, werden alle 17 Scans 
  mit ein und der selben Farbe/Graustufe und ein und dem 
  selben Linienmuster belegt, wenn nachfolgend einer der 
  Befehle Color(B) und Line(B) eingegeben wird.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]

.1063
TITEL: Analyzer-Befehl: OP_TB_CO

Auswahl aus: GREEN, YELLOW, BLUE, CYAN, MAGENTA, WHITE
             BLACK, DARK GRAY, LIGHT GRAY

Beschreibung:
  Farb/Graustufen-Vergabe für die mit dem Befehl @1062[Scannr.(B)] 
  angegebenen Scannummer. Farben können vergeben werden, wenn 
  mit dem Befehl @1053[Extrn Disp] = BOTH COLOR eine farbige 
  Displaydarstellung gewählt ist.

  Wird eine Farbe/Graustufe ausgewählt, während 
  @1062[Scannr.(B)] = 0, dann werden alle 17 Scans mit ein und der 
  selben Farbe belegt.
  Damit dies nicht versehentlich geschieht, muß vor der Aus-
  führung des Befehles eine Sicherheitsanfrage beantwortet 
  werden.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]

.1064
TITEL: Analyzer-Befehl: OP_TB_LI

Auswahl aus: ------, ------, ......, .-.-.-
             ------, ======, ::::::, :=:=:=

Beschreibung:
  Linienmuster für die mit dem Befehl @1062[Scannr.(B)]
  angegebene Scannummer.

  Wird ein Linienmuster ausgewählt, während @1062[Scannr.(B)] = 0,
  dann werden alle 17 Scans mit ein und der selben Farbe belegt.
  Damit dies nicht versehentlich geschieht, muß vor der Aus-
  führung des Befehles eine Sicherheitsanfrage beantwortet 
  werden.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @93[ANALYZER]

.1065
TITLE: Command: DS_ENABL

Intern Only
Display On/Off, nur per IEC und Hardkey

.1066
TITLE: OPTIONS command SY_TI_VS

Headline: Versions
.1067
TITLE: OPTIONS command SY_TI_SW

Headline: Software
.1068
TITLE: OPTIONS command SY_SV_UI

Version of: Software UI
.1069
TITLE: OPTIONS command SY_SV_HW

Version of: Software HW
.1070
TITLE: OPTIONS command SY_SV_IE

Version of: Software IEC
.1071
TITLE: OPTIONS command SY_TI_HA

Headline: Hardware Analog
.1072
TITLE: OPTIONS command SY_WV_A1

Version of: Analog Ch1
.1073
TITLE: OPTIONS command SY_WV_A2

Version of: Analog Ch2
.1074
TITLE: OPTIONS command SY_WV_MB

Version of: Motherboard
.1075
TITLE: OPTIONS command SY_WV_GN

Version of: Analog Generator
.1076
TITLE: OPTIONS command SY_WV_DA

Version of: DAC
.1077
TITLE: OPTIONS command SY_TI_HD

Headline: Hardware Digital
.1078
TITLE: OPTIONS command SY_DV_AN

Version of: Digital Analyzer
.1079
TITLE: OPTIONS command SY_DV_GN

Version of: Digital Generator
.1080
TITLE: OPTIONS command LANGU_TI

Headline: Language
.1081
TITEL: OPTIONS Befehl: LANGUAGE

Language stellt die verwendete Sprache in der Hilfe ein.

Auswahl aus:   ENGLISH, GERMAN

Beschreibung:
    ENGLISH:    Hilfetexte erscheinen in englisch (UK).
    GERMAN:     Hilfetexte erscheinen in deutsch (GR).

Hinweis:  Die @4[Tastatur] wird durch verschiedene Dateien
    autoexec.bat eingestellt.
    Der Batch BOOTSET erlaubt die Auswahl der Tastatur.
    (englisch oder deutsch).

weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @3[Bildschirmeinteilung]   @8[DOS]   @96[OPTIONS-Panel]

.1082
TITLE: OPTIONS command SY_TI_OP

Headline: Options
.1083
TITLE: OPTIONS command SY_OP_LG

Version of: Low Distortion Gen
.1084
TITLE: OPTIONS command SY_OP_IE

Version of: IEC-Board
.1085
TITLE: OPTIONS command SY_OP_AE

Version of: AES/EBU
.1086
TITLE: OPTIONS command SY_OP_SW

Version of: UPD-B5
.1087
TITLE: OPTIONS command SY_OP_HA

Version of: Highspeed Option Analog
.1088
TITLE: OPTION command SY_OP_HD

Version of: Highspeed Option Digital
.1090
TITLE: OPTIONS command SY_OP_81

Version of: Not Named UPL SW option
.1092
TITLE: OPTIONS command SY_OP_NG

Version of: Not Named Generator
.1093
TITLE: OPTIONS command SY_OP_NA

Version of: Not Named Analysator
.1094
TITLE: OPTIONS command SY_OP_33

Version of: ITU-T O33 (UPL-B33)
.1095
.!TITLE: OPTIONS command OP_SW_TI
.!Header Switcher
TITEL: über den Meßstellenumschalter

Der Meßstellenumschalter UPZ von R&S (nachfolgend auch mit 
"Switcher" bezeichnet) erlaubt die Erweiterung
der Ein- und Ausgangskanäle des @1[UPL]. Er kann durch ein
Relaisschaltfeld je 2 Schienen mit 8 Kanälen zweiadrig 
verbinden.

Der Meßstellenumschalter UPZ wird über ein RS232-
Verlängerungskabel (9-polig, Stecker/Buchse, Kontakte
1:1 durchverbunden) an dem mit COM 1 bezeichneten Stecker
an der Rückwand des UPL angeschlossen. 
Die Ansteuerung des Switchers erfolgt immer mit den festen 
RS232 Parametern 19200 Baud, No Parity, 8 Bit, 1 Stop Bit.

Mit den gleichen Kabeln sind maximal 32 dieser Switcher
kaskadierbar und erlauben so die Ansteuerung von bis zu
16 Eingangsumschalter (128 Eingangskanäle) und bis zu
16 Ausgangsumschalter (128 Ausgangskanäle).

Nach einer Umschaltung wird die Messung neu gestartet,
wobei nach jedem UPZ-Einstellvorgang eine Relaisentprelli-
zeit von 5 ms abgewartet wird. Weitergehende Zeiten können
bei @478[Start Cond] eingestellt werden.

Weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @96[OPTIONS-Panel]  @1096[Switcher]   @1097[Tracking]

.1096
TITEL: OPTIONS-Befehl: OP_SWIT

Der Menüpunkt Switcher erlaubt die Steuerung von externen 
Meßstellenumschaltern vom Type UPZ von R&S.

Auswahl aus:  OFF oder ON

Beschreibung:
    OFF: Meßstellenumschalter-Ansteuerung ausgeschaltet
    ON:                                   eingeschaltet

Der @1[UPL] überprüft automatisch, auf welche Adressen die
angeschlossenen Meßstellenumschalter (nachfolgend auch mit 
"Switcher" bezeichnet) kodiert sind. 
Die vom UPL festgestellte Switcherbelegung kann in der 
@8[DOS]-Ebene des UPL mit dem Befehl TYPE UPZCONF.TXT <CR>
eingesehen werden.
Wird mit einem der Kanalbefehle @1100[Input A], @1101[Input B], 
@1102[Output A] oder @1103[Output B] eine Kanalnummer eingestellt,
zu der kein Meßstellenumschalter angeschlossen ist, erfolgt eine
Warnung.

Weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @96[OPTIONS-Panel]  @1095[Switcher]   @1097[Tracking]

.1097
TITEL: OPTIONS-Befehl: OP_SWTRK

Tracking wählt, ob die Kanalnummern individuell oder
gemeinsam (auch mit Versatz) eingestellt werden.

Auswahl aus: ON oder OFF

Beschreibung:
    OFF:    Die Kanäle 
            @1100[Input A],  @1101[Input B],
            @1102[Output A], @1103[Output B]
            sind individuell einstellbar.
    B vs A: Die Kanäle A und B werden gemeinsam eingestellt.
            Dabei ist ein @1098[Versatz zwischen Kanal B und A]
            einstellbar. Bei Veränderung der Kanalein-
            stellung A wird der Kanal B mit verstellt und 
            umgekehrt.
    Out vs Inp: Die Kanäle A und B werden gemeinsam einge-
            stellt.
            Dabei ist ein @1099[Versatz zw.Ausgang und Eingang]
            einstellbar. Bei Veränderung einer Kanalein-
            stellung im Inputswitcher werden die Kanäle im 
            Outputswitcher mit verstellt und umgekehrt.
    All:    Die Kanäle A und B werden gemeinsam eingestellt.
            Dabei ist ein @1098[Versatz zwischen Kanal B und A]
            und ein @1099[Versatz zwischen Ausgang und Eingang]
            einstellbar. Bei Veränderung einer Kanalein-
            stellung werden dann die anderen Kanäle ent-
            sprechend mit verstellt.

Weitere Hilfe über:
@1[UPL]  @96[OPTIONS-Panel]  @1095[Switcher]   @1096[Einschalten]

.1098
TITEL: OPTIONS-Befehl: OP_SWCHO

B vs A stellt den Versatz der Kanäle der B-Sammelschienen
gegenüber der Kanäle der A-Sammelschienen ein.

Auswahl aus:  -128 .. 128

Beschreibung:
  -128 .. -1: Kanalnummer B ist kleiner als Kanalnummer A.
           0: ist nicht einstellbar und wird auf 1 oder -1
              korrigiert, um zu vermeiden daß 
              die Relais ein und des selben Kanales auf
              der A- und der B-Sammelschiene gleichzeitig
              geschlossen werden. So wird ein Konflikt 
              durch Kurzschluß vermieden.
    1 .. 128: Kanalnummer B ist größer als Kanalnummer A.

Weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @1095[Switcher]   @1097[Tracking]   @1099[Versatz Out vs Inp]

.1099
TITEL: OPTIONS-Befehl: OP_SWOIO

Out vs Inp stellt den Versatz der Ausgangskanäle zu den
Eingangskanälen ein.

Auswahl aus:  -128 .. 128

Beschreibung:
  -128 .. -1: Kanalnummer des Outputswitchers ist kleiner als die
              Kanalnummer des Inputswitchers.
           0: Kein Versatz zwischen den Kanälen des Output- und 
              des Inputswitcher.
    1 .. 128: Kanalnummer des Outputswitchers ist größer als die
              Kanalnummer des Inputswitchers.



Weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @1095[Switcher]   @1097[Tracking]   @1098[Versatz Ch1-Ch2]

.1100
TITEL: OPTIONS-Befehl: OP_SWIC1

Input A wählt die Kanalnummer der A-Schiene des Ein-
gangsumschalters.

Auswahl aus:   Zahl 0 bis 128

Beschreibung:
   0:      Der Eingangskanal A ist offen.
   1..128: Der Eingangskanal A ist mit dem entsprechenden
           Switchereingang verbunden.

Die Switcher-Hardware läßt dieselbe Kanalnummer 
auf der A- und B-Sammelschiene nicht zu, um einen 
Kurzschluß zu vermeiden. 
Damit die Anzeige auf dem UPL-Panel mit der 
Switcher-Einstellung übereinstimmt, erfolgt in 
diesem Fall eine automatische Korrektur der Kanalnummer.

Hinweis: Abhängig vom eingeschalteten @1097[Tracking] werden 
         ggf. die Einstellungen @1101[Input B], @1102[Output A]
         und @1103[Output B] entsprechend verändert.

Weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @1095[Switcher]   @1097[Tracking]

.1101
TITEL: OPTIONS-Befehl: OP_SWIC2

Input B wählt die Kanalnummer der B-Schiene des Ein-
gangsumschalters.

Auswahl aus:   Zahl 0 bis 128

Beschreibung:
   0:      Der Eingangskanal B ist offen.
   1..128: Der Eingangskanal B ist mit dem entsprechenden
           Switchereingang verbunden.

Die Switcher-Hardware läßt dieselbe Kanalnummer 
auf der A- und B-Sammelschiene nicht zu, um einen 
Kurzschluß zu vermeiden. 
Damit die Anzeige auf dem UPL-Panel mit der 
Switcher-Einstellung übereinstimmt, erfolgt in 
diesem Fall eine automatische Korrektur der Kanalnummer.

Hinweis: Abhängig vom eingeschalteten @1097[Tracking] werden
         ggf. die Einstellungen @1100[Input A], @1102[Output A]
         und @1103[Output B] entsprechend verändert.

Weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @1095[Switcher]   @1097[Tracking]

.1102
TITEL: OPTIONS-Befehl: OP_SWOC1

Output A wählt die Kanalnummer der A-Schiene des Aus-
gangsumschalters.

Auswahl aus:   Zahl 0 bis 128

Beschreibung:
   0:      Der Ausgangskanal A ist offen.
   1..128: Der Ausgangskanal A ist mit dem entsprechenden
           Switcherausgang verbunden.

Die Switcher-Hardware läßt dieselbe Kanalnummer 
auf der A- und B-Sammelschiene nicht zu, um einen 
Kurzschluß zu vermeiden. Damit die Anzeige auf dem
UPL-Panel mit der Switcher-Einstellung übereinstimmt,
erfolgt in diesem Fall eine automatische Korrektur 
der Kanalnummer.

Hinweis: Um alle Ausgangskanäle parallel zu schalten,
         siehe Einstellung -1 bei @1103[Output B].

Hinweis: Abhängig vom eingeschalteten @1097[Tracking] werden
         ggf. die Einstellungen @1100[Input A], @1101[Input B]
         und @1103[Output B] entsprechend verändert.


Weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @1095[Switcher]   @1097[Tracking]

.1103
TITEL: OPTIONS-Befehl: OP_SWOC2

Output B wählt die Kanalnummer der B-Schiene des Aus-
gangsumschalters.

Auswahl aus:   Zahl -1 bis 128

Beschreibung:
   -1:     Schließt beim Outputswitcher alle Relais der
           B-Sammelschiene.
           Nur bei ausgeschaltetem @1097[Tracking] ist dieser
           Modus einstellbar, um eine versehentliche 
           Bedienung zu vermeiden. 
           Wenn @1102[Output A] = 0 ist, dann sind alle Kanäle
           der B-Schiene durchgeschaltet.
           Wenn @1102[Output A] != 0 ist, dann sind alle Kanäle,
           ausgenommen des bei Output A gewählten Kanals,
           durchgeschaltet.
   0:      Der Ausgangskanal B ist offen.
   1..128: Der Ausgangskanal B ist mit dem entsprechenden
           Switcherausgang verbunden.

Die Switcher-Hardware läßt dieselbe Kanalnummer
auf der A- und B-Sammelschiene nicht zu, um einen
Kurzschluß zu vermeiden. Damit die Anzeige auf dem
UPL-Panel mit der Switcher-Einstellung übereinstimmt,
erfolgt in diesem Fall eine automatische Korrektur
der Kanalnummer.

Hinweis: Abhängig vom eingeschalteten @1097[Tracking] werden
         ggf. die Einstellungen @1100[Input A], @1101[Input B]
         und @1102[Output A] entsprechend verändert.

Weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @1095[Switcher]   @1097[Tracking]

.1104
TITLE: OPTIONS command CAL_A_TI

Header Calibrat Analyzer
.1105
TITEL: OPTIONS-Befehl: CALIBRATE

ZERO AUTO legt fest, wann der interne DC-Offset des Analog-
analysators kalibriert wird.

Auswahl aus:  OFF, ON, ONCE

Beschreibung:
    OFF:        keine Zwischenschaltung von Kalibrier-
                läufen, es muß bei AC-Messungen mit einem
                (kleinen) DC-Offset gerechnet werden.
    ON:         automatische Kalibrierung des DC-Offsets
                in vom UPL vorgegebenen Zeitintervallen
                und beim Wechsel des Analysatorinstruments.
    ONCE:       einmalige Kalibrierung sofort, danach
                weiter wie ON.

Hinweis: Während der Kalibrierung erscheint "CAL" in der
         @7[Statusanzeige].
         Die Meldung WAIT FOR CAL zeigt die
         Notwendigkeit einer Kalibrierung an, es kann
         aber noch weiter gemessen werden.
         Keine Kalibrierung während ein @535[non-precision]
         Sweep läuft

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @96[OPTIONS-Panel]

.1106
TITEL: OPTIONS-Befehl: CAL_ANL

CH2 AUTO kalibriert den Kanal 2.

Auswahl aus:  OFF, ONCE

Beschreibung:
    OFF:        keine Kalibrierung
    ONCE:       einmalige Kalibrierung des Kanals 2 bezogen
                auf den Kanal 1.

Hinweis: Diese Kalibrierung muß nur dann durchgeführt
         werden, wenn die Option UPL-B3 (Highspeed) ein-
         oder ausgebaut wird.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @96[OPTIONS-Panel]

.1107
TITLE: OPTIONS command CAL_G_TI

Header Calibrat Generator
.1108
TITEL: OPTIONS-Befehl: CAL_GEN

LDG AUTO kalibriert den Low Distortion Generator.

Auswahl aus:  OFF, ONCE

Beschreibung:
    OFF:        keine Kalibrierung
    ONCE:       Der Low Distortion Generator des @1[UPL]
                wird kalibriert. Das sollte erst nach
                zwei Stunden Betriebszeit erfolgen.

Hinweis:
    Menüpunkt erscheint nur, falls LDG eingebaut ist.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @96[OPTIONS-Panel]


.1109
TITLE: OPTIONS-Command: CAL_D_TI

head line, free




.1110
TITEL: OPTIONS-Befehl: CAL_DIG

PhaseToRef kalibriert die PLL auf der Option UPL-B2.

Auswahl aus:  OFF, ONCE

Beschreibung:
    OFF:        keine Kalibrierung
    ONCE:       einmalige Kalibrierung.

Hinweis: Diese Kalibrierung muß nur dann durchgeführt
         werden, wenn die Option UPL-B2 bzw. UPL-B29
         ein- oder ausgebaut wird.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @96[OPTIONS-Panel]

.1111
TITEL: OPTIONS-Befehl: DG_PSWRD

Eingabe eines Paßwortes, um Diagnoseeinstellungen
vornehmen zu können.
(Reserviert für den Service von R&S)










weitere Hilfe über:
@1[UPL]    @96[OPTIONS-Panel]

.! @1112 bis @1116 DG_PSWR0 - DG_PSWW4
.1117
TITLE: Command: DS_CONF

IEEE bus only!
setup display configuration

.1118
TITEL: Befehl: DG_ST

Diagnostic-State
(Reserviert für den Service von R&S)

Auswahl aus:  ON oder OFF

Beschreibung: ON:  schaltet in den Service Mode
              OFF: restauriert






weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.1119
TITEL: Befehl: DG_AGD_A

Kalibrierwert: DAC-Board AC
(Reserviert für den Service von R&S)











weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.1120
TITEL: Befehl: DG_AGD_D

Kalibrierwert: DAC-Board Offset
(Reserviert für den Service von R&S)











weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.1121
TITEL: Befehl: DG_AG_EN


Enablebit (On oder OFF)
(Reserviert für den Service von R&S)










weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.1122
TITEL: Befehl: DG_AG_BD


Angabe selektiertes Board Analog Generator
(Reserviert für den Service von R&S)










weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.1123
TITEL: Befehl: DG_AG_NU


Bitposition des zu ändernden Bits
(Reserviert für den Service von R&S)










weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.1124
TITEL: Befehl: DG_AG_CN

Anzahl der zu ändernden Bits
(Reserviert für den Service von R&S)











weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.1125
TITEL: Befehl: DG_AG_VL

Wert der zu modifizierenden Bits (als Dezimalzahl!)
Wert muß kleiner sein als der mit @1123 [count] reservierte
Platz!
(Reserviert für den Service von R&S)









weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.1126
TITEL: Befehl: DG_AG_EX

Schiebt die Bitfolge auf den ANALOG-Generator aus.
(Reserviert für den Service von R&S)











weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.1127
TITEL: Befehl: DG_AA_BD

INSTALL KEY zeigt an, daß in den folgenden Feldern
@1128[Address] und @1130[Value] die Kennummern der Software-Optionen
eingegeben werden.










weitere Hilfe über:
@1[UPL]

Alle folgende Information ist nur für den Service von R&S
und erscheint nur wenn Service Mode eingeschaltet ist.

Angabe selektiertes Board:
with AES/EBU:
  DSP A:          preprocessor
  DSP B:          measurement processor
  RX1:            AES/EBU main receiver
  RX2:            AES/EBU aux receiver
  TX1:            AES/EBU main transmitter
  TX2:            AES/EBU aux transmitter
with EEPROM:
  SER.NUMBER:     Serial number of UPL
  INSTALL KEY:    Enable/Disable Software Options
  CAL LDG:        Calibration data low distortion
  CAL AGEN:       Calibration data generator
  CAL ANLR0:      Calibration data analyzer

with TEMPERATURE:
  READ TEMP:      performs a readout of temp sensors

weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.1128
TITEL: Befehl: DG_AA_NU

Bei Address wird die Nummer der Softwareoption eingetragen,
die freigeschaltet werden soll. Diese Nummer ist auf dem
Klebeschild oder der Installationsanweisung zu finden.

Es gilt folgende Zuordnung:
    0:  UPL-B4      Fernsteuerung (IEC-Bus und RS232)
    1:  UPL-B21     Digital Audio Protokoll
    2:  UPL-B22     Jitter- und Interfacetest
    3:  UPL-B10     Universelle Ablaufsteuerung
    4:  UPL-B6      Erweiterte Analysefunktionen
    5:  UPL-B33     Leitungsmessung nach ITU-T33
    6:  UPL-B8      Messung an Mobiltelefonen GSM
    7:  UPL-B23     Erzeugung kodierter Audio Signale
    8:  UPL-B9      Messung an Mobiltelefonen 3GPP

Bei @1130[Value] muß der Installation-Key eingetragen werden.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]

Wenn Service-Mode eingeschaltet ist:

lokale Adresse der selektierten Einheit.
(Reserviert für den Service von R&S)



weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.1129
TITEL: Befehl: DG_AA_CN


Anzahl der zu ändernden Bits
(Reserviert für den Service von R&S)










weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.1130
TITEL: Befehl: DG_AA_VL

Bei Value muß der Installation Key der Softwareoption
eingegeben werden.

Hierzu muß zuerst bei @1128[Address] die Nummer der
freizuschaltenden Softwareoption eingetragen werden,
dann wird hier der sog. Installation Key eingegeben.
Nach erfolgreicher Installation muß der UPL neu gestartet
werden, damit die Freischaltung wirksam wird.

Ein Installation Key gilt immer nur für das Gerät mit
der angegebenen Seriennummer.


weitere Hilfe über:
@1[UPL]

Nur wenn Service-Mode eingeschaltet ist:

Wert der zu modifizierenden Bits (als Dezimalzahl!)
Wert muß kleiner sein als der mit @1129 [count] reservierte
Platz!
(Reserviert für den Service von R&S)






weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.1131
TITEL: Befehl: DG_AA_FL

EEPROM



weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.1132
TITEL: Befehl: DG_AA_ST

EEPROM



weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.! @1133-@1137 DG_AA_S0-DG_AA_S4
.1138
TITEL: Befehl: DG_AA_EX

Schiebt die Bitfolge auf den ANALOG-Analyzer aus.
(Reserviert für den Service von R&S)











weitere Hilfe über:
@1[UPL]

.1139
TITLE: Command: SY_VRSN

IEEE bus only!

.1140
TITLE: Command: SY_ERR

IEEE bus only!

.1141
TITLE: Command: SY_GTL

IEEE bus only!

Goto LOCAL (execute)
.1142
TITLE: Command: ST_RST

IEEE bus only!

.1143
TITLE: Command: ST_TST

IEEE bus only!

.1144
TITLE: Command: FO_DATA

IEEE bus only!


.1145
TITLE: Command: CL_LM_FL

IEEE bus only!

.1146
TITLE: Command: BLK_NAME

IEEE bus only!

.1147
TITLE: Command: BLK_DATA

IEEE bus only!

.1148
TITLE: Command: BLK_CNT

IEEE bus only!

.1149
TITLE: Command: DS_CRDT1

IEEE bus only!

.1150
TITLE: Command: DS_CRDT2

IEEE bus only!

.1151
TITLE: Command: DS_CRDT3

IEEE bus only!

.1152
TITLE: Command: O33_IN

IEEE bus only!

.! @1153-@1157 O33 input string
.1158
TITLE: Command: O33_OUT

IEEE bus only!

.! @1159-@1165 O33 output string
.1166
TITLE: Command: OP_UIINF

IEEE bus only!

.1198
TITLE: Command: OP_DUMMY

IEEE bus only!

.1199
TITEL: Über die Selbststeuerung (UPL-B10, BASIC)

Ständig wiederkehrende Meßfolgen schnell und reproduzierbar
auszuführen, die Ergebnisse zusammenzufassen und damit
aussagekräftige Dokumentationen zu erstellen, das ist der
Anwendungsbereich der UPL Selbststeuerung mit R&S Basic.

Weitere Information über BASIC:
    @1201[Aktivieren]
    @1200[Logging, Befehle Speichern]
    @1202[Installation]
    @1203[Aufrufparameter]



weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @4[Tasten]

.1200
TITEL: Über das logging

Die Funktionstaste F2 schaltet den "logging mode" ein und
aus. Der jeweilige Zustand wird in der rechten unteren Ecke
oberhalb der Softkeys angezeigt. Bei "on" werden alle
Eingaben, mit denen der UPL eingestellt wird, als
Befehlszeile an das Basic-Programm angefügt. Nach
@1201[Umschaltung in den Basic-Modus] werden diese neuen Zeilen
automatisch angezeigt und können bei Bedarf verändert
werden.

Die Basic-Befehle zur Selbststeuerung des UPL unterscheiden
sich nur geringfügig von den Befehlen zur Fernbedienung
über den IEC-Bus. In die jeweils anderen Befehle kann mit
dem Basic Kommando REPLACE sehr leicht das Programm umge-
wandelt werden (z.B. zur Steuerung des UPL mit einem ex-
ternen Controller). Siehe auch UPL-spezifische Änderungen
der Basic Beschreibung, Absatz REPLACE.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @4[Tasten]   @1199[BASIC]

.1201
TITEL: Über das Umschalten nach BASIC

Die Funktionstaste F3 schaltet zwischen dem UPL- und dem
@1199[Basic]-Eingabemodus wechselweise um.

Ist Basic im Eingabemodus, erscheinen am oberen Rand die
Felder für die Meßwertausgaben, unabhängig davon, ob
Vollbildgraphik im UPL gewählt ist oder nicht. Das Feld
darunter bis zu den Softkeys steht Basic zur Verfügung.
Beim Zurückschalten zur UPL Bedienung werden die Panels
zunächst wieder vollständig aufgebaut, um exakt die
augenblicklichen Einstellungen anzuzeigen, da sie evt. von
Basic aus verändert worden sein könnten.

Während Basic auf eine Zeilen-Eingabe wartet (sowie nach
Drücken der Wagenrücklauf-Taste) läuft das UPL-Programm im
Hintergrund weiter und es werden die Meßergebnisse ange-
zeigt. Die Auswirkungen der durch Basic vorgenommen Ein-
stellungen können somit sofort beobachtet werden.

Mögliche Fehlermeldungen nach Drücken der F3 Taste:
 -"stringx.sys device driver not loaded"
       Basic ist nicht richtig @1202[installiert].
 -"memory not available"
       Es ist eine Speichergröße gewählt, für die der
       zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht.
       (siehe @1203[Aufrufparameter])

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @4[Tasten]   @1199[BASIC]

.1202
TITEL: Über die Installation von BASIC

Mit der mitgelieferten Diskette wird Basic auf dem UPL
installiert. Dazu wird die Batch-Datei ACINST aufgerufen.

Anschließend kann ein Speichermodell für Basic gewählt
werden durch Aufruf von UPLSET. Der Benutzer gibt an,
wieviel Speicher er für sein Basic-Programm und seine
Basic-Daten (Variablen) reservieren möchte. UPLSET
enthält ein Menü, durch das er dabei geführt wird.

Zur Abschätzung des benötigten Speicherplatzes hier einige
Daumenwerte: Eine typische Basic-Zeile benötigt etwa 25
bytes. 13k Programmspeicher reichen also für etwa 500
Zeilen oder 10 Seiten Programm. Der jeweilige freie
Speicherrest kann in Basic mit FREE(1) abgefragt werden.

Eine Variable in Basic benötigt etwa 15 Bytes (je nach
Länge des Namens) und ein Feld mit Fließkommazahlen
jeweils 8 Bytes für jeden Index. FREE(0) ergibt die
verbleibende Speichergröße.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @4[Tasten]   @1199[BASIC]   @1203[Aufrufparameter]

.1203
TITEL: Aufrufparameter für BASIC

Da der Speicherplatz, der @8[MS-DOS] Programmen zur Verfügung
steht, begrenzt ist, wird im UPL Programm die Overlay-
Technik angewendet.
Basic braucht darüberhinaus Speicher für das Benutzer-
programm und seine Daten (Variablen). Diese Speicher-
bereiche werden mit folgenden Aufrufparametern reserviert:

    -bp<n> für den Programmspeicher,
    -bd<n> für den Datenspeicher.
Beispiel:
    "UPL -bp16 -bd8" reserviert 16k Hauptspeicher für das
    Programm und 8k für die Daten, von denen Basic selbst
    jedoch jeweils etwa 3k für seine eigene Verwaltung
    braucht.

Die Minimalwerte sind etwa 8k Programm und 4k Daten.
Maximal kann Basic jeweils 64k verwalten. Jedoch wird ab
einer Größe von etwa 2 mal 32k der Overlayspeicher für das
@1[UPL] Programm verringert, wodurch die Programmge-
schwindigkeit vermindert wird. Genauere Angaben sind leider
nicht möglich, da der zur Verfügung stehende Gesamt-
speicher, der von residenten Programmen und Device-Treibern
evt. ebenfalls belegt sein könnte, zu unterschiedlich sein
kann.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @4[Tasten]   @1199[BASIC]   @1204[Speicherverteilung]

.1204
TITEL: Speicherverteilung

Die Speicherverwaltung des @1[UPL] Programms soll hier kurz
erläutert werden, damit der erfahrene Benutzer hiermit
seine eigene Konfiguration optimieren kann: Der für Basic
benutzte Programm- und Datenspeicher wird zunächst im
UMB-Bereich reserviert. Ist das nicht möglich (weil im
CONFIG.SYS die Zeile DOS=HIGH,UMB fehlt oder schon zuviele
andere Programme durch LOADHIGH oder DEVICEHIGH in diesen
Bereich geladen sind), wird der Platz im konventionellen
Speicher (unterhalb 640k) benutzt. Wird damit der ver-
bleibende Speicher für das UPL-Programm zu klein, wird
gar kein Speicher für Basic reserviert. Der Versuch, zu
@1199[Basic] @1202[umzuschalten], wird dann mit der
Fehlermeldung "not enough memory for BASIC" quittiert.
Im allgemeinen wird es jedoch ausreichen, mit UPLSET eine
der @1202[Standardinstallationen] einzustellen.

weitere Hilfe über:
@1[UPL]   @4[Tasten]   @8[DOS]   @1199[BASIC]

.End
 
 
 
 